NMR実験を効率よく行うために、データ取り込みを自動でカスタマイズするソフトウェアアプリケーションです。どのような分析研究でも、取り組む課題に応じて最適なパラメータを設定できなければ、真に必要な種類のデータは収集できません。このソフトウェアは直感的で使いやすく、ユーザーは基本的な実験パラメータを入力するだけです。この後の工程は、事前に指定された時間内に実行可能な、最も適切なNMR実験の組み合わせをSmartDriveNMRが判断して、実行します。SmartDriveNMRはそれぞれのサンプルごとに、必要な実験を臨機応変に判断した上で、最良の実験パラメータ設定を決定します。分光計の性能を最大限に活用することで、高品質のデータを得ることができます。測定と合わせて、自動で構造確認を実行することも可能です。結果の調査と精緻化にCMC-assistを使用NMRの専門知識が不要ダウンロードSmartDriveNMRは、TopSpinのインストールの一部となっています。技術詳細SmartDriveNMRの利用SmartDriveNMRはIconNMRの一部として、完全に統合されています。ソフトウェアの有効化は分光計の管理者が統括し、ユーザーグループごとに個別に使用を許可します。ユーザーはサンプルごとに、SmartDriveNMRを使うかどうかを決めることができます。ユーザーが入力する情報は、操作モードと、各サンプル測定全体に使用する時間の上限です。利用可能なモードの説明は、下表をご覧ください。OPTimeモードとMAXperimentモードの明確な違いがわかる例の一つは、エタノールを大量に含むNMRサンプルです。OPTimeモードでは、解析に十分なスペクトルが得られた時点でデータ測定を終了しますが、MAXperimentでは、時間内でなるべく多くの実験を行います。SmartDriveNMRのワークフローユーザーはIconNMRを使用して測定ジョブを指定し、送信します。入力する情報には、必要に応じて構造情報(.molファイル)を含めることもできます。高速一次元プロトンスペクトル測定および解析が実行されます。課題の複雑さとシグナル強度に関わる解析結果の如何によっては、最適なパラメータを用いた追加実験を行うよう、判断されることがあります。十分な時間がある場合、追加実験の設定と測定が全自動で行われます。測定を行う理由をレポートすることもできます。Verification:ASV)機能も備わっていますが、必須ではありません。(NUS)NUSは、多次元NMR実験に使用するデータ取り込み法の一つです。間接観測軸におけるデータポイントを間引いてデータを測定し、測定後にスペクトルを再構成します。この手法を適切に利用することで、データの品質を犠牲にせずに時間を節約することができます。最適な設定は検討するサンプルによって異なり、設定はSmartDriveNMRが自動で行います。一次元の13Cスペクトル測定を手動で実行する場合、無駄な時間をかけずに良好なシグナルノイズ比(S/N)を得るには、ある程度の経験が必要です。使用するNMRセンサーのプローブヘッドの設計によっては、13Cに対する感度と1Hに対する感度の比が著しく異なる可能性があるからです。SmartDriveNMRはこのような情報も踏まえて、各サンプルに適したスキャン数を推定することができます。13C感度と1H感度の比に与える影響が考慮されます。この例のスキャン数の設定値は1024です。分析時に、一部のスキャン(例では256回)を実施した後、S/Nを算出し、SmartDriveNMRが設定する望ましいS/Nと比較します。望ましいS/Nに達していなかったときには、さらにスキャン数を増やして測定を続けた後、再びS/Nを算出します。以下の例では、単に構造のみを考慮する方法では、いずれもHSQCが必要になる可能性がありますが、測定中に自動解析と決定を行うことにより、実験時間を短縮できます。OPTimeモード:HSQCを設定するLabScape磁気共鳴と前臨床イメージングのサービスおよびライフサイクルサポートブルカーは、初回のお問い合わせから、評価、取り付けまでの購買サイクル全体を通して、最高のサポートをお客様にご提供します。LabScapeサービスコンセプト.に記載しております。LabScapeの「保守契約」、「オンサイト・オンデマンド」、「エンハンス・ユア・ラボ」は、最新の研究室のメンテナンスおよびサービスに対する新しいアプローチを提供するように設計されています。