成分)の同時測定が可能です。検出部には高感度なマスフローセンサを採用、測定はシングルビーム方式のため、メンテナンスが容易で、長期安定性に優れています。廃棄物焼却炉、ボイラの燃焼排ガス測定や各種工業炉のガス濃度測定に最適です。仕様にあわせ縦型横型を選択できます。CH4のうちから3成分およびO2の最大4成分のガス濃度を同時に測定が可能です。長期に安定測定します独自の光学系(測定部)により、特に測定セルの汚れに起因するドリフトが少なく、長期安定性に優れています。FS/週以下を実現しています。メンテナンスが容易で工数を削減できますシングルビーム方式の採用により、シンプルな測定部ユニットを実現、光学バランス調整も不要でメンテナンス工数を削減します。採用、操作は対話形式で操作性に優れています。豊富な機能で管理運用をサポートします校正キーを押すだけで精度良くゼロ・スパン校正を、さらに周期的な自動校正設定も可能。異常時のエラーメッセージ配信など豊富な機能で各種作業を助けます。ppmから安定測定が可能です。ON時電流5mA)で、下記の接点入力ができます。内部回路とはフォトカプラ絶縁、接点入力間は非絶縁です。...IR202赤外線ガス分析計の設置環境について(an-ir202-01-installation-env)IR202赤外線ガス分析計は、下記のような場所に設置してください。赤外線ガス分析計計は、自己診断機能によって異常を検出することができます。下表に、表示されるエラーの種類と対策を示します。エラー発生時の画面表示および操作を下図に示します。詳細は取扱説明書(IM11G02Q02-01JA)をご参照ください。外部信号によりレンジ切り換えを行います。切り換えは成分毎に行います。現在どのレンジが選択されているかを識別するための接点信号を、成分毎に出力することができます。AC/2A抵抗負荷)で、下記の項目が設定できます。AC/2A抵抗負荷)で、下記の項目が設定できます。...IR202赤外線ガス分析計は、校正時に出力のホールドはできますか?(an-ir202-05-hold)校正中は、出力信号を直前の値に保持することができます。表示値はホールドされません。IR202赤外線ガス分析計の測定成分および測定範囲について(an-ir202-03-measurement-range)IR202赤外線ガス分析計の測定成分および測定範囲は、下記の通りです。0~5vol%、最大レンジ...IR202赤外線ガス分析計の測定ガスの条件について(an-ir202-02-conditions)サンプリング装置が付かない場合の測定ガスの条件は下記の通りです。DC非絶縁出力を最大8点まで用意しています。アナログ出力は測定値表示に対して1対1で出力します。計量法について(an-ir-07-measurement-method)取引や証明に使用する政令で定められた計量器は、計量法に基づく検定を受け、合格したものでなければなりません。計量法施行令第2条によると、検定の対象となっている特定計量器のうち、環境計量用とされるものは次のとおりです。化学発光式...赤外線ガス分析計の校正および校正用標準ガスについて(an-ir-04-calibration-standard-gas)赤外線ガス分析計の校正は、標準ガスを接続して、ゼロ校正およびスパン校正の2点校正を行います。校正の方法としては、手動校正と自動校正があります。自動校正の場合は、外部に校正用標準ガスボンベおよびガス流通開閉用電磁弁が必要です。IR202、IR400自動校正とは別の周期でゼロ校正が行える簡易ゼロ校正機能が用意されています。校正用標準ガスは、下記の濃度のガスを用意してください。きの...赤外線ガス分析計の基準酸素濃度換算について(an-ir-06-conversion)固定発生源の窒素酸化物(NOx)濃度の排出規制は、下記の演算式による残存酸素濃度を補正した値で行われます。SO2濃度、...赤外線ガス分析計の機種選定について(an-ir-02-celection)下図に機種選定フローの概要を示します。実際の機種選定に際しては、必要とされる測定精度や干渉成分の割合およびアプリケーションに要求される事項などを考慮して選定する必要があります。...赤外線ガス分析計のラインナップについて(an-ir-01-line-up)多様化している各種用途に対応するため、弊社は下記のような製品を用意しています。各製品の測定できる成分と測定範囲を下表に示します。...赤外線ガス分析計の干渉ガスによる影響について(an-ir-03-influence)測定ガス中に測定成分の吸収波長帯に近い波長帯を持った成分(干渉成分)が入っていると、干渉成分の濃度の変化によって誤差を生じます。そのため、検出器の前に光学フィルタなどを置いて、干渉成分の波長帯をカットして、影響をなくすようにしています。測定成分が微量濃度の場合は、上記の方法だけでは影響を取りきれないため、干渉補償検出器を使うなどの方法で干渉の除去を行っています。下表に上記の対策を行った後の干渉ガスの影響度合を示します。...赤外線ガス分析計の校正用標準ガスの購入方法について(an-ir-05-purchase)赤外線ガス分析計の校正に必要な標準ガスは、「高圧ガス取締法」の適用を受けます。「高圧ガス取締法」では、1Mpa以上の高圧ガスを、ガスメーカから購入し再販する場合、販売所毎にその販売所の所在地を管轄する都道府県知事から「高圧ガス販売業」の許可を受けなければなりません。横河電機(株)本社はこの「高圧ガス販売業」の許可を持っていますが、弊社の支社・支店および営業所はこの販売許可を持っていません。そのため、校正用標準ガスはお客様が直接ガスメーカから購入していただくことになります。Corporationトップ。