当サイトは、ステリス取扱製品に関する情報を、日本国内の医療従事者を対象に提供することを目的として作成されたものです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、ご了承ください。maX28分間の「ノンルーメンサイクル」は、カメラ、照明のコード、内腔のない内視鏡、バッテリなどの被滅菌物を22Kgまで処理できます。35分間の「フレキシブルサイクル」は、1個又は2個のチャネルを備えた外科手術用の軟性内視鏡を対象としています。水分による影響を受けづらく、サイクルの中断が生じにくくなっています。プラズマを使用しないため、チャンバ内にプラズマ発生用コイルのスペースを必要としません。安全性と有効性を試験で実証済み詳細はこちらをご参照ください。maXの特徴は従来よりも高い生産性にあります。28分間のノンルーメンサイクルは、カメラ、バッテリ、照明のコード、内腔のない内視鏡などの機器を22Kgまで滅菌処理できるようになりました。向上させて最大限に活躍できるようにすることを目指していきます。maXは弊社の歴史の中で最高の製品であり、独自の過酸化水素ガス技術を用いてさまざまな種類の器具を効果的に滅菌できるよう3種類の滅菌サイクルを備えています。フレキシブルサイクルでは、1個又は2個のチャネルを備えた外科手術用の軟性内視鏡を単独で又はほかの被滅菌物と一緒に35分間で滅菌できます。lbまでの被滅菌物など、異なる種類の機器が混ざった滅菌負荷も処理できます。100NXと比べ、処理量が積載重量ベースで4倍以上、1回の滅菌で積載できる内腔のある機器は約2倍になっています*。35分間のフレキシブルサイクル、55分間のルーメンサイクル、28分間のノンルーメンサイクルから処理方法を選択できます。効率性:プラズマコイルがないため、チャンバ内の空間をより多く活用できます。水分による影響を受けにくいため、サイクルの中断が少なく、時間と費用の無駄を減らし、機器が再び使用可能になるまでの時間も短縮できます。V-PROシリーズの滅菌器は、医療従事者と環境に対して安全です。患者:毒性を持つ物質が機材に残留しません。環境:有害な二次生成物が生じません。100NX及びNXは、滅菌1回当たりステンレス鋼製の管10個を処理できるものとして米国FDAに認可されています。lbまでの滅菌物を処理できます。maXは、滅菌1回当たりステンレス鋼製の管20個を処理でき、ノンルーメンサイクルで最大50lbの滅菌物を処理できるものとして認可されています。低温滅菌システム機材適合性マトリクスご使用の医療機器や付属機器が弊社の低温滅菌システムで滅菌処理可能かどうかご確認ください。