高速応答DOセンサ搭載メモリCTD。深度1,000m対応モデル。【特徴2】RINKO-Profilerは、CTDに高速応答DOセンサを標準装備したDOプロファイラです。約1.0kgと非常に軽量であり、内蔵記録式ですので、専用のケーブルは必要とせず、ロープ等により海中に降下させるだけで、非常に簡単に任意の深度ピッチでの水温、塩分、DO、クロロフィル、濁度の鉛直プロファイル測定が行えます。内部メモリには、1GBの大容量メモリを搭載することにより、0.1mピッチでの水深100mまでのプロファイルデータが、約1,000回記録可能となりました。各プロファイルデータは内部でファイル化され、本体内部のカレンダー時刻情報により、管理されます。電源である内部電池には、繰り返し充電可能なリチウム電池を採用し、1回3時間の充電で、連続10時間の使用が可能です。通信用コネクタには、浸漬型コネクタを採用しているため、本体内部を開ける必要が無く、専用ケーブルによりインターフェース、パソコン間の通信、および、充電が行えます。