■の日はお休みとなりますので、お問い合わせ・ご注文メールへの返信、商品の発送は翌営業日となります。ビクセンAP赤道儀に、天体撮影に必要なパーツを組み合わせたセットです。AP赤道儀の追尾精度やスターターセットの概略を交えながら、機材の使用感をまとめました。AP-WM追尾撮影スターターセットについてAP-WM追尾撮影スターターセットは、天体写真撮影に必要なパーツを組み合わせた、KYOEIのオリジナル商品です。それにアリガタプレート等が付属しています。あとはオートガイダーさえ用意すれば、天体望遠鏡や望遠レンズを載せてオートガイド撮影を行うことができるセットになっています。ビクセンAP赤道儀は、2014年末に発売開始されたモデルです。様々なパターンで使用することができます。セットに付属する極軸望遠鏡は、ビクセン社の製品ではなく、KYOEIオリジナルとして発売されているK-Astec製です。極軸望遠鏡の赤道儀への取り付けは、ユーザー自身で行います。付属のマニュアルに従って、赤道儀の回転軸と極軸望遠鏡のスケールの位置を合わせておきましょう。極軸望遠鏡のスケールパターンは、タカハシEM-11赤道儀と同様の、時角計算が必要なタイプです。スマートフォンやタブレット用の極軸合わせ支援アプリを使うと、スムーズに極軸合わせを行うことができます。AP赤道儀の使い心地AP-WM追尾撮影スターターセットを使って、夏の星雲や星団を観望してみました。ONEコントローラーを使って、三裂星雲、M17星雲、M16星雲を導入しました。モーターの動きはスムーズで、快適に観望を楽しむことができました。上位機種と異なり、AP赤道儀は自動導入機能には対応していません。ONEの方向キーを使って微調整します。目標天体の導入性能が向上しています。AP赤道儀の電源には、単三乾電池4本、または、USB出力付外部電源を使用することができます。今回の天体観望では、スマートフォン充電用のUSBモバイルバッテリーを使用しました。自動導入機能のある同社のSXP赤道儀(12V0.45~2.2A前後)に比べて省電力でした。赤道儀の追尾精度は天体写真ファンにとって大変気になる点です。AP赤道儀のPEモーションは±12秒程度となります。このAP赤道儀のモーション量は標準的な基準をクリアしていると言えるでしょう。ウォームホイルの他の部分でも実測してみましたが、いずれも同じような結果が得られました。ピリオディックモーションを学習させて電気的に動きを補正するPEC機能があります。上手く使えば追尾精度をより向上させることができるでしょう。※ピリオディックモーションとは:赤道儀はギアで駆動しているため、ギアの機械的誤差で赤道儀が動く間にある程度の進み遅れが生じます。これがピリオディックモーションという現象で、この進み遅れが小さいほど高精度な追尾が可能となります。AP-WM追尾撮影スターターセットを使っての天体撮影AP-WM追尾撮影スターターセットを郊外に持ち出して、実際に天体を撮影してみました。500mmF5.6FL」です。小型オートガイダーのMGEN-75GSSアルカセットを取り付けました。スターターセットに含まれている1kgのバランスウェイトでは足りず、別途1.9キロのウェイトが必要でした。今回のテスト撮影の対象には、天頂付近で輝く、はくちょう座の北アメリカ星雲を選びました。クランプフリーにして、はくちょう座の一等星デネブを視野の中央に導入しました。北アメリカ星雲を視野内に導入しました。構図を決めた後、オートガイド撮影を行うために、M-GENオートガイダーのキャリブレーションを実施しました。キャリブレーション時の動作に問題はなく、一度でキャリブレーションを成功させることができました。ピントリングをテープで固定しておきました。M-GENコントローラーの液晶画面は階調数が少なく、ピンボケの画像は確認しづらいという問題があります。現地でスムーズに撮影できるように、事前にアルカセットのピント合わせを行っておくのがよいでしょう。下は、今回、撮影した画像です。画像を拡大してもガイド流れは発生していません。ガイドミスは皆無で、この撮影システムの安定性を感じました。この北アメリカ星雲は、ダーク・フラット補正は行わず、コントラストを軽く調整しただけの画像です。撮影画像にノイズは目立ちませんでした。AP赤道儀とM-GENオートガイダーには、容量22400mAのUSBモバイルバッテリー1台から電気を供給しました。観望時と同じように、オートガイド撮影時の消費電流を簡易USBテスターを使って計測してみました。上の画像は撮影中の様子です。ONEコントローラー、中央にUSBモバイルバッテリー、そして右側にM-GENのコントローラーが写っています。AP赤道儀で0.32A、M-GENオートガイダーで0.25A消費していることがわかります。どちらも消費電流が非常に少なく、モバイルバッテリー1台で一晩中使用することが可能でした。今回の観望や撮影で気づいた点AP-WM追尾撮影スターターセットを使用して気付いた点を、以下にまとめました。クランプを締めると見た目以上にしっかり固定され、今回のような機材を載せてもガタは発生しませんでした。鏡筒の前後の微妙なバランスが取りにくいと感じました。使用でもすぐに操作に慣れることができました。目的天体の導入には恒星時60倍速、写真の構図合わせには恒星時30倍速の利用が便利でした。ファインダーでは見えない暗い天体を導入する際に便利な目盛環を装備してほしいと思いました。AP赤道儀を載せるには十分な強度があり、使い勝手の良いバランスのとれた製品だと感じました。・MGEN-75GSSアルカセットは、焦点距離が短いにも関わらず、問題なく350ミリのオートガイド撮影を行うことができました。小型軽量のオートガイダーは、AP赤道儀にも使いやすい大きさだと感じました。・USBモバイルバッテリーを赤道儀やオートガイダーの電源として使用できるのは大変便利でした。消費電力のテスト結果を考えると、今回使用したUSBバッテリーであれば、2晩は持ちそうです。まとめ今回、AP-WM追尾撮影スターターセットを使った天体観望と撮影を通じて、ビクセンAP赤道儀の使い勝手の良さを確認できました。軽量でコンパクトな赤道儀は、ちょっとした機会でも気軽に天体観望してみようという気にさせてくれるでしょう。赤道儀の電源として、広く流通しているUSBモバイルバッテリーが使える点も便利です。この組み合わせで十分撮影を行えるという印象を持ちました。機材をセットアップした外観も安定感が感じられ、デザイン的にもバランスの良い組み合わせだと思いました。このAP-WM追尾撮影スターターセットは、理想的な組み合わせの一つになり得ると感じました。ベテランの方のサブ機材としてもお薦めの一台だと思います。5,000円(税抜)以上お買い上げ頂きますと、代引手数料は0円です!!上記時間以降も、可能な限り発送します。一時的に店頭在庫が無い場合にも、迅速に商品手配し最短日程でお届けします!(定休日除く。銀行振込の場合はご入金確認次第発送します。