旧型のセンサーでは反応はしますが、精度が出ません。Q.ハイアラート(セイフティロックシステム)機能とは?A.本体・三脚に作業者が接触した場合や、アスファルトが沈下して高さが急激に変化した場合に作業精度を守るため、回転を停止する機能です。RL-H3CLの場合、自動整準後1分後から検知いたします。このとき、バッテリ残量表示ランプ以外のランプが同時に点滅します。マニュアルモード時にはこの検知は作動いたしません。違いは?A.価格が2割以上安くなりました。軽量になりました(2.6kg→3.0kg)反射プレート使用時の測定距離が短くなりました(50m→30m)精度がH:±10′′→±20′′、H:±15′′→±20′′と異なります。オートフォーカスがありません(固定焦点となります)。BT-63Q(バッテリー)とDB-70C(バッテリーホルダー)、AD-13A(AC/DCコンバーター)が必要です。Q.RL-VH4G2を壁に設置するには?A.ウォールマウント1D型が必要です。Q.RL-VH4G2を横置きで三脚に設置するには?A.フロアマウント6B型が必要です。△pagetopパイプレーザー関連Q.パイプ内での本体設置A.既にいくつかのパイプの埋設がされている場合ジョイント脚(+200mm)500mmまで経のパイプの中心に設置できます。ドロップマンホールキット6型(Tバーユニット5型・600mm~900mmまで)トリベットスタンドキット2型(スペーサー等を敷けば制限なし)パイプ外での本体設置の場合ドロップマンホールキット6型(Tバーユニット5型・600mm~900mmまで)三脚+三脚アダプター3型(マンホール底の制約はある)トリベットスタンドキット2型(スペーサー等を敷けば制限なし)Q.%(パーセント)と‰(パーミル)の表示切り替え方法A.LOCKキーを押しながらスイッチONで条件設定に入ります。そこで、UNITを切替えてください。△pagetopマシンコントロール関係Q.ブルドーザー用レベルセンサーLS-B100/LS-B110の取付けパイプ径はどれくらいですか?A.単管パイプ:45~50mmです。角材:40~45mmです。Q.ブルドーザー用オートコントロールシステムとは何ですか?A.ブルドーザーにレーザーセンサーと油圧キットを取り付け、回転レーザーと組み合わせて使用することにより、レーザー面に合わせて排土盤の高さを自動でコントロールするシステムです。)など現場にマッチした製品を取えてあります。その他、3次元設計データとGNSSや自動追尾トータルステーションによって設計された重機の位置をリアルタイムに照合させ、設計データどおりに重機の油圧をコントロールし自動施工を行うことができる3D-MCマシンコントロールシステムもございます。CFカードに取り込んで下さい。「通信」-「設計データ入出力」-「設計データ入出力」に入るとCFカードに保存されている路線一覧が表示されます。路線を選択することで新規現場が作成されデータが取り込まれます。※トラバー座標は現場大将の座標管理から工事基準点にコピーしてから出力して下さい。Q.監督さん.Vや土木基本で、現場大将から取り込んだ平均断面を削除するには?A.一度断面”編集”に入り、なにもしないで”OK”を押してください。その時に、圧縮して記録しているデータを通常の記録データに記録しなおします。(このとき少々時間がかかります)そのあとは、削除等を行うことが出来ます。Q.測距モードや精度にある単位(m.s.e)とはなんですか?A.測距モードや精度にある「測距精度±(5mm+3ppm)m.s.e」のm.s.eは標準偏差のことです。「標準偏差±(5mm+3ppm・D)と現す場合もあります。△pagetopその他一般Q.測量機の温度環境の影響は?A.ほとんどの測量機の使用温度は、-20度~+50度です。温度差のある室内から屋外へ持ち出した時は、温度環境に慣らしてからご試用下さい。0.5′′の影響があります。