大型装置運転室(GOD)大型装置運転室(GOD)グループの概要GODグループでは、大型ガラスレーザー装置の激光XII号(GXII)およびLFEXの運転・維持および改善・開発を行っています。GODグループは、GXII班、LFEX班、Plasma班、Target班の4つの班から構成され、日々担当機器の整備に力を注いでいます。レーザー装置の最終段までには、様々なコンポーネントが設置されており、これらのコンポーネントの中心をレーザー光が通るように光軸調整(レーザーアラインメント)が行われる。レーザーの性能を維持するために、エネルギー、パルス波形、ビームプロファイルなどを監視している。ターゲットに照射する直前には、波長を変換するためのKDP結晶が配置され、赤外光を効率よく緑色または、紫外光に変換している。性能の向上を目的として、装置に関わる設備の様々な改善・開発も行っている。激光XII号には、数mmのミラーから、大きい物では、500mm程度のミラーやレンズなどの光学部品が約5000個使用されている。これらの光学部品は、レーザーによる損傷や経年変化により性能劣化するため、交換する必要がある。これらの光学部品の受け入れ検査、管理を行っている。ディスク増幅器が配置されており、これらの増幅器は、フラッシュランプにより励起され、長期に使用していると埃などの焼き付きがひどくなり、出力が低下する。そのため、計画的にこれらの増幅器の洗浄を行う必要があり、これらの増幅器をクラス100のクリーンルーム内で、分解洗浄を行い、激光XII号の性能維持を行っている。用いたパルス伸長器、3台の光パラメトリックチャープパルス増幅(OPCPA)器からなっており、これらの装置の運転、維持、開発を行なっている。激光XII号とターゲット上でのタイミングを極力ずれなく調整するため、LFEXからの光を任意のパルス幅にして激光XII号に送り、光同期によるレーザーショットを行なっている。デフォーマブルミラー等がある。これらの装置への光軸アラインメントやレーザーパターンの波面補正を行い、レーザーショットを行なっている。レーザーショット時には、出力エネルギー、パルス幅、スペクトル幅、ショット時の波面などを計測している。増幅部から来た4ビームのレーザーを真空チャンバーに入ったダイヤモンド型パルス圧縮器に導き、42×92cmの大型回折格子を1ビーム当たり2枚用いて、パルス圧縮を行ない、ターゲットチェンバーへ軸外し放物面鏡で4ビームを1つのビームとして集光している。とも、よりレーザーの品質向上やオペレーションの向上等を目指して、改良、開発を行なっている。XII号での実験におけるプラズマ計測器は、実験の内容によって様々であり、それぞれの実験グループが独自に開発するものも多いが、いくつかの基本的な計測装置は標準計測器としてPlasma班が開発・維持・管理および実験時にオペレーションし、ユーザーをサポートしている。主なものは、X線ピンホールカメラ、X線ストリークカメラ、X線フレーミングカメラなどである。モニター情報を得ることが可能である。付けポート、および真空排気系を有するシステムである。ターゲットチャンバーの維持、特に真空排気系の運転整備に関しては、ポンプの定期メンテ、更新等を年次計画に基づき実施している。おいて爆縮加熱ダイナミクスを診断するための強力なツールとなっている。レーザープラズマ実験に用いるターゲットの開発、供給ターゲット開発では均一な厚さを持つ固体燃料層をどのようにして高速点火ターゲットの内部に作るかを中心に技術開発が進められています。高速点火方式での最大の課題である加熱効率を高めるため、いろいろな構造、材料のターゲットが提案されていますが、そのアイデアをいかに実現するか、技術開発が続けられています。アクセスお問い合わせサイトマップお知らせ主催・共催・支援イベント情報コミュニティー関連イベント。