取扱商品について補償導線について補償導線の構造について補償導線の価格について補償導線の構造について補償導線の構造について補償導線の構造は、使用目的により様々です。絶縁体の種類や芯数の種類、しゃへいの有無、耐熱度によって以下のように分類されます。補償導線の略号は素材や種類、精度などの要素によって構成されています。補償導線の主な構造は以下のようになります。以下に略号例を掲載しておりますので、ご参照ください。しゃへい(シールド)付多対丸形ケーブル・商品の見積り・お問い合わせはこちら補償導線の素材について補償導線は他のケーブルと同じく、導体、絶縁体、シースで構成されています。補償導線の導体には、銅や鉄、クロメルなどの金属を、単線またはより線で使用しています。導体を囲む絶縁体やシースには、ビニルや耐熱ビニル、特殊耐熱ビニルなどが使用されます。高温に耐える耐熱用としてガラス素材などが使用されています。付きの補償導線が用いられており、素材としては軟銅線編糸と軟銅テープ巻の2種類を標準としています。その他に、銅鉄テープ、銅鉄編組+アルミニウムマイラーテープ巻しゃへい等も可能です。補償導線の種類について熱電対の種類によって、温度範囲は異なります。それに伴い、使用する補償導線も異なります。熱電対の素材による、補償導線の絶縁体およびシースの識別は以下のようになります。補償導線の種類や規格によって、絶縁体・シースの色は異なります。※色区分の違いについて1995年のJIS改正時に色区分が作られました。従来の設備に使用される補償導線の殆どが区分2、新設される設備によっては区分1を選択される場合があります。ヨーロッパ規格のIECに統合する趣旨で2年後位に色区分2は完全に廃止される予定です。