おいても安定的、定量的なナノ力学特性評価、ナノトライボロジー特性評価を実現します。安定までの待機時間ロスを低減します。酸化などの化学反応の影響を抑えるためにxSolステージ上の雰囲気ガスをコントロールすることが可能です。冷却システムは-80°Cまで(オプションで-120°Cまで)サンプルを冷却した状態で、定量的なナノ力学特性評価、ナノトライボロジー特性評価が可能です。冷却乾燥窒素ガスとPIDコントロールされたヒーターを用いることで、xSolステージ上のサンプルの温度を正確にコントロールし、熱ドリフトも抑制、設定温度までスピーディーに到達します。ステージ内は冷却された乾燥窒素ガスで満たすため、水分によるサンプルの凍結を防ぎ、極低温での長時間の測定を可能にします。0.1ppm以下に抑えた環境下でナノ力学特性評価が可能です。不活性ガス雰囲気下における評価が必要な各種材料に特に有効です。本グローブボックスシステムでは、高真空の10-4Torr環境下と同様の酸素分圧を実現し、正確に制御されたガス雰囲気下で材料のナノ力学特性評価を安定的に行うことができます。使用される材料や吸放湿性のある材料などのナノ力学特性評価、ナノトライボロジー評価に特に有効です。サンプル全体の湿度調整を必要とするマクロな評価と異なり、ナノ力学特性評価は試料表面の湿度調整のみで評価可能なため、試験時間の短縮が期待できます。