「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものだ。電源は迷ったが、やっぱりいつものようにACアダプターを内部に入れることにする。秋月で、最近売り出したこれまでより小型と謳っている5VのACアダプターを入手する。確かに小さいが、少し丈が長くなる。千石では、電源制御部のケースを買う。この大きさでは電源アダプターが半分以上を占めるが、Tiny13ならこれでも入るだろう。絶縁タイプのACアダプターというとどうしてもこういう形にしかならない。何か他に良い方法はないだろうか。AC電源基板となると、どんな小さいものでも¥1000以上するし。ガイガーカウンターが動かなくなった(9/25/2012)ここにきて思わぬ事件が発生した。焦電センサーの実装の参考に、同じようなケースを使っているガイガーカウンター2号機ケースを開け閉めしたところ、急にガイガーカウンターの調子がおかしくなったのである。LCD表示が出なくなり、そのうちGM管のパルスが止まった。やれやれ、この忙しいときに故障だ。いうものをほおっておけない性分である。4V以上あって問題なし。LCDが出ない原因はすぐわかった。LCDへのリード線が2本も断線していた。慌ててハンダごてを取り出し修復する。高圧が出ない症状は直らない。これは片手間で直るトラブルではなさそうだ。腰を据えて修理体制を整える。ケースをすっかりはずし、オシロを持ち出して少しづつ回路の中の波形を調べていった。よし、励起パルスは正常に出ている。次はフライバックトランスをドライブするトランジスター(TR)である。ベースにプローブをあてる。コレクターは全く音沙汰なし。ふむ、やっぱりTRのパンクか。機嫌よく動いていて突然動かなくなるのは、大抵はTRなどの半導体で、次はコンデンサーである。抵抗で突然動かなくなることは、焼損などの徴候がなければまずあり得ない。ここのTRは以前、ピンセットで高電圧をリークさせたときにパンクした2N3906というオリジナルから取り替えたコンパチの2SA1015である。ピンアサインが違うので、コレクターとベースがテレコになってハンダ付けされている。こいつが壊れたようだ。新しい2SA1015に取り替えてみる。