●その他アプリケーション●その他一般トータルステーション関連Q.トータルステーションとデータコレクタでプリズム定数の設定は同じですか?A.トータルステーションにはプリズム定数補正値を入力して下さい(プリズム定数30mmの場合は補正値-30mmを入力)。データコレクタにはプリズム定数30mmの入力となります。Q.トータルステーションの充電器とバッテリー、それに各充電時間と使用時間を教えてください。A.一覧表をご参照ください(20°Cでの使用時間)。※使用時間:測距測角連続使用の場合Q.GPT-9000Aのデータ入出力にUSBメモリー、CFカードを使用したい。A.入出力場所はそれぞれ次のように表示されます。USBメモリー:ハードディスクCFカード:メモリーカードQ.測量で境界点観測(0.5対回、2読定)をしたい場合は?A.対回パターン選択に登録済みの『境界点観測』をご使用ください。Q.Windows搭載機器を長期間使用しないときの保存方法は?A.Windows搭載機器は電源OFF時でも電力を消費します。トータルステーションの場合はバッテリー装着し、2週間ごとに充電済みバッテリーと交換して下さい。Q.Windows搭載機器のソフトリセットは出来ますか?A.Func、Shift、Esc各キーの同時押しでアプリソフトを再起動します。△pagetopGPS関連Q.電子基準点を使用してスタティック観測を行う場合の注意事項は?A.国土地理院ホームページで使用予定の電子基準点が稼動しているかの確認の事観測はスタティック観測のみで短縮スタティック観測には対応していません。10kmを越える遠方に有る場合は2周波受信機で2時間以上の観測が必要です。10km未満の場合は1周波受信機で1時間観測でも構いません。配信される電子基準点のデータは日本時間09:00-15:00の6時間の観測データで3時間毎に6時間のデータが供給されますので自分の観測した時間と一致するように観測を注意する事が大切です、データの区切りの09:00を跨ぐ観測は禁物です。略)はGPS受信機やGNSS受信機が観測したデータの共通フォーマットとして使われているファイル形式です。世界的に使われている標準フォーマットでもあるので、他メーカーの受信データでもRINEX形式であれば、大抵のデータ解析ソフトウエアで解析処理計算が可能です。**n)の2つを使用します。国土地理院ホームページから配信される電子基準点やGPS固定点の観測データもRINEX形式で提供されています。60.6Q.GNSS-Proでスタチィックデータの解析計算時の注意Q-1.座標設定での座標入力について?A.計算はBL値(GRS-80)で行いますのでBL値入力が基本となります、XY値入力でも計算はできますが「XY→BL変換」で丸め誤差が発生してしまいます。Q-2.基線解析を単独測位値で行ってしまう?A.座標設定で座標入力の確認?、観測点名と入力座標の点名は同一?、解析順序の設定?をチェック願います。Q-3.基線解析ができない?A.ご使用のソフトのVer?(Ver2.91、Ver5.23、Ver6.03以降)、アンテナ情報入力?、受信共通衛星数?、観測時間?をチェック願います。Q-4.基線解析の結果が悪い?A.観測記簿のバイアス決定比95以上が推奨です。解析評価で解析波形がうねっている場合は「マルチパス」、途切れている場合は「サイクルスリップ」が原因として考えられます。第1701号」とは?A.GPS衛星とGLONASS衛星を混在使用して公共測量を実施する場合の技術審査番号です。Q.GNSS-Proで網平均計算時の注意Q-1.偏心補正計算においてジオイド補正を行うのか?A.公共測量においては偏心補正計算でのジオイドは行いません。基本測量では実施する場合もありますのでその際は国土地理院様のご担当官にご相談ください。▲基準点から△基準点までの最短の変数を設定願います。Q-3.仮定点検で水平位置の閉合差・標高の閉合差で制限値Over発生?A.座標設定での入力ミス?、基準点での機器設置ミス?、基準点の精度?Q-4.仮定点検でベクトルの偏差でOver発生してしまった?A.Overしたベクトルに関係する観測点で異常が発生しています。アンテナ高測定ミス?、三脚設置ミス?、衛星受信異常?、をご確認願います。Q-5.仮定点検でベクトルの偏差の制限値が全て0となってしまった?A.網が閉じていない場合発生します。単路線の場合も含まれます、既知点間をベクトルで繋ぐ事で解消されます。斜距離の偏差がでてこない?A.公共測量においては3-4級基準点測量では出力されません。Q.無線モデムを使ったRTK観測でリンクダウンしてしまうことがあります。原因は何が考えられますか?A.無線を使ったRTKでのリンクダウン(無線が途切れる)の原因の1つとして、ノイズがあげられます。次のようなものがノイズの発生源として挙げられます。対処方法は、ノイズの発生源から離れるしかありません。無線を搭載したトラックQ.無線モデムでRTK観測を行う場合の注意は?A.固定局側の無線のアンテナを高く上げる(遠方まで望む場合は5m程度が良)無線モデムの電圧は十分チェックする、電圧低下で出力ダウンを招く受信衛星数無線の通信速度の関係上9~10個の制限を設定願います。使用GPS受信機とデータコレクタのリセット操作実施Q.ネットワーク型RTK-GPSって何ですか?A.一言で言うと、「実際には存在しない仮想の基準点を作成し、あたかもその基準点を固定局としたRTK-GPSを行う作業」です。仮想基準点データは電子基準点から毎秒配信するリアルタイムデータを使用して作成されます。平成20年6月に発行の公共測量作業規程の準則においても基準点測量や応用測量での使用が認められております、使用するにあたっては各配信業者との契約が必要となります。Q.VRS-RTKとは何ですか?A.ネットワーク型RTK-GPSシステムでの補正データ配信方法の1つです。(Referentznetz))と呼ばれる2種類の方式があります。Association:http://www.nmea.org/)が定めた規格で、GPSデータの共通フォーマットです。NMEAで出力されたデータを使用することで異なるメーカーで製造された装置や設備との接続を容易にすることができます。LEGACY、GR、GB受信機でサポートするメッセージは次のとおりです。GGA、GLL、GNS、GRS、GSA、GST、GSV、HDT、RMC、VTG、ZDAQ.GPSとGLONASSの衛星情報を知りたいのですが。A.観測計画を行なうためのアルマナックデータファイルは、『GPSアプリケーションソフトウエアメンテナンス契約』のダウンロード画面に掲載しております。GPS、GLONASSの運行状況のお知らせ『GNSS-Net』もこちらの画面に掲載しておりますのでご利用ください。ダウンロードの際は、各メンテナンス契約にご登録のログインIDでログインしてください。Q.スタティック観測での記録可能時間は?A.記録容量は、衛星数や記録間隔や受信機の1or2週波かで記録できる時間が違います。8MBでのスタティックの観測時間は、2週波、インターバル15秒、5衛星受信にて74時間です。ファイルがAUTO-CADで読めません。A.レイヤー名にスペースが入っている。全角文字を使っていると、AUTO-CADで読めない場合があります。ファイルが取り込めません。A.取り込むファイルがバイナリ形式ではありませんか。テキスト形式でないとImageMasterでは読めません。ステレオ一覧の画像の右上隅に緑や黄色などの円マークが表示されます。各色のマークの意味は以下の通りです。