FLXA402拡張性・柔軟性が進化した、将来を見据えた4線式液分析計ですFLXA402は、発売以来世界中で採用いただいておりましたEXA450シリーズの使いやすさとFLEXAシリーズの優れた機能を併せ持ち、将来の拡張性に柔軟に対応する、モジュールタイプの4線式液析計です。お客様の現場に合わせ柔軟に対応する拡張性と豊富な機能により、設置コストの削減やメンテナンスコスト削減を実現します。SAモジュールに最大4本までデジタル対応検出器接続が可能、アナログモジュールにアナログ検出器1本の最大5本の検出器を同時接続できます。設定・調整はモバイル対応も可能モバイル対応の設定調整ツールFieldMateの使用により、Bluetooth経由でFLXA402を設定することもできます。クラウドを使用した遠隔システム拡張性は構内にとどまりません。クラウド使用で遠隔地での確認・操作も可能になります。pH/ORP測定の特長pH/ORP測定に大きな影響を及ぼす温度による影響を補正する各種機能を装備しています。温度や酸化還元電位(ORP)の測定も可能です。希釈溶液の補償演算法に従って初期設定されており、純水から濃縮食塩水まで、理想的な測定が可能です。タリングすることができます。ガルバニ電池式検出器、ポーラログラフ式検出器が使用可能です。検出器アナログ検出器アナログ検出器はFLXA402モジュールに直接接続します。検出器に対応しています。各検出器については以下よりご確認ください。SA)と組み合わせて使用します。オプション付きの以下の検出器が対象です。各検出器の詳細は以下よりご確認ください。SC4AJデジタル検出器デジタル検出器としてFLXA402に直接接続できます。SA11Variopinコネクタ付きアナログ検出器に装着して、デジタル対応検出器に変換させます。設置された検出器を自動的に認識し適切な設定を行います。SA11の詳細はこちらをご確認ください。ジャンクションボックスデジタル対応検出器を複数装着する場合に使用します。最大4本まで装着できます。SA11と周辺機器の仕様書をご確認ください。SENCOM延長ケーブルWU11:SA11をジャンクションボックスや上位機種に接続します。SENCOMアダプタを接続できない場合やSA11と検出器が離れている場合に使用します。SA11と周辺機器の仕様書をご確認ください。設定調整ツール設定・調整用のPCやモバイルで使用するソフトウエアです。SA11とは、FLXA402やインタフェースボックスIB100を介して、Bluetooth通信を行います。仕様書をご確認ください。給電するための電源は持っていますか?(an-flxa402-14-ja)はい、-D5(デジタル検出器(DO70G))を選択いただくと、検出器に電源を供給できます。中継端子箱の役割は?(an-ph-orp-22-relay-terminal-box)中継端子箱は変換器と検出器の距離があり、途中のケーブル配線が難しいときに使用します。中継端子箱を使用した場合でも、ケーブルの長さはトータルで20mが最長です。ORP計の用途は?(an-ph-orp-23-use)ORP(酸化還元電位)とは、Oxidation(酸化)とReduction(還元)が起こる際、電子の移動で生じたPotential(電位)のことをいいます。Redox(還元酸化電位)と逆によぶこともあります。操作が行われ、その一つに酸化還元反応があります。ORPの測定は、反応の終点検出等プロセスの管理のための有効な指標となります。...2線式伝送器と4線式変換器の違いは?(an-ph-orp-21-difference)2線式伝送器とは、電源ラインと出力信号ラインとで同一のケーブルを使用する伝送器です。一般的に大規模計装で使用され、DCSとの接続に使われます。使用できる電力が限られているため、機能が限定されます。4線式変換器とは、電源ラインと出力ラインとで別々のケーブルを使用する変換器です。通常の場合こちらを使用し、AC電源もしくはDC24V(機種限定)電源を供給します。2つの出力信号が取れる、接点出力があるなど機能が充実しています。...計量法について(an-ph-orp-14-measurement-method)取引や証明に使用する政令で定められた計量器は、計量法に基づく検定を受けて合格したものでなければなりません。ガラス電極式pH計は、計量法施行令第2条で検定の対象となる特定計量器に指定されています。pH計は、取引用にはあまり使われませんが、証明行為には広く用いられています。計量法上の証明行為とは「公に、または業務上他人に、一定の事実が真実であることを表明する行為」と定義されています。