SC4AJ横河電機は各種液体の導電率を正確にモニタ・制御するのに最適なオンライン導電率計を提供しています。タッチパネル採用の4線式導電率計SC450G、FLXA402、2線式液分析計FLXA202、FLXA21、をラインナップしています。低導電率アプリケーションの測定を意図して開発した、便利なコンパクトスタイルの製品です。様々な取付条件に対応できるアダプタを用意し、プロセス配管への直接挿入を可能にしています。mのケーブル長のラインナップを用意しています。接続することで、デジタル検出器として使用できます(Variopinコネクタ付き)。現場の用途や様々な組み合わせに対応した導電率検出器です。*FLXA、FLEXAは、横河電機の商標または登録商標です。対応(Variopinコネクタ+SA11アダプタ接続時)*詳細は一般仕様書をご参照下さい。概要:発電所等におけるボイラ水の水質管理項目には、復水器以降での海水の漏洩検知や供給水の純水装置に使用するイオン交換樹脂のブレーク監視があり、導電率計が使用されます。採用することにより、1台で両方の管理が可能となります。導電率計はボイラ水用純水の管理などにも使用されます。ケーブルの長さ(an-sc-detector-05-cable)2電極式検出器および4電極式検出器のケーブル長は最長20mで、それ以上の延長はできません。)は最長20mまでで延長はできません。...導電率検出器のケーブル端末の端子形状と適用変換器について(an-sc-detector-06-cable-terminal)導電率検出器のケーブル端末の端子は、下記の3種類が用意されています。ご参照下さ...導電率検出器の洗浄について(an-sc-detector-04-cleaning)2電極式の場合、検出器が汚れてくると電極の表面に絶縁皮膜が形成されて、見かけ上セル定数が大きくなり、測定誤差を生じます。検出器を洗浄すると測定精度は回復します。4電極式検出器および電磁式検出器では、汚れや分極による抵抗は測定精度に大きな影響を及ぼしません。検出器の洗浄方法を下記に示します。標準的なアプリケーションでの汚れは、ぬるま湯に家庭用洗剤を加えたものを使用すると洗浄効果が上がります。石灰や水酸化合物には、5~10%塩酸溶液での洗浄が効果的です。有機的な汚れ(油脂な...導電率検出器と変換器(または伝送器)の組み合わせについて(an-sc-detector-03-combination)検出器と変換器(または伝送器)の組み合わせは以下の通りです。...導電率検出器のセル定数について(an-sc-detector-02-cell)セル定数は検出器の形状などで決まる値です。実際は個々の検出器によって多少の違いがあります。個々の検出器のセル定数は、検出器の銘板に記載されていますので、変換器と組み合わせて使用する際にセル定数の設定をしてください。セル定数は、導電率のわかっている校正用溶液の抵抗を測ることにより、下式から求めることができます。...導電率検出器の種類と測定範囲(an-sc-detector-01-type-range)導電率検出器は、大きく分けて「電極式」と「電磁式」があります。電極式検出器は「2電極式」と「4電極式」に分けられます。それぞれの検出器のセル定数、最小測定レンジおよび最大測定レンジを下表に示します。導電率検出器の測定方式による大まかな使い分けを下記に示します。一般的な導電率検出器で、水道水や工業用水などの低導電率の液体の測定に適しています。汚れや分極の影響を受けにくい測定法式です。工場排水や下水など汚れの厳しいアプリケーションに適しています。Corporationトップ。