テクニカルカンファレンスサポートマニュアルFTPサイトレベル測定入門レベル測定は多くの産業におけるプロセス制御に不可欠なものであり、主に2つタイプに分類されます。ポイントレベル測定センサーは、液体面の1点のデスクリートな高さ、つまり設定されたレベルをマークするために使用されます。一般的に、このタイプのセンサーは、充填しすぎな状態を知らせる高レベルアラームとして、またはローレベルのアラームのマーカとして機能します。連続レベルセンサーはもっと複雑であり、システムの全レベルのモニタリングが可能です。このタイプのセンサーは1点のレベルを測定するのではなく、ある範囲内のレベルを測定し、容器内のレベルと直接的に相関したアナログ出力を生成しています。レベル管理システムを構築するために、出力信号はプロセス制御ループに組み込まれビジュアル表示がされます。出力が必要か?設計のバリエーションフロートスイッチこのポイントレベルセンサーでは、磁石のフロートが液体表面の動きにつれて動いています。この動きでステム内に密封された「リードスイッチ」が動作します。最小になり、さまざまな媒質と一緒に使用できます。レンジスイッチおよび出力ドライバー回路で構成されています。マイクロプロセッサからの送信パルスとゲートパルスは、アナログ信号プロセッサを経由してセンサーに流れ、そこから超音波ビームが液体表面に発信されます。センサーは表面からのエコーを検出し、それをマイクロプロセッサへ戻します。マイクロプロセッサはセンサーと表面レベル間の距離をデジタル化します。受信信号を継続的に更新することで、マイクロプロセッサは液体レベル測定値の平均値を計算します。mA未満に下がりますが、これは液体レベルが低レベルであるかまたはパイプ内が空である状態を示しています。比較し、出力リレーを励起して高レベルまたは低レベルであるか示します。8秒を超える時間の信号ロスがあるとリレーの励起を止めて、元の状態を戻ります。表面が波打つ影響を最小化するために、電子回路には0.5秒の遅延が組み込まれています。接触型超音波センサーこのセンサーに使われている低エネルギーの超音波デバイスは、あるポイントで液体レベルを測定します。フィールドマウントのセンサーと内蔵ソリッドステートアンプから構成される接触型超音波センサーには、可動パーツがありませんし校正も不要です。一般的には、電源と外部の制御デバイスを接続するための端子ブロックがあります。超音波信号は、センサーの1/2インチのギャップを横切っており、このギャップに液体が入るとリレースイッチが制御されます。センシングレベルです。液体レベルがこのレベルを下回ると、超音波信号が減衰され最終的にはリレーを前の状態に戻します。このセンサーは、ポンプや電磁弁、高/低アラームを自動的に動作させるために容器やパイプ内で使用されます。タンクを満タンにしたり空にしたりするため、および液体体積を測定するためには、2つのセンサーが必要になるでしょう。このセンサーはほとんどの液体と適合しており、センサーが液体で被われても、水滴や泡、蒸気が付いていても問題ありません。液体の気化が激しい場合またはセンサーのギャップを塞いでしまうほど液体の粘度が高い場合、問題が生じます。超音波センサーとは異なり、キャパシタンスセンサーは、ポイントレベル測定または連続レベル測定に対応しています。このセンサーではタンク内の液体レベルの変化をモニターするプローブを使い、その出力を電子的に容量値と抵抗値に整形します。この値はアナログ信号に変換されます。プローブと容器の壁がコンデンサーの2枚のプレートに相当し、液体が誘電体媒質となります。レベル変化のみに対応して信号が出力されるので、プローブ上に物質が堆積してもその影響を受けません。流体容器が非電導性である場合は、デュアルプローブの使用または導電性ストリップの外付けが必要なことがあります。リジッドなプローブでもフレキシブルなプローブでも、PTFEで絶縁した導線が一般的に使われています。液体の測定に必要な極めて高い感度が得られます。リジッドなプローブを使うにはクリアランスが十分でない場合には、または非常に長いプローブを使う必要がある場合には、フレキシブルなプローブを使用すべきです。リジッドなプローブは高い安定性を有しています。プローブの揺れが信号の変動に結びつく乱流を含むシステム内では高い安定性を示します。された信号出力があるので、LVU40シリーズのセンサーは非接触型連続液体レベル測定の分野にこれまではない次元での自由度をもたらしました。いう高精度をもつこのセンサーには、周辺の妨害物からの擬似エコーを実質的に排除するフィルターが組み込まれています。コントローラーと組み合わせるとポイントレベル測定に利用できます。液体レベルの非接触測定が必要な用途向けのLVRD500レーダー送信器が適切な価格で利用可能になりましたが、これは超音波センサー技術が当然行きつく先の展開です。このセンサーは、表面に蒸気やごみまたは泡があるので超音波測定ができない場所に最適なセンサーです。レーダーセンサーは、マイクロ波パルス技術を利用して測定対象である液体をアンテナ先端からタンクの底まで追跡します。この先進的な「エコーマーカ」信号処理により、環境条件に左右されず信頼のおけるパルス波形が継続的に得られます。RS-232とRS-485の2つのモデルが用意されています。自己診断機能付きのマイクロコントローラーが、軸の回転とモータ取り付け板を連続的にモニターしており、物質の有無と機械的または電気的な故障に即座に反応します。磁気的な検出/検知を行うことで、光学的なシステムでは避けがたいセンサーの汚れの問題を回避できます。ねじ込むだけでカバーをすることができるのでボルト止めは不要です。