行政機関が河川水のpHを測定してその値を公表したり、ある工場が排水のpHを測定して行政機関に報告したり、環...pH計の測定液の条件について(an-ph-orp-13-conditions)測定液温度の範囲および測定液圧力の範囲は、pH検出器の種類、ホルダ形式およびホルダ材質で異なります。下記資料を参照してください。...pH標準液の保存方法と保存期間(an-ph-orp-12-preservation)調製pH標準液は、上質の硬質ガラスまたはポリエチレン製のびん中に密閉して保存します。調製pH標準液は、長期間の保存によってpH値が変化する(注)ことがありますので、調製後長期にわたるものは新しく調製した標準液と比較して、pHの値が同一であることを確認した上で使用しなければなりません。一度大気中に開放放置されたpH標準液は使用してはいけません。(注)例えば、ほう酸塩pH標準液および炭酸塩pH標準液は、二酸化炭素などを吸収してpH値が低下します。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。S...pH計における他社製検出器との接続ついて(an-ph-orp-19-compatibility)他社製のpH検出器と接続したい場合に問題になるのは、pH検出器の温度センサの仕様です。組み合わせできるpH検出器の温度センサは下記です。Z8802に従って調製した標準液です。これには証明書が添付できません。証明書付きの標準液が必要な場合は試薬メーカから直接ご購入ください。どの位保管できますか?(an-ph-orp-25-storage)調製済みの標準液の有効期限は未開封で購入後1年です。開封後は1週間程度で使い切るようにしてください。標準液用粉末の有効期限は購入後3年です。8802(1984年改正)に規定されています。8802(1984年改正)では、改正時に国際的な状況に対応して新たに定めた標準液(規格pH標準液と呼ぶ)と改正前の旧規格に定められている標準液(調製pH標準液と呼ぶ)の両者が使用できるようになっています。一般には、長い歴史があり、実用上も問題がなく、使用者が調製できる「調製pH標準液」が使用されています。調製pH標準液は、次の5種類が規定されています。パーソナルpH/ORPメータ」が便利で最適です。パーソナルpH/ORPメータ」をプロセス用pH計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用pH計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。...pH計で発行できる校正証明書は?(an-ph-orp-15-qic)pH計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。校正証明書の種類としては、下記の4種類が用意できます。納入...pH計の温度補償について(an-ph-orp-04-temp)pH検出器の発生起電力は、測定液の温度によって変化します。これは、pH検出器のガラス膜の発生電位が、ネルンストの式で示されるように、絶対温度Tに比例するためです。温度補償とは、この温度による起電力の変化をpH変換器(またはpH伝送器)で温度に無関係になるように補償することです。ここで、誤解しないように注意しなければならないことは、温度による測定液のpH値の変化とは全く無関係だということです。横河電機のpH計は、pH検出器に組み込まれている測温体で温度を測定し、自動的にpH検出器の発生起電力...ガラス電極によるpH測定の原理について(an-ph-orp-03-measurement-principle)ガラス電極によるpH測定法は、ガラス電極と比較電極の2本の電極を用い、この2本の電極の間に生じた電位差を測定することで、測定液のpHを知る方法です。特殊なガラスの薄膜の両側にpHの異なった溶液があると、ガラスの薄膜部分に両方の溶液のpHの差に比例した起電力が発生します。実際の形としては、下図のように薄いガラス膜で作られた容器Gの中にpHのわかっている溶液Bを入れ、これを測定液Aの中に浸すと、ガラス膜の両側に起電力が生じます。従って、2つの溶液AおよびBに適当な電極E1およびE2を浸して、その...pHとは何ですか?(an-ph-orp-01)pHとは、水溶液の性質(酸性、アルカリ性)の程度をあらわす単位です。水溶液の酸性、アルカリ性は、水溶液中の水素イオン(H+)の濃度で決まります。水はH2Oという分子式で表されますが、実際にもそのほとんどがH2Oという安定した分子状態で存在しています。ところが、ごく一部が水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)というイオンの形で存在していて、水素イオンが多い場合は酸性、水酸イオンが多い場合はアルカリ性になります。