カーブを伴った形状測定に強力な優れたソフトウェアを装備しています。鋭いエッジ部分はもとより、曲面カーブの精緻な形状までも確実に捉えます。コントローラー一体形のコンパクト設計、軽量・省スペースの為、場所を取りません。カーブを伴った形状測定に強力な優れたソフトウェアを装備しています。鋭いエッジ部分はもとより、曲面カーブの精緻な形状までも確実に捉えます。小型から大型機まで揃えたQVシリーズのスタンダードモデルです。カーブを伴った形状測定に強力な優れたソフトウェアを装備しています。鋭いエッジ部分はもとより、曲面カーブの精緻な形状までも確実に捉えます。ワークの大きさに合わせた高精度機の選択ができます。カーブを伴った形状測定に強力な優れたソフトウェアを装備しています。鋭いエッジ部分はもとより、曲面カーブの精緻な形状までも確実に捉えます。ワークの大きさに合わせた高精度機の選択ができます。ステージを停止させずに画像取得する方式で、圧倒的なスループット向上を達成しています。MAN(データ処理用PC含む)・温度補正機能システム一式で4百万円台前半。M544/M574/M776/M7106マニュアル三次元測定機マニュアル三次元測定機としての世界最高クラスの指示誤差E=(3.5+4.5L/1000)μmを保証します。(500シリーズ)本体には信頼性の高い石定盤採用、Y軸ガイドレールを測定テーブルと一体化し、剛性高く経年変化が極めて少なくなっています。MPEE=(1.7+3L/1000)μmを保証する高精度CNC三次元測定機です。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。最大測定速度8mm/s、最大測定範囲505×705×405mm。MPEE=(1.7+3L/1000)μmを保証する高精度CNC三次元測定機です。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。最大測定速度8mm/s、最大測定範囲705×1,005×605mm。MPEE=(1.7+3L/1000)μmを保証する高精度CNC三次元測定機です。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。905×2,005×605(Zタイプ805)mm。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。最大測定速度5mm/s、最大測定範囲1,205×3,005×1,005mm。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。最大測定速度3mm/s、最大測定範囲1,605×5,005×1,605mm。Y軸ガイドレールは石定盤の一部を加工した一体構造で経年変化が殆ど無く、安定した制度を長期間保持、オプションの温度補正システムで、16°C〜26°C環境下における測定機本体の精度保証を可能にします。最大測定速度3mm/s、最大測定範囲2,005×5,005×2,005mm。025-260-2710。