赤:標定計算の結果、各画像の画像座標の残差が2画素より大きい場合。標定結果は良くないが、計測は何とかできるレベル。マークなし:標定計算が完了していない。ステレオ計測できないレベル。標定結果が良くない場合には、問題を見つけて標定計算を完了して下さい。TINの作成区域をレイヤー分けしたい?A.他レイヤー(保存したい座標の入ってるレイヤー)を一旦保存し、再度別レイヤーで読み込みなおすことでレイヤー分けができます。カメラキャリブレーションて?A.カメラのレンズのディストーション(歪み)とは、広角のレンズで人の顔をアップで写したりすると、近くの被写体が膨らんだ様に見えます。どのようなレンズでもディストーション(歪み)を持っています。この歪みはレンズ中心から離れるほど大きくなります。カメラのレンズを計測用として使用するためには、ディストーションを数値化する必要があります。その他のズレとして、焦点距離についてもピントを合わせる位置によって若干変わってきます。カメラの主点位置においては、カメラ製造時の組み付け精度に依存しており、撮影画像面の中心と一致しません。ズレ、これらのデータを数値化して画像解析で使用します。この作業をカメラキャリブレーションといいます。センサ等)までの距離。※主点位置のズレ:カメラレンズの中心を主点と言います。この主点と撮影画像面(CCDセンサ等)の中心位置との平面2軸(x,y)各方向のずれ量。※ディストーション:2種類のディストーションがあります。曲面のレンズを通して平面の撮影画像面(CCD等)で光を受光するため、撮影された画像上の各画素は中心から距離が離れるほど大きく歪みが生じます。一つは、レンズと撮影画像面(CCD等)が平行に設定されていないことにより歪みが生じます。カメラキャリブレーションの詳細な作業用としては、ソフトからキャリブレーション用のチャートをプリントアウトします。これをソフトで取り込めば自動的に計算して、キャリブレーションデータを作成します。カメラ画像のデータシェープファイルには画像の保存ファイル名をフルパスで記録します。観測の座標値表示はX座標とY座標は逆に表示されますか?A.TopPADの座標は数学座標です。GIS系は測量とはXYが逆に表示されます。微弱な地磁気を検知することのできる磁気センサが使われています。北の方向を知るためには、地磁気が水平方向にどちらを向いているかを調べます。その強さからどちらが北の方向なのかを計算します。Y:-5%~+25%です。これは、本体を水平に置いたときの値です。傾いた面に設置するときには、補正値と勾配量を合わせた値になります。この値は片方向のみ設定した場合になります。両方向(XY)に傾きを与えるときは、それぞれの方向にこれより小さい値までになります。Q.回転レーザーの推奨機種は?A.水平だけならば、屋内、屋外共に、RL-H3CL(精度±10′′到達距離:直径2~500m)をお薦めいたします。水平・鉛直(インテリア向き)をお使いになるなら、RL-VH4G2(可視光・グリーンレーザー)をお薦めいたします。RT-5SW(水平精度±5′′、到達距離:直径2~1200m(LS-90使用時))をお勧めいたします。可視光ならば、LS-80G(グリーンレーザー)をお勧めいたします。