電子計測系のプログラミング言語、HP-BASICについて解説します。ここでは測定用のF2について解説します。多く含むため、3項に分けてリファレンスとしています。HP4062UX:F2FNPortこの関数は指定したSWMのポートのポートアドレスを戻します。TISサブプログラムでSWMのポートを指定するときに使います。直流抵抗値を測定し、その値を戻します。(High電圧端子,High電流端子,Low電圧端子,Low電流端子,印加電流)R=FNR4d(1,2,5,6,1E-3)FNR4tこの関数は4線式抵抗測定で、試料の直流抵抗値を測定し、その値を戻します。(High電圧端子,High電流端子,Low電圧端子,Low電流端子,印加電流)FNSmuこの関数はSWMのSMUポートのポートアドレスを戻します。FNPort関数と同じ機能です。(ポート番号)FNUnitsmuこの関数は指定したSMUユニットアドレスを示します。Smu=FNUnitsmu(1)FNVmこの関数は指定したVMユニットアドレスを戻します。FNVm(VMユニット番号)FNVsこの関数は指定したVSユニットアドレスを戻します。