(JBJSなどなど)ブログの管理人が気になった論文をナナメ読みしていきます。不具合の報告が出ております。StemsABG2とRejuvenateというともにStryker社製のステムです。日本では認可されていない模様です。(日本語で調べても出てこなかったから。)ともにネックとステムの接合部での腐食が原因のようです。ABG2は15例中7例で内側カルカの骨融解が進行し全例再置換を必要とし、Rejuvenateは104例で4年間の人工関節生存率がわずか40%。ほとんどが2年以内に以上をきたしているということです。neck特有の問題である可能性も否定できません。他機種ではどうなっているかという検証が必要だと考えます。