電子計測系のプログラミング言語、HP-BASICについて解説します。ページHP4062UX:言語リファレンス・S1HP4062UX測定リファレンスとしてここではS1について解説します。使用するようにしてください。用法については例文を記しますので参照願います。設定したフィードバック測定を実行します。S1は異常発振データ,S2はコンプライアンスにかかわる異常。フィードバック測定のための測定を行います。フィードバック測定のための測定を行います。(サーチピン番号/ポートアドレス,センスピン番号/ポートアドレス,サーチモード,測定モード,最小制御値,最大制御値,目標値(,レンジ(,コンプライアンス(,待ち時間(,収束精度)))))Set_cmuこのサブプログラムはCMUの積分時間と測定信号レベルを設定します。(積分時間(,積分信号レベル))Set_cmu84このサブプログラムはCMU84の積分時間と測定信号レベルを設定します。(積分時間(,積分信号レベル))Set_ctこのサブプログラムはC-t測定の測定条件を設定します。(パルス電圧,測定電圧,測定点数(,パルス幅(,測定間隔)))Set_cvこのサブプログラムはC-V測定の測定条件を設定します。(スタート電圧,ストップ電圧,ステップ数(,ホールド時間(,ディレイ時間)))Set_cv84このサブプログラムはCMU84でC-V測定の掃引条件を設定します。(スタート電圧,ストップ電圧,ステップ数(,ホールド時間(,ディレイ時間)))Set_ivこのサブプログラムはI-V測定条件を設定します。サーチポートの出力値を戻すというフィードバック測定のための設定を行います。