温度が一定であれば、どのような水溶液でも水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)...pH計のスパン校正(電位勾配調整)とは?(an-ph-orp-10-span-calibration)実際のガラス電極では、各種のばらつきや経年変化などの影響で、単位pHあたりの起電力の値が理論値と一致しません。このため、pH4標準液(フタル酸塩pH標準液)またはpH9標準液(ホウ酸塩pH標準液)を用いて理論電位勾配との相違を補正します。これをスパン校正といいます。...pH計の測定液の温度補正(基準温度換算)について(an-ph-orp-05-temp-correction)一般のpH測定においては、温度による測定液のpH値の変化を補正することは行いません。純水測定の場合には、pH検出器の温度補償とは別に測定液自身の温度補正を行うことがあります。純水用pH計では、pH検出器に組み込まれている測温体で温度を測定し、検出器の発生起電力の温度補償と測定液の温度補正を同時に行うことができます。...pHの測定方法にはどのようなものがありますか?(an-ph-orp-02-measuring-methods)pHの測定方法は、その発展の過程で各種の方法がありますが、現在では「ガラス電極法」がいろいろの分野で最も多く用いられています。リトマス試験紙やメチルオレンジ溶液およびフェノールフタレイン溶液などの試薬を用いる測定法です。水素電極とは水素ガスを十分に吸着させた白金電極で、これを測定液に浸すと、液の水素イオン濃度(正確には水素イオン活量)に対応した電位を発生します。水素電極法は、...pH計のアルカリ誤差について(an-ph-orp-06-alkaline-error)pH10以上のアルカリ領域では、ガラス電極の起電力が直線からの偏りを生じてきます。これをアルカリ誤差と呼びます。アルカリ誤差は、ガラス膜の組成によって大きさが異なりますので、アルカリ領域で使用する場合は「高アルカリ用ガラス電極」を使用することを推奨します。アルカリ誤差がなくなることを保証するものではありません。「高アルカリ用ガラス電極」として「PH8EFP..../HA」があります。...pH計の標準液校正について(an-ph-orp-08-calibration)pH測定を行う場合は、必ず標準液によるpH計の校正を行わなければなりません。校正の方法としては、2種類のpH標準液を用いて行う「2点校正」が一般的ですが、簡易的な方法として、1種類のpH標準液だけで行う「1点校正」もあります。solution)とも呼ばれるように、外から酸や塩基を加えても溶液自体のpHが変わりにくいという性質(緩衝作用)をもっています。8802「pH測定方法」に定められています。...pH計のゼロ校正(不斉電位調整)について(an-ph-orp-09-zero-calibration)ガラス電極の内部にはpH7の溶液が満たされています。いま、電極をpH7の液に浸した場合、電極膜の内側も外側もpH7ですので電位差は0になるはずですが、実際にはガラス加工時のひずみ、形状およびガラスの組成などにより電位差が発生します。これを不斉電位といいます。不斉電位はガラス電極だけでなく、比較電極の内部液の汚れやジャンクション(液絡部)の乾燥や目詰まりなどによっても発生します。この不斉電位を取り除くために、pH7標準液(中性リン酸塩pH標準液)を用いてゼロ校正を行います。...pH計/ORP計の酸誤差について(an-ph-orp-07-acid-error)pH3以下の領域で生じる酸誤差も、ガラス膜の組成や酸の種類によって大きさが異なります。酸誤差を生じたガラス電極は、中性溶液に浸しても元の状態に戻るにはかなり時間を要します。酸誤差はその大きさがアルカリ誤差に比べて小さく、実用上ほとんど問題になりません。使ったシステムが用意されています。0種場所、1種場所および2種場所の危険場所に設置することができます。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。パーソナルSCメータ」が便利で最適です。パーソナルSCメータ」をプロセス用導電率計および電磁導電率計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用導電率計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。...