症例紹介、学会レポート、カタログ・資料、カタログ請求・デモのご依頼は、会員登録が必要です。低侵襲でありながらもより効率的な止血操作を可能にバイポーラ方式の継承カップ間にしか電流が流れないバイポーラ方式は、隣接した組織および深部への熱損傷が少ないため、モノポーラ方式のように組織を牽引する必要がありません。繰り返しの止血操作による穿孔のリスクを軽減し、低侵襲な処置を提供します。クリックすると拡大します一新された先端形状のデザイン先端カップの接触面積およびカップ開放幅(5.8mm)を大きくしたことにより、広範囲の組織や太い血管をしっかりと把持することが可能になりました。シリーズ」の愛称です。228AGBZX00009000ルーメン構造の見直しによる操作性の向上よりスムーズな開閉操作と良好な把持性能を実現するため、チューブ内の構造を刷新しました。既存モデル(H-S2518)に比べ、操作力量を30~40%低減し、優れた操作性を実現しています。222AGBZX00156000バイポーラ方式の採用カップ(電極)間のみに通電されるバイポーラ方式のため、周辺組織の熱損傷を抑え、侵襲の低い凝固止血が可能です。生検鉗子やホットバイオプシー鉗子に比べひとまわり小さいカップを採用し、出血箇所のみをピンポイントで把持することができます。220ABBZX00197000*ご使用には、ハンドルOD-D3(リユーザブル)が必要になります。*本製品は滅菌されておりません。使用する前に必ず滅菌してからご使用ください。小型なカップで血管をピンポイントで把持するため、他組織への熱変性が軽減されます。血管を把持した後、牽引して通電すると、効率よく凝固することが可能です。クリックすると拡大します侵襲を考慮したカップ構造カップに刃がないため、凝固後の組織を切り取る心配がありません。13B1X00253800043*本製品は滅菌されておりません。使用する前に必ず滅菌してからご使用ください。