環境にやさしいエネルギーを提案します。摺動電圧調整器を用いた交流電源です。AC0~650Vを出力します。電圧の昇圧は、モーター駆動で行っています。出力電圧が設定電圧に到達後タイマーが動作し、タイムアップで出力を停止します。出力電流が、設定された上限値又は下限値から外れた場合、出力を遮断します。◆特長(1)コンデンサのエージング試験用電源として実績があります。(2)出力端子は2系統あり、切り替えて出力できます。この切り替え機能により、試験中に次のワークの準備を行うことができます。(3)外部制御I/Oを設けており、外部より出力開始/停止や動作の監視ができます。(4)電圧印加の積算時間を計数できます。電流が流れると出力を遮断します。試験を開始して下限タイマーがタイムアップ後に、電流値が設定値を下回った場合、出力を遮断します。自動モードスタートすると昇圧を開始して、設定電圧到達にて昇圧を停止します。同時に印加タイマーが動作し、タイムアップにて出力を停止します。手動モードスタート後に昇圧又は降圧ボタンを押して印加電圧を設定するモードです。A系統とB系統を切替えて出力します。系統別に表示灯が点灯します。出力電圧が設定電圧に達すると動作を開始し、タイムアップで出力停止します。出力開始から下限電流判定を行うまでの時間を設定します。印加時間を積算します。電源OFF時もバックアップしています。遮断、下限電流値で遮断お気軽に御相談下さい。