SC72は、当社ロングセラー製品SC82のモデルチェンジ品です。従来比、約70%のコンパクトサイズになり、スタイリッシュで柔らかなデザインに一新いたしました。0920に準拠した防水構造IP67ですので、水がかかりやすい現場での測定にも最適です。従来機種で好評の自己診断機能などを受け継ぎ、300点データメモリ、時計表示など、便利で多彩な機能を追加いたしました。こと、当社導電率計の校正用計器としてもご利用いただけます。本体電源は、一定時間操作がない場合に自動的にオフできます。(組み合わせ検出器によって測定範囲は異なります。mS/cmレンジの場合は±5%)*1)抵抗率は目安として測定可能です。このときの繰り返し性は導電率によるものです。*2)測定レンジをフルスケールとした場合。パーソナルSCメータのデータの保存について(an-sc72-07-data-storage)SC72の測定中に「DATA」キーを押し、さらに「F/ENT」キーを押すことにより、測定中のデータを保存することができます。保全できるデータ数は300データです。パーソナルSCメータは、旧機種(SC82)と接続して使えますか?(an-sc72-09-sc72-sc82)旧機種(SC82)用に、下記の検出器を用意しています。パーソナルSCメータの旧機種SC82の電極は販売していますか?(an-sc72-10-sc82-sensor)旧機種(SC82)用に、こちらの検出器を用意しています。旧部品番号との対応表は以下になります。パーソナルSCメータの専用導電率検出器の種類と使い分け(an-sc72-01-type)パーソナルSCメータSC72の専用検出器は、大別して一般用と特殊用途用があります。一般的な水質管理用および排水の測定などに適しています。自動レンジの場合は、0~200mS/cmの範囲で単位および小数点位置とも自動的に切り替わります。固定レンジの場合は、0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cmから選択します。パーソナルSCメータにおけるエラーメッセージの原因と処置について(an-sc72-06-error-message)パーソナルCメータSC72は、異常を検知するとメッセージエリア(補助表示部)にエラー表示(エラー番号が点滅)を行います。エラー番号に対応した「エラー内容」、「状況および原因」、「処置」の概要を下記に示します。ケーブル長は、0.75mおよび3mが用意されています。高濃度用検出器の場合は0.75mのみです。ケーブルと検出器は一体になっていますので、ケーブルを長くしたり、短くしたりすることはできません。パーソナルSCメータの初期設定の項目について(an-sc72-03-initial-setting)SC72の電池を装填後、最初に使用するときは、「日付および時刻」の設定を行います。電池を交換した場合、日付は保存されていますが、時刻は初期化されますので再度設定し直してください。次に「セル定数」の設定を行います。セル定数は、検出器のケーブルに貼付されているネームプレートに形名・コードなどとともに併記されています。最後に「温度補償係数」を設定します。水質測定や排水の測定の場合は、SC72に内蔵されているNaCl(塩化ナトリウム)溶液の温度補償係数を選択します。パーソナルSCメータの検出器の劣化診断および寿命について(an-sc72-02-lifespan)導電率用検出器は、pH検出器のように経時変化によって劣化することはありません。使用後は、検出器を洗浄して汚れが残らないようにしてください。検出器が大きく変形したり、腐食が激しかったりして、校正液を使用しての校正ができなくなった時は使用できません。パーソナルSCメータで測定の際、検出器はどこまで浸せばよいのですか?(an-sc72-04-measure)SC72の検出器が十分に測定液に浸っていないと、正しい測定結果が出てきません。下図のように、液面が検出器の気泡排出口の上にくるまで浸してください。電極エレメント(内部電極など)に付着した気泡も測定誤差の原因になりますので、検出器を2~3度上下に振って気泡が残らないようにしてください。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。S...導電率計の校正証明書について(an-sc-isc-08-qic)導電率計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。パーソナルSCメータ」が便利で最適です。パーソナルSCメータ」をプロセス用導電率計および電磁導電率計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用導電率計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。...