出版物情報お役立ち情報x会員ログイン会員コンテンツをご覧になるには、ログインが必要です。下記よりログインをお願い致します。同施設では天吊りで使用されている。函館新都市病院は多くのモダリティを備えており、CT検査は月700件、うち造影検査100件と検査数も多い。救急にも24時間対応するというハイレベルな当直体制を、技師全員で担当している。したがって、基本的に技師ひとりでも超音波とRIを除く全てのモダリティを一通り扱えることが求められている。機種変更した(図1)。エア抜きしてくれるオート機能Stellantが選ばれた決め手として、生理食塩液(生食)の充填作業を、ボタン一つで自動的に注入してくれるオート・ロード機能を真っ先にあげられた。「気泡が入りにくいよう考案された独自のピストン挙動で生食の充填が行われるため、場合によってはエア抜きに手間が掛かる手動による充填作業から解放され、並行して患者の検査準備サポートが行える」と金子先生。チューブ内のエアを排出するオート・プライム機能についても、延長チューブが満たされる量の生食がチューブ内に自動的に排出されるため、慣れると便利な機能だと。コイルタイプの専用延長チューブは直線的なものに比べてかかる負荷に強く、これを患者の親指に引っかけることで抜針事故も防げると、金子先生は評した。CWSへ保存している(図2)。中村先生は、「以前は体重ごとに書かれた表を参照しながら逐一手作業で入力していたが、今は該当する体重のプロトコルを呼び出すだけなので、ヒューマンエラーも防ぐことができる」と、プロトコルのシンプル化の利点を説明された。患者の体重に応じて、35kgから71kg以上まで5kg刻みで保存されたプロトコルを呼び出すことで、入力の手間を減らしミスも防ぐ。CT連動機能を介してPACSでインジェクションレポートを参照できる本間先生が高く評価するのは、インジェクションレポートをDICOMデータとして保存できる点である。各データは、CT側でDICOMデータ化されPACSへ送信される(図3)。本施設の組合せでは、注入データをPACS上で確認することができる。PACSとインジェクターは直接繋がっていないものの、CTを経由してデータを保存し注入条件を閲覧することができる。注入データを保存しておくことで、解析にも利用でき、同じ患者を再検査する際に、前回のデータを参照することが可能となる。オプション機能のPACSインターフェースを利用すれば、注入中の圧力変遷をグラフ化してPACS上で表示できる。将来的には撮影条件の提出が求められるなど、検査に対するチェックは厳しくなるだろうと金子先生は話す。医療機関における検査のクオリティが一定水準に達しているか、監査が入るようになるだろうとも言われている。一例として、「ヨード注入量を減らし被ばく線量を抑えれば確かに患者さんの負担は軽減できますが、一方で、病変を見逃さない画像にするためには、適正な線量や造影剤の注入量求められます。各モダリティの担当をローテーションしている以上、技師によってクオリティにばらつきを出すわけにはいきません。した中で、やはり注入プロトコルの保存機能は頼もしいですね。Ltd.このサイトは、医療関係者の方を対象に、造影剤と画像診断に関する情報を掲載しております。ご利用の際は、必ず注意事項をお読み下さい。こちらは、医療関係者のためのページです。あなたは医療関係者ですか?。