EXOの濁度センサーは近赤外光源を使用し、照射光に対して直角に散乱した光を検出します。unit)単位で測定値が示されます。suspendedsolids)に変更することもできます。全ての濁度センサーはホルマジン単位では相関を持つのに対し、その他のキャリブレーションソリューションやフィールド測定値は、濁度センサーのモデルによって異なります。これらの差異は、光学系の構成や形状の違いと、それにより浮遊物質の異なる特性を検出した結果と考えられています。これは全ての濁度センサー固有の性質であり、同じ標準を用いて校正したにも関わらず、異なるモデルの濁度センサーは、同じサンプルに対し異なる測定値を示します。濁度の長期間連続観測を行う為、EXO2ゾンデには濁度センサーを掃除するワイパーがあり、それによって生物付着を防止し、センサーの精度が保たれます。(ワイエスアイ・ナノテック株式会社)は、「水」に関連した計測・分析技術・を提供する世界のリーディングカンパニーです。