導電率計の校正証明書について(an-sc-isc-08-qic)導電率計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。ISC450...導電率計と電磁導電率計の違いと使い分けは?(an-sc-isc-13-sc-isc)導電率計と電磁導電率計の使い分けですが、純水や浄水など導電率が低い場合は導電率計を、汚れが多い測定水や酸アルカリ溶液のように導電率が高い場合は電磁導電率計をお奨めします。目安として通常の測定が100μS/cm前後です。...導電率計の精度について(an-sc-isc-07-accuracy)導電率計の精度については、JISにも記載されていません(pH計は記載されています)。pH計と異なり、導電率計に関して標準液や機器自体の精度を認証してくれる国家機関や基準がありません。現在、どのメーカーも導電率計の精度は、変換器(または伝送器)と検出器を組み合わせたものでなく、変換器単体の模擬入力抵抗での「繰り返し性」と「直線性」を記載しています。...導電率と抵抗率の関係(an-sc-isc-12-conductivity-resistivity)抵抗率(Ω・cm)は導電率(S/cm)の逆数で、比抵抗ともいいます。水処理分野では、1MΩ・cm以上(導電率1μS/cm以下)の水は抵抗率で表されます。導電率とは何ですか?(an-sc-isc-01)導電率とは溶液中の電流の流れやすさの尺度で、比抵抗の逆数です。下図のようにL(cm)の距離を隔てて、表面積(cm2)の極板が対向して溶液中に置かれているとすると、その間の溶液の電気抵抗Rc(Ω)は、Rc=r・L/Aとなります。比抵抗(Ω・cm)で、この値が電流の流れにくさを表し、溶液によって決まる定数です。導電率をK(S/cm)とすると、K=J/Rcとなります。Jはセル定数と呼ばれ、検出器の形状などで決まる固有の値です。J=L/Aですので、Lと...導電率と濃度の関係について(an-sc-isc-02-relationship)純水に電解物質を溶かしていくと、溶解量が少ない間は導電率がその濃度に比例して増加していきます。電解物質の濃度がある程度以上になると解離度(イオンになりやすさ)が小さくなり、導電率の増加は頭うちの傾向になります。濃度を増すとイオン間の相互作用により導電率はむしろ減少していきます。下図に、工業的に用いられる代表的な溶液の濃度と導電率の関係をしめします。硫酸(H2SO4)などは極大値が2つ現れていますし、塩化ナトリウム(NaCl)はある程度以上は溶解せず導電率の変化が少なくなるなど、...導電率計/電磁導電率計における測定液の温度補償(基準温度換算)について(an-sc-isc-03-temp)液体の導電率は、液温により大きく変化します。一般に、同じ液でも温度が上がれば導電率は大きくなりますが、その度合いは溶け込んでいるイオンの種類や濃度によって違います。これらのことから、導電率の値によっていろいろなことを判断しようとするには、測定しようとする液の温度を一定にしなければいけません。実際に液の温度を一定にすることは大変なので、一般には液の温度を測って基準温度に換算して用います。工業用測定の場合は、温度測定素子を演算回路に組み込み、基準温度への換算を自動的に行うようにしています。温...導電率の測定方法にはどのようなものがありますか?(an-sc-isc-04-measuring-method)導電率の測定方法としては、「電極法」と「電磁誘導法」があります。電極法には、2電極式と電極表面の汚れや分極の影響を受けにくい4電極式があります。電磁誘導法は検出器が耐食性に優れているので、高濃度の酸やアルカリ溶液の測定に適していますが、純水のような低導電率の水溶液の測定には不向きです。...導電率計の校正について(an-sc-isc-05-calibration)導電率計に関して、標準液や機器自体を認証してくれる国家機関や基準がありません。通常、導電率計の校正はJISに従って調製した校正用溶液で行います。したがって、導電率計の値付けは、使用する校正用溶液の絶対値が基準になります。導電率計の検出器はpH計のガラス電極と異なり、経時変化によって劣化することが少ないため、通常は校正する必要がほとんどありません。...導電率計の校正用溶液について(an-sc-isc-06-calibration-solution)導電率計の校正用溶液としては、実験室で調製することができる塩化ナトリウム(NaCl)溶液や塩化カリウム(KCl)溶液が一般的です。下表に、それぞれの溶液の25°Cにおける導電率の値を示します。K0400-13-10(水質-電気伝導率の測定)には、校正用溶液として塩化カリウム(KCl)溶液が記載されています。Corporationトップ。