高感度の吸収分光を行うための常套手段の一つは、光路長を長くするという方向性にあります。光軸調整が容易でなく、光路長が容易にわからないといった難点があります。ドーナツ状の凹面鏡により、セル空間中に光束を効率的に充填するように設計されており、低容量で長い光路長が得られるため、検出の応答時間が非常に短くなり、リアルタイム測定に最適です。ミラー間距離、ミラー傾き、及びミラー回転角によりパス数が決定され、カップリングホールから指定された入射角で光を導入すれば、等しい出射角で光が出射するようにすれば指定の光路長が得られます。カップリング位置からの単純な凹面鏡の反射と同等に扱うことができ、極めて調整が容易かつ確実であります。渦相関法フラックス測定へと拡がります。mの光路長が得られます(AMAC-76の場合)。L/Mスクロールポンプ使用の場合)。特徴的で明瞭なスポットパターンが形成されていることを確認すれば、それがすなわち所定の光路長が得られていることを保証します。光軸調整が容易で、一旦合せたら多少の振動などでも外れません。mに対応したAMAC-36、AMAC-76、AMAC-100及びAMAC-200があります。mに対応したAMAC-36LW及びAMAC-76LWがあります。