KSJ-026高精度セルセッターに搭載され、安定したプロービングを約束します。プロービング性能がI-V測定精度を左右するため、太陽電池セルのI-V測定において、測定データの高再現性を保証するために不可欠な部品です。KSMシリーズは、100万回のプロービングを保証しています。KSMシリーズは、ソーラシミュレータが作りだす疑似太陽光の影の影響を最小限にするために、薄くて強靭な独自のバー構造を採用しています。この高耐久性が、低抵抗での正確なI-V測定を実現しています。セルテストシステムに各々搭載されています。通常タイプは、高さ7mmから25mm、厚さ0.5mmから、要求に応じて対応が可能。KSMシリーズは、測定対象セルの種類、対象セルの電極の位置、接触方法により、各種プローブバーモデルを取り揃えています。KOPELでは、貴社の測定対象セルの種類に合わせて、適切なプローバを選択して4種類のKSJ-026セルセッターを構成可能です。従来型のシリコン系セルから、HIT®等の高効率セルや薄膜系及び、バックコンタクト型太陽電池セルにも対応できます。KSJ-026セルセッターの「各種太陽電池セルに対応可能な柔軟な機器構成」を参照願います。プローブを採用しています。通常のプローブは、写真の様にピンでセルのプローブに接触させます。ピンの接点は、金メッキですが、量産ラインでは、2-3秒毎に接触させる毎に接触の抵抗が微妙に変わり、測定誤差の原因になります。接触圧が変化すると測定データにばらつきが生じます。現在開発中の金糸を採用したプローブバーは、金糸をプローブの溝に一直線上に張ることでプローブを下げても金糸の弾力性と導通性によって安定した接触を実現しています。mmまで低く抑えることができるので、計測のための上面からの光によるプローブバーの影を極限まで抑えることができ、計測の精度を向上させることができます。KOPELでは、本新製品の開発をお客様との連携で進めており、モニターを募集しております。モニターご希望のお客様、現在御使用のプローブに問題のあるお客様、お問い合わせフォームでのお問い合わせをお待ちしております。