2019年2月号(1/25発売)では、デジタルマスフローのフィールドバスと2018年にはついにフィールドバスとのシェアを逆転したと言われる産業用イーサーネットへの対応を解説しています。前回までマスフローコントローラ(MFC)とマスフローメータ(MFM)のを描くこの千夜一夜物語のラスボスの一人、コンバージョンファクタ(CF)絡みの、ややヘビーなお話をさせて頂きました。今回からは少しライトに、マスフロー(MFC&MFMの総称)で使用する一般的なガスに関しての注意事項として実務的な解説を行います。マスフローは多種多彩なガスを測定&制御する機器ですので、CF以外にも校正ガスである窒素(空気)との違いが思わぬ運用上の問題を引き起こすことがあります。今回は一つ一つのガスに関して、特に安全面に重きを置いて、解説していきたいと思います。0.0390%・・・と続きますが、要は窒素8割弱+酸素2割強を主成分とする混合ガスです。CFは窒素を1とした場合、酸素も0.99辺りなので限りなく1に近いです。その為、マスフローでの測定&制御性は良好です。供給源としてボンベ(乾燥空気)ではなく、コンプレッサーやブロアーを使用する確率の方が圧倒的に高いので、それらからの水分や粉塵のような異物の混入には細心の注意が必要です。何回か解説してきましたが、特に巻線型分流構造のマスフローにコンプレッサーエアーを導入する際には、ドライヤーとフィルターで異物を除去して下さい。理由としては分流構造部の狭隈な流路に異物が入り込むことで詰まりが生じ、初期の分流比を変化させてしまい、結果として繰り返し性能を損なう可能性があるからです。Decoが経験してきた「使用しているうちにマスフローの流量が大きくずれてきた!」というクレームの大部分は、返却されたマスフローを分解してみると分流構造部に異物が侵入していた、というパターンが多いのです。対策としては前述のとおりなのですが、圧縮空気供給ラインにドライヤーと適切な粗さのフィルターを設置していただく事です。それだけでなくマスフローの選定に関しては、分流構造のものより流路がシンプルなCTA(=インサーションセンサー)タイプ全量計測方式マスフローの採用をDecoは推奨しています。異物を取り切れず、どうしても混入してしまうような環境というのはある。MASS-STREAMシリーズ】もちろんセンサー部から配管内面までが異物で覆われてしまうようなひどい環境に対しては、インサーションタイプとて万能ではありません。φ1mm以下の細径のセンサー管や層流素子という部品が存在せず、分流部をそもそも持たないということが、この方式のアバンテージです。同様にチップ(MEMS)センサータイプでも対応は可能ですが、MEMSで構成されたヒーターと温度センサーは微細であり、そこに異物が付着してしまうと初期の熱プロファイルを維持できなくなってしまう問題があります。MFCの場合は、センサー部だけでなく、その下流にある流量制御バルブのオリフィス部に異物が堆積することによる、制御不良(出流れやフルスケール流量が確保できない等)が考えられます。これは流量レンジと圧力条件によりKv値(Cv値)が異なり、オリフィス径も異なるので一概には言えませんが、オリフィスが細くなる小流量では特に注意が必要です。それと忘れられがちなリスクなのですが、空気は支燃性ガスである酸素を20%含むガスであることは覚えておきましょう。「空気なんだし、たとえ外へ漏らしても大丈夫!」とう思い込みは、マスフローの周囲環境によってはかなり危険な自己を引き起こしかねないのです!マスフローと周辺配管のリークチェックは、厳しく行ってくださいね。MFCニュースezj_deco02Comment(0)ブロンコスト・ジャパン(株)から供給終了のお知らせが出ています。CTAは、2018年夏を目途に供給終了予定です。修理は10年程度続ける予定です。代替品はMASS-STREAMですが、更新・増設をご検討の方はお急ぎ下さい。両者には大きな差があって、それはマスフローの命である流量センサーの構造です。CTAは全量測定のインサーションタイプ熱式センサーです。それ以外の一般的なIN-FLOWは分流測定の巻線型熱式センサーです。今回、供給終了になるのは、このインサーションタイプのIN-FLOWのみなんですね。存在する意味もなくなったための処置と思われます。両者の関係は、クルマで言うならスバルのBRZと、トヨタの86みたいなものだったんですね?つまり実質、ラインナップは何も変わらないという事です。完全に外形寸法が一致しているわけではない(MASS-STREAMの方が背が低いので問題は無いかと思いますが・・)ですし、変更管理を厳しく行われている業界や、そうでなくてもCTAを装置の補修パーツで登録されてる場合もあるかと思いますので、お客様へは1年前に告知という形を取らせてもらったのだと思います。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。