プロセス温度250°Cまでダイレクト測定が可能です。光学式と比較して、光軸のズレがなく窓の汚れもないため、保守が容易です。rateの高精度測定を実現しました。)に幅広く対応します。CA]脱水汚泥など高濃度スラリー流体用に、セラミック測定管を使用した非接液電極の電磁流量計です。[F906]水位測定にはレーダーレベル計もしくは超音波レベル計を使用するため流体には非接触で、かつ本体に可動部がなく保守が容易で精度の良い測定ができます。下水道管渠(非満水円形管)の既設マンホールに設置できます。分割形を使用すれば運搬・搬入が容易です。EJX]シリコンレゾナントセンサ搭載で、±0.1%の高精度測定を実現しました。差圧計では差圧に加えて静圧が同時測定でき、プロセスのTCO削減や運転管理の効率化に貢献します。各種水位、オリフィスの差圧、管およびタンク圧力に使用できます。取得、オープンスペースでの使用が可能です。[FLEX80シリーズ]ワイヤ、ロッドを伝わる電流パルスが、測定物質で反射し戻るまでの時間を測定してレベルを求めます。タンク、ピットにおいて、測定対象の泡や波立ち・密度の変化や、温度、圧力、ガス組成、湯気、粉じんの影響を比較的受けずに測定が可能です。[YS1000シリーズ]流量や圧力及び温度などのプロセス量の制御をワンループ単位で行うものです。分散形制御システム(DCS)のバックアップ用途や薬品注入制御など単独での制御用途に広く採用されています。[FA-M3V]小規模から大規模まで柔軟性に富み拡張性に優れたシステムを構築できるPLCです。PID等の豊富なモジュール及びプログラミング効率と操作性に優れたプログラム開発ツールを提供します。[GX10/GX20]最大48データ(GX10)、100データ(GX20)を記録できるペーパレスレコーダです。記録中に、過去のトレンドをシームレスに表示することができます。手書きメッセージ、レポートファイルのPDF/Excel出力機能を搭載しています。Eメールによる各種通知、Webブラウザによるリモートモニタ、FTPによるファイル転送などのネットワーク機能を使用することができます。ISA100に対応した無線センサを豊富にラインナップしました。配線工事が困難な場所やコストがかさむ場所に有効です。CMMSソリューション概要:水と環境に関する維持管理のパイオニアである水ing株式会社。eServを導入し、これまで施設ごととなっていた保全データの一元管理を実現。WARPを組み合わせたサブシステム構築により、オフライン点検や各種帳票フォームに柔軟に対応できるようになりました。温度モニタリングソリューション概要:バスバーまたはバスダクトの温度を正確に把握することができれば、過熱の発生箇所を特定し、破損や焼損を未然に防ぐことができます。使用しているため、温度分布を1メートル単位で素早く正確に測定できます。連続的なバスバーの温度監視によって、過熱が起こっている箇所すなわちボルトの増し締めなどの保守作業が必要な箇所を特定することができます。ユニバーサル演算器VJXS)のフリープログラムを使った堰式流量演算をご紹介します。水路の途中や水槽の溢れ口に設けられた板のことを堰(せき)と言います。堰を用いることで堰を溢れる水の高さと平均流量の関係が一義的に決まってきますので、堰流量計はこの越流水深を計測して流量計算を行います。実際には越流時の水頭損失や側壁面、切欠きの深さの影響があるためJIS規格で計算式を定めております。Corporationトップ。