色の影響を受けない高精度測定が可能であり浄水場で手分析に使われている積分球式濁度計と高い相関性を持つ測定方式を採用した上で、より高感度な測定を可能にしました。人の目では見分けのつかないような低い濁度の水を、高い精度で測定することが可能です。業種:上水道TB700GとTB700Hの接点出力について(an-tb700-10-contact-output)上下限警報や異常を知らせる接点出力3点と、レンジ識別用接点出力3点が用意されています。...TB700GとTB700Hのレンジ切替え機能について(an-tb700-09-range-switching)アナログ出力2点のうち1点は固定ですが、もう1点は固定またはレンジ切替えの選択ができます。レンジ切替えは、3レンジ切替えまでできます。切替えの方法は、下記から選択して設定することができます。リモート2レンジ切替えまたはリモート3レンジ切替えは、リモートレンジ切替え用接点入力を使用します。主な違いは、下表のとおりです。透過散乱形濁度計の気泡対策について(an-tb700-12-bubbles)光を使用する計測では、気泡による指示値の変動やドリフトが問題となります。濁度計測の場合には、検出器に入る前に通常大気開放形の脱泡槽を設置して対処しています。減圧によって発生した微細な気泡は浮上しにくく、この脱泡槽の滞留時間では完全に取ることは困難です。TB700G/TB700Hの検出器では、測定水の入口と出口を測定槽の端に設けて、気泡が測定光束の上側を通り、バブルトラップの小孔から排出されるように設計しています。プロセス...濁度計の断水時の出力の状態と対応について(an-tb700-13-water-outage)測定槽への通水が停止されると、一般には気泡が発生しやすくなり、出力が突変したり上昇傾向になったりします。夜間などに定常的に断水する場合は、出力をホールドすることをお奨めします。再通水後は、指示が安定してから(1時間程度)、出力のホールドを解除してください。...TB700G/TB700Hの定期的に点検・保守が必要な項目と周期について(an-tb700-14-maintenance-cycle)良好な運転状態を保つための主な点検・保守項目と推奨周期を下表に示します。実施周期は個々の運転条件により変わりますので、下表を目安に適切な周期で実施してください。...TB700GとTB700Hの出力信号について(an-tb700-08-output-signal)アナログ出力は、2点用意されています。出力レンジは、測定範囲内で任意に設定可能です。パーシャルレンジの設定もできます(最大値と最小値の差は、最大値の20%以上または0.2度の大きい方)。弊社の濁度計では、下記の仕様が公定法に対応しています。...TB700GとTB700Hの洗浄時や保守時に出力のホールドはできますか?(an-tb700-11-hold)できます。エラー発生などのとき、出力信号を直前の測定値またはあらかじめ設定した値に保持することができます。透過散乱形濁度計は、検出器および変換器の測定系部分と、測定水、ゼロ濁度水および洗浄水を供給するためのサンプリング装置で構成されます。本器は、検出器および変換器の測定系のみのシステムと、サンプリング装置を付加したシステムに大きく分類できます。付加されるサンプリング装置は、仕様により3つのタイプに分類することができます。それぞれのシステムの概要について説明します。検出器および変換器の測定系のみのシステ...TB700GとTB700Hの測定槽の洗浄方式と使い分けについて(an-tb700-07-washing-method)測定窓ガラスに付着する汚れには、生物膜(スライム)、無機質(スラッジ等)、油分等があり、それぞれ性質が異なるので、汚れに合った洗浄方式を選ぶことが重要です。下表に、主なアプリケーションにおける推奨洗浄方式を示します。下記のような場所に設置してください。検出器および変換器の測定系部分と、測定水、ゼロ濁度水および洗浄水を供給するためのサンプリング装置で構成されます。本器は、検出器および変換器の測定系のみのシステムと、サンプリング装置を付加したシステムに大きく分類できます。付加されるサンプリング装置は、仕様により3つのタイプに分類することができます。それぞれのシステムの概要について説明します。透過散乱形濁度計のゼロ水および洗浄水(水道水)の条件と消費量について(an-tb700-06-washing-water-condition)消費量は自動洗浄・自動ゼロ校正の場合の例で、流量や配管の状態、および周期や時間設定などにより異なります。...濁度標準液について(an-tb-06-liquid)スパン校正に使用する濁度標準液は下表の3種類ですが、それぞれ準拠する規格も異なり、また測定方式によってもばらつきがあります。したがって、濁度の測定値はどの濁度標準液によって値付けしたのかを明確にしておくことが必要です。日本水道協会...濁度計の校正用チェックプレートについて(an-tb-07-checkplate)TB700G、TB700HおよびTB400Gには、通常の保守でスパン校正用として使用するチェックプレートを付属しています。チェックプレートは、保守時に簡便に校正チェックするためのものです。正確な校正が必要な場合やレンジ変更した場合は、濁度標準液でのスパン校正を実施してください。濁度標準液でスパン校正を実施した後は、付属されているチェックプレートの値も変更してください。このチェックプレートに書かれている濁度値は、標準液を使用して製品個々のゼロおよびスパン校正した後に組み合わせて値付け...濁度計の公定法対応について(an-tb-08-official-method)公定法では、濁度測定に使用する装置(濁度計)の特性を下記のように定めています。上記の特性は、濁度計のレンジの上限値が5度以下の場合に適用が可能です。計器の性能として、定量下限値が設定されています。変動係数とは(標準偏差/平均値)...濁度計の校正について(an-tb-05-calibration)あらかじめ光学系の測定部分および配管の洗浄を行った後、定期的にゼロ濁度標準液および濁度標準液を通水して、濁度計のゼロ点およびスパンを校正します。濁度計にゼロ濁度標準液を通水する。指示値が十分に安定するまで通水した後、ゼロ点を合わせる。下表にゼロ濁度標準液について示します。水道水を0.2μmのフィルタで濾過した水。次のように定められています。積分球濁度に区分し表示する。カオリン標準液と比較して測定する場合には、“度(カオリン)”を単位とし、ホルマジン標準液と比較して測定する場合には、“度(ホルマジン)”を単位として表す。上記の4種類の濁度の指示は、いずれもカオリンまたはホルマジン標準液によって校正されます。「2mmのふるいを通過し、孔径1μmの濾過材上に残留する物質を浮遊物質とする。浮遊物質の量は、水の濁り、透明度などに影響を与えますが、厳密な意味で濁度との相関関係はありません。SSの測定法は、「網目2mmのふるいを通過した一定量を孔径1μmの濾紙で濾過し、その残留物を105~110°Cで2時間乾燥し、秤量してもとめる」としています。透過光散乱光方式と表面散乱光方式のみが採用されています。加えて透過光散乱光方式が採用されています。表面散乱光方式の2種類です。レーザ形濁度計が用意されています。それぞれの測定方式の特徴により、適したアプリケーションがあります。下表に、アプリケーション別推奨機種を示します。Corporationトップ。