結晶系シリコン太陽電池セルの研究開発時の特性評価、及び量産ラインでのI-V自動測定とクラス分けに最高のソリューションを提供します。AAA以上の太陽光を再現し、I-Vを高い再現性、高スループット、低保守コストで正確に測定します。注:より正確な測定のために、チラーと真空ポンプがオプションで提供されています。太陽電池セル等の高効率太陽電池セルのテストを可能にするKOPELの上位機種KSX-3000H太陽電池セル検査システムにアップグレード可能です。光源の安定性、I-V計測の応答性、温度の三つの測定誤差要因の低減を実現しています。太陽電池セル等の高効率太陽電池セルのテストに使用できます。パナソニックコーポレーションの登録商標です。光源は、下図に示すように正確に制御されています。程度に抑えているため、測定に大きく影響することはありません。msの単一パルス、あるいは測定の都合により2段階、3段階のパルスとすることが可能です。テスターは極めてシンプルな構造になっています。フラッシュタイプのシステムと異なり、光源が充分安定しているので補償も調整も不要です。電源がショートからオープンあるいはオープンからショートに掃引します。掃引電圧はセルの容量の影響を避けるために、セルの位置ではなく、電源の出力でモニターします。正確なI-Vデータはセルの位置で電圧と電流が同時に測定されます。4象限の機能を使って、このシステムは暗電流とVocを正確に測定することができます。ダイナミックなI-V測定KSX-1000の測定結果は、下図に示すように、非常に安定性が高いのが特長です。同じ8枚のセルを10回測定しています。測定毎にプローブピンはオンオフしています。装置フレームT1001BキセノンランプLF-000-W0015注:御要求により、その他の構成やオプションもご用意できます。詳細は、お問い合わせフォームでお問い合わせ下さい。)ドはこちら太陽電池特性検査システムの総合カタログです。太陽電池セル用検査システムKSX-1000/3000H、太陽電池モジュール用検査システムKSX-2012HM、IVテスター、測定治具・プローブバーそれぞれの特徴・仕様をご紹介します。