導電率と抵抗率の関係(an-sc-isc-12-conductivity-resistivity)抵抗率(Ω・cm)は導電率(S/cm)の逆数で、比抵抗ともいいます。水処理分野では、1MΩ・cm以上(導電率1μS/cm以下)の水は抵抗率で表されます。導電率計の精度について(an-sc-isc-07-accuracy)導電率計の精度については、JISにも記載されていません(pH計は記載されています)。pH計と異なり、導電率計に関して標準液や機器自体の精度を認証してくれる国家機関や基準がありません。現在、どのメーカーも導電率計の精度は、変換器(または伝送器)と検出器を組み合わせたものでなく、変換器単体の模擬入力抵抗での「繰り返し性」と「直線性」を記載しています。...導電率計と電磁導電率計の違いと使い分けは?(an-sc-isc-13-sc-isc)導電率計と電磁導電率計の使い分けですが、純水や浄水など導電率が低い場合は導電率計を、汚れが多い測定水や酸アルカリ溶液のように導電率が高い場合は電磁導電率計をお奨めします。目安として通常の測定が100μS/cm前後です。...導電率とは何ですか?(an-sc-isc-01)導電率とは溶液中の電流の流れやすさの尺度で、比抵抗の逆数です。下図のようにL(cm)の距離を隔てて、表面積(cm2)の極板が対向して溶液中に置かれているとすると、その間の溶液の電気抵抗Rc(Ω)は、Rc=r・L/Aとなります。比抵抗(Ω・cm)で、この値が電流の流れにくさを表し、溶液によって決まる定数です。導電率をK(S/cm)とすると、K=J/Rcとなります。Jはセル定数と呼ばれ、検出器の形状などで決まる固有の値です。J=L/Aですので、Lと...導電率と濃度の関係について(an-sc-isc-02-relationship)純水に電解物質を溶かしていくと、溶解量が少ない間は導電率がその濃度に比例して増加していきます。電解物質の濃度がある程度以上になると解離度(イオンになりやすさ)が小さくなり、導電率の増加は頭うちの傾向になります。濃度を増すとイオン間の相互作用により導電率はむしろ減少していきます。下図に、工業的に用いられる代表的な溶液の濃度と導電率の関係をしめします。硫酸(H2SO4)などは極大値が2つ現れていますし、塩化ナトリウム(NaCl)はある程度以上は溶解せず導電率の変化が少なくなるなど、...導電率計/電磁導電率計における測定液の温度補償(基準温度換算)について(an-sc-isc-03-temp)液体の導電率は、液温により大きく変化します。一般に、同じ液でも温度が上がれば導電率は大きくなりますが、その度合いは溶け込んでいるイオンの種類や濃度によって違います。これらのことから、導電率の値によっていろいろなことを判断しようとするには、測定しようとする液の温度を一定にしなければいけません。実際に液の温度を一定にすることは大変なので、一般には液の温度を測って基準温度に換算して用います。工業用測定の場合は、温度測定素子を演算回路に組み込み、基準温度への換算を自動的に行うようにしています。温...導電率の測定方法にはどのようなものがありますか?(an-sc-isc-04-measuring-method)導電率の測定方法としては、「電極法」と「電磁誘導法」があります。電極法には、2電極式と電極表面の汚れや分極の影響を受けにくい4電極式があります。電磁誘導法は検出器が耐食性に優れているので、高濃度の酸やアルカリ溶液の測定に適していますが、純水のような低導電率の水溶液の測定には不向きです。...導電率計の校正について(an-sc-isc-05-calibration)導電率計に関して、標準液や機器自体を認証してくれる国家機関や基準がありません。通常、導電率計の校正はJISに従って調製した校正用溶液で行います。したがって、導電率計の値付けは、使用する校正用溶液の絶対値が基準になります。導電率計の検出器はpH計のガラス電極と異なり、経時変化によって劣化することが少ないため、通常は校正する必要がほとんどありません。...導電率計の校正用溶液について(an-sc-isc-06-calibration-solution)導電率計の校正用溶液としては、実験室で調製することができる塩化ナトリウム(NaCl)溶液や塩化カリウム(KCl)溶液が一般的です。下表に、それぞれの溶液の25°Cにおける導電率の値を示します。K0400-13-10(水質-電気伝導率の測定)には、校正用溶液として塩化カリウム(KCl)溶液が記載されています。Corporationトップ。