>2018年04月03日10:05注意!流量単位には罠がありますよ!!カテゴリMFC豆知識ezj_deco02Comment(0)流量計、特にマスフローコントローラやマスフローメータで使用される流量単位は複雑です。計を謳いながら、質量流量単位g/hを使用する事は希です。代わりに体積流量単位を使用するのですが、この場合は、基準となる温度&圧力条件での定義が必要です。0°CでNORMAL(ノルマル)状態を示す。(リッターは小文字“l”が正しいのですが、カタログ等では誤認を避けるべく“L”を用いることもあります。Pa・m3/secを使用する事もあります。Pa・m3/sec「めんどくさいなぁ。どっちでも大差ないでしょ!」と言ってはいけません。1%を気にしているどころではありません。ボイル・シャルルの法則を思い出してみたら、すぐわかりますね?Q:校正温度を間違えてMFCを製作手配すると、どうなりますか?A:本来の温度基準ではない為、誤差が発生します。7%も流量が多く流れてしまうのです。こわいですね!気を付けましょう。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。