時間がかかったが、これでソフトパワースイッチと、過放電防止の回路はすべて順調に動いたようだ。ケースにUARTのケーブルを差す口を空けて、ケースを開けなくても、貯めたデータを吸いだせるようにする。これでさらに実用に近づいた。きのう事務所の往復に持ち歩いたが、3時間以上全く問題なく測定できた。地下鉄と地上の線量の違いも明確に区別が出来る。ガンマー線だけ測っている分には全く安定しているようだ。このプロジェクトも、このあたりで少し区切りをつけよう。電源制御は予想にたがわず難物だったけれど、ソフトパワースイッチにはだいぶ自信がついた。経験値も上がったように思う。ソースコードと回路図を公開することにする。ガイガー管がベータ線でCPMが増加する問題は先の課題にしよう。以下に、AVRStudioのフォルダーでかためたソースコード一式を置きます。タクトスイッチの仕様がSparkFunのと異なっているので注意してください。回路図のBSch3Vファイルもフォルダーの中に入っています。ガイガーカウンター2号機完成へ暗雲がたれこめている。CHANEYのキットを使ったガイガーカウンター2号機がもう少しで完成というとき、ガイガー管(以降GM管)、SBM-20不良の可能性が出てきた。通電時間が長くなると(30分以上)、検出パルスがどんどん増えてきて、数時間で当初の3倍から4倍になってしまう。このところの東京の環境放射線量は全く安定しており、この変化は機械以外考えられない。初めは改造による電圧の高すぎ(約500V)によるものと思っていたが、オリジナルのキットの状態(390V近辺)に戻しても同じ状況であることを確認した。電圧は時間が経っても変っていない。ウェブでGM管の情報を詳しく調べる。それによるとGM管には内部クェンチといって、一旦放電が起きたあとの連続放電を避けるためガスが封入されていると書いてある。このガスが抜けると、クェンチがうまく行かなくなって、パルスの数が増えてしまうという。いえば、工作の途中、ケースに入れようとして管壁を少しへこませてしまった。これでガスが抜けたのかも知れない。本当にガスが抜けたのなら、最初からパルスが派手にでるはずで、時間とともに増えていくというのは良くわからない。ウェブをさらに探し回るが、こういう現象を報告しているサイトは見つからない。放射能を持つマントルを近づければ派手にカウントが上がるし、放射線を検知していることには変りはないので、検知器としては使えるが、測定器としては、電源をいれたままにすると線量が2倍とか3倍になるというのでは、数値を出す測定器としては意味をなさない。CHANEYのキットは、小中学生向けの教材ということだが、使っている管は旧ソ連製とは言え、市販の線量計にたくさん使われている定評のあるGM管である。こんなことが起きるとは考えられない。自分のSBM-20がおかしくなったというのが順当なところだろう。これはやはり、管を替えて調べてみるしかないか。ひところに較べると、GM管も入手し易くなった。一般のショップでは売っていないが、オークションなどで見ると結構、品物がでまわり、値段も落ち着いてきている。このSBM-20あたりは、3千円近辺で買えるが、いまさらガイガー管でもないような気もするし、すぐには決断がつかない。1台、ガイガーカウンターはある。放射能計測にこだわることはない。このキットのために、ちょうど合うケースをみつくろい、LEDの窓も開け、工作を進めて、あと一歩で完成するところまで来ている。このまま、引き下がるわけにも行かない。SBM-20を新しく2本入手。GM管の不良ではなかった(9/30/2011)迷った挙句、SBM-20を初めてのヤフオクで2本入手した。取引だったが、順調に品物が届いて胸をなでおろす。テストの結果、意外な事実が判明した。入手したGM管は2本とも、最初の管と同じように、程度の差こそあれ、すべて時間が経つにつれてパルスが増加していくことがわかった。最初の管はガス漏れしていなかった。このSBM-20という管そのものが、こういう性質を持っているのだ。し始めることに変りはない。最終的には3倍から4倍になり、そのあたりで落ち着く。このSBM-20を使った市販の線量計は沢山売られている。これらは大丈夫なのだろうか。それとも、この性質を補正する回路にでもなっているのだろうか。いずれにしても、今の回路のままでは、長時間測るのは無理がある。1時間単位に測らないと正確な数値を求めることはできない。それとも買ったのが2本とも不良品なのか(まさか)。さあどうする、である。機器としては完成させよう(10/2/2011)GM管の不安は残るが、工作としては中途半端なまま終えるのは面白くない。電子機器の定番、ソフトパワースイッチやペリフェラルの電源制御など新しく試みたものもある。ケースの中に入れて動くところまで工作を続けることにする。何かとても無駄なことをやっているような気もするが、まあ我慢して、黙々とLCDまわりの配線を続ける。テストしてみるとLCDの配線は一発で通ったが、あろうことか、表示が逆にでた。LCDを天地逆さまに取り付けてしまった。基板に貼られたシールで画面の天地を判断していたのだが、シールが逆に貼られていたとは気がつかなかった。LCDの表示の天地の修正は結構面倒である。接着したところをナイフではがす。