本日9:00より、真空悪化の件でRing内作業実施予定です。B23-24間のリークチェック作業継続中。現在の真空作業状況:昼間B23-24間のリークチェック行ったが、フランジ、溶接部からはリークは発見できず、夕方より冷却水配管のリークチェックを行っています。B23-24間リークチェックを行ったがリーク場所特定には至らず。9:00頃から再度リークテスト開始予定。テスト運転を行う予定です。B23-24間のリークチェック作業開始。リークチェック作業終了。テスト運転を開始します。RF立ち上げを行っています。