電子計測系のプログラミング言語、HP-BASICについて解説します。用いられている装置です。HP4062UXはプロセスモニタリングおよびプロセス開発両方に用いられます。そのため、HP4062UXに命令を与える命令語がHP-BASICには備わっています。このリファレンスについて。HP4062UX:A~DCh_sw_offこのサブプログラムはDCSの各ユニットの出力スイッチをオフにします。そのユニットのマスクをセットします。,"カンマ"で区切ることで最大8ユニットまで指定できます。(ポートアドレス/ユニットアドレス/ピン番号)Ch_sw_onこのサブプログラムはDCSの各ユニットの出力スイッチをオンにします。そのユニットのマスクを解除します。,"カンマ"で区切ることで最大8ユニットまで指定できます。(ポートアドレス/ユニットアドレス/ピン番号)Connectこのサブプログラムは指定したポートを測定ピンに接続します。,"カンマ"で区切ることで最大12ピンまで指定できます。すべての測定ピンを接続します。容量値と抵抗値に換算します。生成および生成の終了を行います。ZERO出力に戻します。ポートアドレス、ユニットアドレス、ピン番号の指定もできます。Disable_portDisable_port84このサブプログラムはCMU84ポートをZERO出力に戻します。CMU84のDCバイアス電圧出力を0Vにします。0:不許可、1:許可Error_infoこのサブプログラムはTISエラー番号とメッセージを戻します。Error_info(Error_number(*))Executeprepareで定義されたテスト手続きの実行を行います。