高電圧の出力が出来ない機能や、高電圧出力中に高圧部分に万一触ってしまったときに、高電圧を遮断する機能を備えています。御使用になる方にも安心して、お使いいただけます。耐電圧試験器100V電気製品専用の電気用品安全法(PSE法)耐電圧検査装置です。中古家電リサイクルショップ向けに特化したPSE法対応検査器です。コンセント形状にし、試験をする電気製品を接続し良い様に、高圧出力部をコンセントにしました。高圧出力部が直接触れられない為、試験の安全性も向上しています。ゼロ投入スイッチ、試験時間タイマー装備。絶大な威力を発揮します。測定範囲0.5MΩ〜2000MΩの絶縁抵抗試験を行えます。電源に高効率のスイッチング直流電源とPWM方式の交流電源を採用。アース導通試験器(TOS6200)と組合わせる事により4種類の試験を1つの工程として、実行可能。5kV/1000mAのAC耐電圧試験。6kV/最大出力50WのDC耐電圧試験。-25V〜-1000V/0.01MΩ〜9.99GΩの絶縁抵抗試験。TOS9200/9201は、TOS9200/9201から供給する試験電圧を複数の試験ポイントに分配する為の高電圧スキャナーユニットです。高電圧スキャナー1台で出力を4チャンネルに拡張し、各チャンネルはHIGH、LOW、OPENの任意の電位に設定でき、4点の試験ポイントの任意の点に対して、AC/DC耐電圧試験または、絶縁抵抗試験を行うことができます。連続して実行可能です。IR→ACW、MANU.ACW、MANU.IRのいずれかを設定)。耐電圧試験は最大出力5kV・出力容量500VA(AC専用)で、耐電圧試験が可能。[画面クリックで詳細]KIKUSUI-TOS5050A/TOS5051A/TOS5101AC/DC耐電圧試験器TOS5030は、製造中止となりました。TOS5101は、SC/DC共に10kV出力電圧のタイプです。耐電圧試験を行う為の専用機です。0〜2.5kV/5kV、電流検出0.1〜110mA(AC)、0.1〜11mA(DC)。耐電圧試験を行う為の専用機です。0〜2.5kV/5kV、電流検出0.1〜110mA(AC、PSCマークの産業省推薦の機種です。AC耐電圧試験器(ライズタイムコントロール機能付)各種安全規格の中で耐電圧試験を行う専用試験機です。ライズタイムコントロール機能付の耐電圧試験器です。ポータブル耐圧試験器ポータブルサイズに機能を凝縮し、コストダウンを追求。レンジ10mA、分解能0.01mA/100mA,分解能0.1mA。絶縁しけん・耐圧試験の自動化・高電圧の多点自動試験に3930高圧スキャナも付けれます。[画面クリックで詳細]HIOKI-3159/3159-01/3159-02/3159-03/3159-04絶縁耐圧試験器1台2役、絶縁(500/1000V)・耐電圧(トランス容量500VA)の連続試験が可能。規定された試験条件を最大20通りまで保存。Aメーター有無の組合せでバリエーションが多彩。絶縁耐圧試験器(ラックマウント式)本器は、絶縁抵抗試験部と絶縁耐圧試験部を一体化したラックマウント式の試験装置です。100V:0.2MΩ〜200MΩ。)を自動的に試験できます。各設定項目の判定値は、デジタルスイッチにて簡単に設定できます。入力には、2kVAのAVRが内蔵。絶縁油やゴム手袋、ゴム長靴等活線防具の耐圧試験用として製作されました。電気設備の保安規定により、変電所等では、定期的に絶縁油の点検が行われていますが、本器の使用により、最も完全な試験を安全容易に行えます。携帯可能となっています。高周波耐圧試験器(リニアアンプ式)本器は、出力周波数100〜999Hz、出力電圧0〜5000Vrmsまで可変できる高周波耐圧試験器です。遮断電流は1〜99mAまで1mAステップで可変。印加時間は最大59時間59分までプリセット可能。パルス耐圧試験器(正/負極性切替式)本器は、周波数10kHz〜100kHz、パルス幅5〜15μSec、出力波高値0〜5kVまで可変のパルス耐圧試験器です。可能で、印加時間は最大59時間59分までプリセットできます。スイッチングレギュレーター・シリーズレギュレーターを使用して安定した電圧を供給。