xとすると、セットアップ測定したI0-4を用い、xを求める。couplingRTVの屈折率がQuartzと違い、Windowが傾くと、経路が変わり得る。接着用ゴムRTVによる影響を知りたい。(1996)QuartzのSquarenessやStraightness、ミラーの角度などの影響をMCシュミレーションで見積もる。影響が最も顕著で、補正できない効果として現れる。他の影響に関しては無視できる。Trackの角度θtrackを横軸にして値を比較する→mean値のずれは補正可能。15%が”lobes”52本のうち28本に”lobes”が見られた。krad照射後に、透過率が落ちない事を確認したい。Co60を用い、O(MeV)の光子を照射。2つのタイプのQuartzをテスト。自然の粉状のQuartzから構成。SiCl4などから合成。kradで透過率が半減。kradまで問題ない事を確認。干渉によるLobes(極大部分)を見る事で、Quartzの不均一性を調査。Ingot(素材の塊)を用いる。レーザーを入射し、脇の点を見る。典型的に真ん中の数%結果18Quartz構成の際、Quartzを回転させている。円の接線上に入射した時に、脇の点が発生。入射角度により脇の点が出なくなる位置が異なる。左右に走る1本の黒いラインは、スケールを表すためのワイヤー。周期構造の存在が、再確認された。HeraeusQPCでは、脇の点の強度が真ん中の点に比べO(10-4)。Heraeusの1/100。amplitudeがわかる。barの形状が維持されているか確認。(角が損傷されていないか、表面は平らで、各面が平行/垂直かを確認。theoryから反射率を入射角の関数として計算。theoryとの相違がみられる。counterで決める。backgroundのシミュレーションに使用。・Delta-Rayに加え、EPOTEK/silica面での反射もシミュレーションに加えると、データを説明できた。radiator」DIRCについてのまとめの論文。これまでのノートに書いてあるものもほぼ全てまとめられている。glue(EPOTEK301-2)・EPOTEK301-2がガンマ線(Co60)70kradに耐性があることを確認。chipの総面積が6mm^2以下という要求を満たした。最終的に、TOPにおける時間分布の詳細を理解したい。thesis下に横たわる分布の源や、ガウス関数の幅がデータで広い理由の理解。そのために、Quartzの形状や内部構造の理解は不可欠。DIRCにおける研究は、非常に参考になる。issue?Send。