-------インピーダンス特性は、抵抗とICレコーダーがあれば誰でも測れる。今回はこれらの道具を使って測る方法をご紹介したい。測定の流れ1.テスト信号を作る2.ICレコーダーで記録する3.FFT分析する4.インピーダンスを計算する測定治具を作るインピーダンス特性から何がわかるのかアンプの負荷に関係する最低インピーダンスのほか、グラフのカーブから次のことがわかる。・低域再生限界(最低共振周波数f0c)・バスレフの特性(ポートの共鳴周波fd)・低域の過渡応答(f0cやfdの共振倍率)[4]・ツイーターのアッテネータ構成(高域のインピーダンスが高ければ単純に抵抗直結)・定在波、エンクロージュア、振動系内部の問題これらはスピーカーの中身を知るうえで、とても参考になる。インピーダンス特性の測定回路スピーカーのインピーダンスZspは次のような回路構成と式から求められる。Zsp=R・Vsp/VrR:セメント抵抗(0.1Ω)、Vsp:スピーカー端子の電圧、Vr:抵抗の両端電圧インピーダンス特性の測定法には定電流駆動と定電圧駆動の2種類あり、違いはRの大きさ。定電流駆動ではZspに対し十分大きなRを使い、定電圧法では逆にZspに対し十分小さなRを使う。定電流法ではスピーカーに十分電流を流せないため、定電圧駆動の方が精度よく測れるとされる。式からわかるように、電圧は分母分子で単位が消えて電圧比になる。そのため面倒な計測器の特性補正や物理量への変換が不要で、市販されている普通のICレコーダが測定に利用できる。測定の流れ1.テスト信号を作る測定に使うテストトーンはWaveGene[1]と、その配布サイトからDLできるユーザー波形を使って作る。-3dBの設定で出力する。インピーダンスの絶対値を正確に調べる場合は、共振のピークが十分成長するよう十分時間をかけて加振する必要がある。この場合、図のようにWaveGeneのWave1,Wave2をサイン波にセットして10Hz~1kHzまでを30秒以上かけてスイープする。2.ICレコーダーで記録する最初に示した測定回路を構成する。WaveGeneからテスト信号を出力した状態にして、レコーダーの録音レンジをVspが飽和しないよう調整して記録する。Vrを測るときも同じ録音レンジを使うことに注意。写真は測定回路を構成した例。Vrは「浮いた電圧」なのでGNDに繋ぐとアンプの出力がショートする。電池駆動のポータブルレコーダを使うと安全。3.FFT分析するデータを得たらWaveSpectra[2]で再生してVspとVrを周波数分析する。flattopとする[測定モード]にして波形を再生し、[Peak]の結果(赤線)を得る。Peakの波形が落ち着いたら下にあるストップ[s]ボタンを押してオーバーレィファイル(OVERLAY.WSO)ファイルを書き出す。リネームして保存する。4.インピーダンスを計算するインピーダンス特性計算マクロ(創造の館製、後ろのリンク参照)を開き、使用した抵抗値を入力し、保存したオーバーレィファイルを順番に読み込み込む。このマクロには機械インピーダンスの理論計算値のカーブを重ねてカーブフィットすることで損失係数ζmを調べる機能もある。ZENZOR1、サインスイープで測定)。低い周波数まで十分な解像度で測れている。横軸をリニアにして低周波の部分を表示した結果。ZENZOR1をR=1kΩとして定電流駆動で測定した結果(参考)。定電圧駆動よりピークの値が高い。横軸をリニアにして低周波の部分を表示した結果。測定治具を作る測定回路をバラックで組むと結線ミスやショートの危険があるので専用治具を作った。この治具で重要なのはあらゆる形の末端形状に対応できること。本機はバラ線、Yラグ、バナナ、ヘッドフォン(ステレオミニプラグ、モノラルミニプラグ)対応する。側面のステレオミニプラグが測定端子。コモンにしたステレオ2chでVspとVrを同時に測る。Vrは浮いた電圧なので、ここに繋ぐ測定器は電池駆動(もしくは電源ラインに絶縁トランスを入れた計測器)が前提となる。差動アンプで受ければPCのライン入力などに直接接続できるが、今回そこまでやらない。