>2018年01月16日08:00マスフローで言う"精度"とは?カテゴリMFC豆知識ezj_deco02Comment(0)今回は精度という言葉に関して解説します。マスフローのカタログで一番使う割に、正確な意味を把握されていないのがこの精度という表記です。計測用語での定義では「測定結果の正確さと精密さを含めた、測定量の真の値との一致の度合い」となっています。accuracy正確さは「偏りの小さい程度」であり、精密さは「ばらつきの小さい程度」と定義されています。非常に近いと考えられます。「測定された値と真の値との一致度」というフレーズにある“真の値”がどこにあるのでしょう?それはマスフローメーカー各々にあって、各メーカーのキャリブレーションを行う基準器がそれなのです。ユーザーの持っている流量基準器ではありません。次にユーザー環境でどういった流量基準と比較しても、そもそもの条件が異なるため、スペックにある精度の範囲で流量測定や制御が出来るわけではないということなのです。Point)というものが用いられています。この表示方法を混同している方が多いのですが、全く異なるものです。%F.S.表記の基準になるのは、流量計、マスフローのフルスケール値に対する偏差を表します。それに対して%R.D.(もしくは%S.P.)は読値(リーディングスケール)、つまり使用している流量値での偏差になります。図にあるように後者の方がフルスケールよりも小さなレンジでの保証値は良いわけです。±1%F.S.精度保証の流量計は、フルスケールの10%での精度も±1%F.S.です。それはフルスケールの10%という実際の測定ポイントでの精度保証値に読み替えると、±10%R.D.となってしまうのです。1ml/minの流量としたら、0~2ml/minの範囲内に値はありますよ!という事なのですね。次回は、繰り返し性のお話をしましょう。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。