(エックス線の管理に関する知識)エックス線装置を用いて図�Tのように鋼板に垂直に細い線束のエックス線を照射した場合、P点における1cm線量当量率は(1)〜(5)のうちどれか。照射条件等は次のとおりとする。エックス線装置の管電圧は200kV、管電流は5mAである。エックス線管の焦点XからP点方向へ1mの距離における漏えい線の1cm線量当量率は3.5mSv/hである。照射方向と150°方向の後方散乱線の1cm線量当量率は、図�Uのとおりである。その他の散乱線は無いものとする。PT=5m、PX=3.6mとする。Tは照射野の中心を示す。白色エックス線及び工業用エックス線装置についての一般的な原則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)管電圧が一定の場合、管電流を増加させると、発生するエックス線の最短波長は短くなる。(2)管電圧が一定の場合、管電流を増加させると、発生するエックス線の最高強度を示す波長は長い方へ移る。(3)管電圧が一定の場合、管電流を増加させると、発生するエックス線の全強度は管電流に比例して増加する。発生するエックス線の全強度は変わらない。(5)管電圧と管電流が一定の場合、ターゲットの元素の原子番号が大きいほど、発生するエックス線の最短波長は短くなる。5mSv/minであるエックス線装置を用い、照射条件を変えないで厚さ10mmの鋼板と厚さ50mmのアルミニウム板にそれぞれ別々に細い線束のエックス線を照射したところ、これを透過したエックス線の1cm線量当量率はエックス線管の焦点から1m離れた点でいずれも0.5mSv/minであった。同じ照射条件で、厚さ20mmの鋼板と厚さ50mmのアルミニウム板を重ね合わせ70mmとした板に照射すると、エックス線管の焦点から1m離れた点における透過後の1cm線量当量率は何μSv/minか。鋼板及びアルミニウム板を透過した後のエックス線の実効エネルギーは、透過前と変わらないものとする。エックス線の性質として、誤っているものは次のうちどれか。(1)荷電粒子の流れである。(2)波長が可視光線より短い電磁波である。(3)磁場により進路を曲げられることがない。(4)物質を電離させる作用をもつ。(5)波長の短いものほど物体をよく透過する。エックス線管の一般的構造等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)熱電子を陰極から陽極に向かって加速し、大きな運動エネルギーを与え、これを陽極のターゲットに衝突させエックス線を発生させる。(2)ターゲット上のエックス線が発生する部分を実焦点といい、これをエックス線束の利用方向から見たものを実効焦点という。(3)エックス線管のフィラメントの周囲には、エックス線管の焦点を小さくするための集束カップが設けられている。(4)エックス線管のフィラメント端子電圧は10kVにもなるので、フィラメント加熱用変圧器には昇圧変圧器が用いられる。生した熱を外部に放出するようにしてある。)との関係を示した式として、正しいものは次のうちどれか。μ(cm-1)は減弱係数を、χ(cm)は物体の厚さを示す。エックス線が物体を透過した場合の減弱等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)エックス線が物体を透過する場合、低エネルギーのエックス線は、高エネルギーのエックス線よりも減弱係数が大きい。(2)白色エックス線が物体を透過する場合、吸収体の厚さの増加に伴い、エックス線の実効エネルギーは顕著な減少を示す。(3)同一のエックス線装置の管電圧、管電流を一定にして発生させたエックス線を厚さの等しい鉛板と鋼板に透過させたとき、エックス線の減弱は鉛板の方が大きい。(4)半価層は、同じ吸収体であっても、照射するエックス線のエネルギーによって異なる。束の場合より勾配が緩やかで、見掛け上、減弱係数が小さくなったかのようにみえる。エックス線を利用した各種試験装置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。料の欠陥等を識別する装置である。質の面間隔の変化を測定することにより、生じている応力の大きさを求める装置である。(3)エックス線回折装置は、結晶質の物質にエックス線を照射して得られる回折像から結晶構造等を求める装置である。(4)蛍光エックス線分析装置は、白色エックス線を試料に照射し、生ずる蛍光エックス線の性質を調べ、試料の定性、定量分析を行う装置である。(5)エックス線マイクロアナライザーは、溶液状の試料を噴霧して炎の中に送り込み、それから発する特性エックス線を分光して、強度等を測定することにより、元素の定量等を行う装置である。務づけられていないものは、次のうちどれか。(1)作業環境測定を行うこと。(2)管理区域の標識が適正に設けられるように措置すること。(3)放射線測定器(被ばく線量測定用具)が適正に装着されているかどうかについて点検すること。(4)放射線業務従事者の受ける線量(線量当量)ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。射線を労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講ずること。外部被ばくによる線量(線量当量)の測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)男性の放射線業務従事者の胸部が最も多く放射線にさらされるおそれのあるときの被ばく線量の測定は、胸部についてのみ行えばよい。指について行わなければならない。(3)妊娠中の女性の被ばく線量の測定は、必ず胸部と腹部について行わなければならない。(4)1日における被ばく線量が1cm線量当量について1mSvを超えるおそれのある労働者については、線量の測定結果を毎日確認しなければならない。(5)放射線業務従事者ではないが管理区域に一時的に立ち入る労働者に対しても、管理区域内において受ける被ばく線量の測定を行わなければならない。よる健康診断に関する次のAからDまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。被ばく歴の有無の調査は、雇入れ又は配置替えの際行えばよく、その後は定期に行わなくてもよい。定期の健康診断における白内障に関する眼の検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。定期に行わなければならない。皮膚の検査は、原則として1月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。エックス線にかかる放射線業務を行う作業場の作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分である。(2)エックス線装置を固定して使用する場合、その使用方法を変更することがあっても、遮へい物の位置が一定していれば、測定は、6月以内ごとに1回、定期に行えばよい。(3)測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行うものでなければ、法で定める作業環境測定を行ったことにはならない。(4)測定の結果については、一定の事項を記録し、5年間保存しなければならない。(5)測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る労働者に周知しなければならない。示しなければならないものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。外部放射線の防護に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。200kVのエックス線装置を放射線装置室内で使用するときは、エックス線装置に電力が供給されていることを自動警報装置により関係者に周知させる措置を講じなければならない。角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。(3)特定エックス線装置を使用するときは、軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合を除き、ろ過板を用いなければならない。内に設置しなくてもよい。管回路を開放位にする自動装置を設けなければならない。エックス線装置構造規格に関する次のAからDまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。定格管電圧5kVのエックス線装置については、この構造規格は適用されない。エックス線の研究又は教育のため、使用のつど組み立てる方式のエックス線装置については、この構造規格は適用されない。医療用のエックス線装置には、この構造規格が適用されるものはない。月日及びエックス線作業主任者の氏名を表示しなけらばならないとされている。安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。労働者数はいずれも常時使用する人数とする。(1)エックス線による非破壊検査業務に従事する労働者20人を含む30人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。(2)エックス線による非破壊検査業務に従事する労働者30人を含む40人の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設けなければならない。(3)エックス線による非破壊検査業務に従事する労働者20人を含む60人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。(4)エックス線による非破壊検査業務に従事する労働者30人を含む70人の労働者を使用する事業場では、衛生推進者を選任しなければならない。選任しなければならない。