濁度電極をご提供しています。高品質のデータ取得は、高品質のセンサーにより実現します。弊社は優れた性能、信頼性を持つ水質センサーの提供において、その基盤を確立してきました。弊社R&D部門では長期間の最も厳しい環境条件を想定し、センサーの開発を進めてきました。赤外線データーサンプル領域の広域化によりノイズを低減、データー再現性に優れます。濁度電極には、受発光部ワイピング機構が装備され、測定時の気泡・異物等の電極付着による影響を除去することが可能です。赤外後方90°散乱方式について測定液中に光を投入し,液内部における散乱のみを測定し,その散乱光の強さが,液中の懸濁物質の濃度に比例することを利用してその濁度を知る方式であるこの方式は光源・受光部を一体として液中に入れ,投入された赤外光(波長860nm)に対し,それと90度の散乱光を測定することにより、懸濁物質の濃度を決定する.これらのものは、原理上検出部をコンパクトすることが容易であり、そのハンドリング性のメリットより環境水測定用として、広く実用されている.光学ポートを持つすべてのYSI多項目水質モニターに装着が可能です。(ワイエスアイ・ナノテック株式会社)は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。