2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。本質安全防爆として認証されているのはEX-FLOWの流量発信器、つまりMFMのみであり、MFCは残念ながらTIIS認証を取ったソレノイドコイルが存在しない為に実現されていません。それは電磁弁でも閉止弁としての構造のものです。Decoもその仕組みを説明してもらったことがあります。バリアで制限された電流でコイルに大きな磁力を発生する為に、電磁弁側回路にコンデンサーを用いて電流をため、開動作で消費電流が大きいモードに入る際に開放する素晴らしい仕組みでした。通常動作時の電流消費が小さい閉止弁と異なり、常に開度を調整し続けるような使い方がメインの比例制御弁であるMFC用のソレノイドアクチュエーターに即転用できるとは思えませんでした。EX-FLOWシリーズを防爆構造のMFCとして使用する事は全く不可能なのかと、そうではありません。MFMとしての、TIIS本質安全防爆構造のEX-FLOWはあるのですから、流量制御弁を何とかすればよいのです。実はその解消アイデアは前回ご紹介したATEX本質安全防爆構造のMFCの形態から逆算していくと見えてくるのです。MFMをTIIS認証本質安全防爆MFMとして使用する際に、その相棒と言える存在として(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールTSIP-002-CRを紹介しました。(下図に外形図)前回の解説ではEX-FLOWと本質安全防爆ループを構成する部分、つまり本器の機能の触りだけを説明しましたが、今回は更に詳しく解説していきます。(本安電源/電流リピーター)を内蔵しているので、発信器と直接接続することが出来ます。このユニットの機能はそれだけではありません。以下にその内容を記します。制御機能を有しており制御信号(4...20mA)を出力可能。M(手動)にすることによって操作端への出力を設定可能。例:調節弁の場合手動による設定信号で開度調節、又は全開、全閉が可能5~7項にあるように、本ユニットはPID制御機能を有しています。流量発信器からのPV値と本ユニット、もしくは外部入力からのSV値を比較して同値になるよう耐圧防爆構造の流量調整弁やポンプに対し、MV値を送って流量制御が可能なのです。ポンプを接続することで防爆構造のフローコントロールモジュールを形成できるのです。2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。ユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュール“TSIP-002-CR”です。前回ご説明しましたように、EX-FLOWはあくまで流量発振器であり、これだけではMFMとして信号を外部のPLC等とやり取りが難しくなります。そこでTSIP-002-CRが必要となるのです。)」に対応しています。(本安電源/電流リピーター)を内蔵していますので、本器を非危険場所に設置して、危険場所に置かれた発信器(この場合EX-FLOW)と直接接続することが出来ます。下図で機器構成図を示します。EX-FLOWとTSIP-002-CRを組み合わせて使用することで、初めてTIIS認証本質安全防爆MFMとなります。高温用マスフローが分離型となり、流量発信器から微弱な電圧信号を送る理由は80°Cを超える高温領域に電子部品を置けない為でしたね?安全性の要求ではありませんし、法的な制限もないのですから、危険場所へ点火エネルギーを送らない本質安全防爆仕様とは似て非なる背景の製品なのです。因みにATEX/IECEx本質安全防爆で使用する場合は、ブロンコストにも同等の組み合わせが可能なE-8000シリーズがあります。日本国内ではTIIS認証を有する本質安全防爆構造が必要とされるのです。その為のTSIP-002-CRなのですね。今回はEX-FLOWと(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールTSIP-002-CRとの接続による本質安全防爆MFMとしての運用の解説でした。MFCとしての運用を解説しますね。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。