研究開発サステナビリティ採用情報JavaScriptが無効です。当サイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際は、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしていただくことをお勧めします。ニュース報道関係の皆様からのお問い合わせはこちら掲載されている内容はすべて発表日当時のものです。その後予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。島津製作所は、革新的なプラズマ技術を用いた高感度ガスクロマトグラフシステム『Tracera(トレイセラ)』を2月18日に発売します。0.1ppm(サブppm,ppmは100万分の1)レベルの高感度で検出できます。従来、用途に応じて様々な検出器により対応していたガスクロマトグラフによる高感度分析の多くを本システム1台でカバーし、シンプルで高感度な分析を実現します。ペンシルバニア・コンベンションセンター)にて初出展します。/半導体、香料などあらゆる分野での研究開発や品質管理目的に使用されています。要求は日々高まっています。従来のガスクロマトグラフの汎用検出器としては、熱伝導度検出器(TCD)と水素炎イオン化検出器(FID)があります。TCDはキャリアガス以外のあらゆる無機および有機化合物を検出できるものの感度が不十分、FIDはppmレベルの微量成分を検出できるものの有機化合物(ホルムアルデヒド、ギ酸を除く)しか検出できないという問題点があり、検出する目的成分に合わせて様々な検出器を組み合わせるなど、複雑な構成を持ったシステムによる分析が必要でした。いずれも高感度に検出し、かつ耐久性にも優れたバリア放電イオン化検出器(BID)の新型検出器の開発に成功しました。Plusに、従来の検出器にはない特長を持ったこの新型検出器を搭載した画期的な新システムです。おける分析効率の向上と、装置・分析コストの軽減が期待されます。『Tracera』が搭載する新型バリア放電イオン化検出器(BID)は、ヘリウムプラズマを発生させ、その非常に高いプラズマの光エネルギーにより試料成分をイオン化し、高感度に検出することができます。従来の汎用検出器TCDの100倍以上、FIDの2倍以上という高感度を実現し、0.1ppmレベルのあらゆる微量成分を検出することが可能です。感度差少なく検出できます。FIDでは感度が低下するアルデヒド・アルコール・ハロゲン類でも分析感度の向上が図れます。人工光合成の反応過程によって生成されるギ酸などの有機物と水素の分析や、リチウムイオン二次電池内部に発生する無機ガスと低濃度の炭化水素の分析など、従来は複数の検出器や装置を搭載した複雑なシステムを要した分析を『Tracera』1台で行うことができます。新型BIDは、石英管内でプラズマを発生させており、プラズマ生成のための放電電極とプラズマが接触しません。そのため、検出器の電極の劣化が起こらず、長期的に安定した分析が可能です。160台(国内外)プライバシーポリシーご利用上の注意サイトマップ。