Analyzers液分析計pH検出器/ORP検出器ホルダホルダ横河電機では、各種製造工程での品質管理や排水処理の管理用として使用されている分析計のため、数種類のホルダとそれに付加できる洗浄装置をご提供しております。アプリケーションに適したホルダとクリーナーの選択により、信頼性が高く、保守性に優れた測定システムが可能となります。「潜漬形ホルダPH8HS、PH8HSF、DOX8HS」はプロセス分析計で一般的に用いられているホルダで、反応タンクや測定槽中にそのまま浸し、測定するためのホルダです。溶存酸素計やMLSS計用のDOX8HSは、検出器の先端に気泡の蓄積を避けるため、ホルダの先端を斜めにしています。「流通形ホルダPH8HF、PH8HFF、FH350G」は流通タイプのホルダです。配管ライン等の途中に取り付け、製造ラインまたは排水ライン中の溶液を測定することができます。「引き上げ形ホルダHH350G」は検出器の取り付けられた金具をガイドパイプに従い、鎖で引き上げられるタイプのホルダです。保守時に潜漬形のようにホルダ全体を持ち上げる必要がなく、容易に検出器部分のみ引き上げることが可能ですので、保守が容易になります。「傾斜形フロートホルダPB350G」は液面に浮かぶフロートを持ったホルダで、フロートが液面の変動に追従して上下します。検出器を取り付けた時でも極端な凹凸ができないようにフロートに組み込まれますので、フロートや検出器に多量のごみが絡み付きにくく、汚れが付着しにくくなります。このため長期的に安定した連続測定が可能となります。傾斜形フロートホルダの設置スペースが確保できないところや測定槽に蓋をしてあるところには「垂直形フロートホルダPB360G」も準備しました。既設のホルダにDO70Gを取り付けられますか?(an-do70g-12-folder)フロートホルダPB360GとPB350Gの場合は、既設のものをそのまま使用できます。DO70Gの付加仕様のアダプタが必要となります。2つの問題があるため、取り付けができません。新規に、DO70G用の潜漬形のホルダDOX8HS及び、DO70G付加仕様のアダプタをご購入ください。材質による使い分け(an-ph-holder-04-proper-use)振動子の材質は、3種類用意されています。SUS316製の振動子は、一般用(常用pH3~14)です。チタン製の振動子は塩水用、ハステロイC製の振動子は強酸が混在している溶液(常用pH0~4)用です。...pH検出器用潜漬形ホルダは最大いくらの長さまで製作できますか?(an-ph-holder-05-max-length)潜漬形ホルダのパイプ長は、一般用PH8HS(非防爆形)で3mまで、防爆形PH8HSFで2mまでを用意しています。...pH検出器のホルダに使われているOリングの材質と使い分け(an-ph-holder-02-o-ring)Oリングは、pH検出器および洗浄装置取り付け部のシール用に使われています。オロエラストマー」が選択できます。性能を保証するものではありません。...pH検出器のホルダの材質と測定液温度および測定液圧力(an-ph-holder-03-material-temperature-pressure)各種ホルダが適用できる測定液温度および測定液圧力は、ホルダ本体の材質と洗浄装置の有無で変わります。下表に各種ホルダの適用できる測定液温度および測定液圧力を示します。...pH検出器のホルダの種類と用途(an-ph-holder-01-type-use)ホルダは、pH検出器を測定場所に取り付けるために使用されます。pH検出器を洗浄するための各種洗浄装置もホルダに付加することができます。アプリケーションや測定場所の条件に適したホルダおよび洗浄装置を選択することは、信頼性の高い測定やメンテナンスを容易にするための重要な項目です。横河電機では、下記のようなホルダを用意しています。シンプルなタイプのホルダで、洗浄装置は付加できません。ホルダ本体の材質は、ポリプロピレンまたは塩化ビニル樹脂です。...DO70Gは、自動洗浄を使用できますか?(an-do70g-14-auto-clean)潜漬形ホルダDOX8HSでは、ジェット洗浄が使用できます。MLSS検出器のホルダの選定について(an-mlss-ss300g-03-select-holder)MLSS計検出器を組み込むホルダは、それぞれ次のような特長があります。ホルダは、測定液の性状や測定場所の状態を考慮して選定してください。ガイドパイプは、長さ2mの硬質塩化ビニル樹脂でできています。このパイプの中に検出器を吊り下げて測定します。測定液の温度変化が少ない液の測定を行う場合に適している簡便な保持方法です。ガイドパイプを約20°傾斜させて設置することにより、検出器測定窓部での気泡の滞留を防ぎます。PH8HHへ導入する測定液の温度、圧力および流量(an-ph-holder-06-temperature-pressure-flowrate)純水(導電率:0.1~50μS/cm)のpHを測定する場合は、下記のようなことに注意する必要があります。イオンおよびKCl溶液の混入などによってすぐに純粋性が損なわれ、pHの値が変わってしまいます。測定液の導電率が低いため、漏れ電流により大きな電位が生じたり、外部からの誘導を受けたりして、測定誤差を生じます。流動状態では電極部に流動電位が発生して、S/N比が悪くなります。ホルダ、電源箱の4アイテムが必要です。(検出器に24Vの電源供給が別途必要なため、必須となります。変換器が取り付けられているポールに取り付けることを想定しています。溶存酸素計検出器を組み込むホルダは、それぞれ次のような特長があります。ガイドパイプは、長さ2mの硬質塩化ビニル樹脂でできています。このパイプの中に検出器を吊り下げて測定します。測定液の温度変化が少なく、気泡や汚濁物質のない液の測定を行う場合に適している簡便な保持方法です。測定液に浮かぶ球状のフロートに検出器を組み込むタイプのホルダで、大きな液面変化にも対応できます。接液部に凹凸がないため...pH検出器の洗浄方式と選定基準について(an-ph-detector-13-cleaning-selection)pH検出器の汚れを取り除く方法は、下記のように種々用意されています。選択に当たっては、測定液の状況や汚れの種類などを勘案して、比較検討することが重要です。超音波を連続的にかける方式です。超音波振動によるキャピテーションで、汚れの付着を防止します。結晶性スケールや油分の付着防止に効果があります。水または空気を電極部分に吹き付けて、付着した汚れを落とします。定めた洗浄周期で間欠的に洗浄します。懸濁物などの汚れに効果があります。Corporationトップ。