食品基準値より低いかどうか、約60~10分間で判定します。飲料水の基準であれば、約10~3時間で判定できます。50mmの鉛容器を使えば、測定時間は短くすることができます。簡単な操作PM1406は、誰でも簡単に使うことができる飲料水と食品のための放射線測定器です。食材に含まれている微量の放射線を、ベクレル単位(Bq/kg)で測定して、日本の食品の基準値と比較し判定を行います。操作は食材を容器に入れて、ボタンを押すだけの簡単操作です。測定器と容器のお掃除の後には、清潔度チェック機能が便利です。核種を判定できるベクレルモニターです。測定結果は、食品別にパソコンに保存できます。詳細な分析ができるスペクトルファイルも出力でき、より専門的な分析を行うことが可能です。持ち運びしやすい小型タイプで、食品中のわずかな放射線に対しても高精度での測定ができます。食品・飲料水の放射線を測定99%の高い精度での基準値判定PM1406は、超高感度シンチレーション検出器を搭載した食品と飲料水のためのベクレルモニターです。パソコンが1台必要になります。測定器とパソコンを接続し、付属ソフトウェアで操作する仕組みになっています。どなたでも簡単に測定が出来ます。日本の食品基準値には、3タイプありますが、水から食品まですべての基準値に対応した測定ができます。安心な方向で確かめるために誤判定の可能性を1%以下にできる判定方法を採用しています。お菓子、卵、牛乳、ビールなど70種類の食材と、それぞれの食品基準値が登録されています。ソフトウェアから測定する食材を選択してスタートボタンを押すと、基準値より低いかどうかの判定を行います。高いか低いかの判定の場合であれば、測定完了までの時間は約10分です。判定の場合には30分程度で判定できます。飲料水の場合には約2-4時間です。短縮されますので、効率的な測定が行えます。食材でも放射線測定が行えますので一般家庭で利用される場合でも少ない食材で放射線の安全を確認できるようになっています。食品の放射線測定1測定器を、収納ケースから取り出してください。2測定器を中に入れて、鉛容器(3段)を組み立てます。3測定器設置場所の周りの放射線量を測ります。鉛遮蔽容器の中に測定器と空のマリネリ容器をセットし、ソフトウェアの背景放射線の測定をスタートします。4食材を用意して測定器にセットします。食材は、隙間なく詰め込む必要があります。出来るだけ小さく切ってください。測定スタートを押します。残り時間が表示されます。6基準値と比較を行い、測定器の誤差を含めて、基準値以下であれば「クリア」と表示されます。それ以上の場合には、「基準値以上」の警告が表示されます。パソコンからの操作で測定します。パソコンとUSB接続で利用します。付属のソフトウェアを利用して測定を行います。厚の鉛容器がおすすめです。表に記載された室内線量の目安よりも高くなると、測定時間が長くなります。室内線量の目安より高い線量の場所でも使うことはできますが、少しずつ測定時間が長くなります。測定が完了するまでの時間は、食材に含まれている放射線量が高いほど早くなります。いった場合では、測定器に放射線が、ほとんど入ってこない事になります。この場合には、測定器は、わずかな放射線量を正確に測定するために、放射線が出てくるまで、時間をかけて待つ必要がでてきます。そのため、放射線量が低い食材の場合では、測定時間がカタログ等に記載された数字以上に長くなる場合があります。いったケースでは、20mm容器、50mm容器のどちらの場合でも、10~20時間以上の長い測定時間になる場合があります。食材の放射線量が十分に大きい場合でも、食品基準値と、食品自体の放射線量が近い場合には、基準値よりも上なのか、下なのか、見極めが微妙な場合には、測定時間が長くなる場合があります。非常に近い状態にあります。下回るかもしれません。逆に上回るかもしれません。いった微妙な場合にも、測定時間が急に長くなる場合があります。実測定時間テスト鉛容器の違いで、どの程度、測定時間が実際に異なるのか、テストしてみました。今回、何も測定物を入れずに、空の状態でも測定しています。空の状態での測定は、放射線を出す物が何もない状態ですから、測定器にとっては、測定する物がないということで、測定に時間がかかるとても長くなる厳しい条件設定になっています。何も入れずに空で測定。マリネリ容器サイズに特注した放射線源です。実際の測定時間は、食材に含まれている放射線の量によって、より早くなる場合もありますし、判定値と近い場合には、より長くなる場合もあります。実際に、お米を測定してみます。1周りの放射線(背景放射線量)を測定します。何も入っていない状態で、背景の放射線量を測定します。この作業は最初に1度だけ行えばよい作業です。測定器は、背景放射線量の値を記憶します。食品を測るときには周りの放射線量を差し引くので、純粋に食品に含まれる放射線量が計算できる仕組みになっています。2食品の重さを、測定器に入力します。今回は、お米(434グラム)を測定しました。ソフトウェアには、いろいろな食材の画像と日本の基準値が入っています。画像を選択すれば、基準値が設定されます。範囲で、基準値を設定した測定を行うこともできます。3食材を測定器にセットして、スタートボタンを押します。低いかどうかの判定を行いました。緑色が「測定値」です。赤は今回設定した「食品基準値」です。放射線測定には、「ばらつき」があります。[Bq/kg]を中心として、前後にばらつく場合があるのです。これは、放射線が出たり出なかったり、という性質を持っているためです。低いと判断できることが重要になります。測定時間を長くすれば、誤差範囲が狭くなります。正確な放射線量が分かるわけです。逆に、短時間の測定の場合には、ばらつきの範囲が大きくなります。この場合でも基準値よりも十分低いことが分かります。ばらつきの範囲が大きい場合、中心の値から、かなりばらつく可能性があるわけなので、中心の値(測定値)が、正確な食品の放射線量を示していない可能性があります。それでも食品を測定する目的は、基準値より低いかどうかの確認ですので、これで十分な測定結果と言えます。PM1406では、99%の確率で誤差とばらつきの範囲の上限が、基準値より低い場合、クリア判定を出すように設計されており、誰でも簡単に精度の高い食材測定が行えるようになっています。事故により、肉、魚、野菜、きのこ類など、広範囲の食品に放射性物質が含まれる事態となっています。ベクレル)が食品に対しての安全基準値となっていました。答申を受けて、2012年4月1日より食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規格基準値が、表のように改正されました。?放射性物質のうち、セシウムだけが規制の対象となっており、基準値になっています。テニウム106などがあります。これらの放射性物質の中では、セシウムが一番測定しやすい特性を持っています。超えていなければ、他の核種(放射線を出す物質)は存在している比率から考慮しても、年間全体で被ばく線量が1ミリシーベルトを超えない、という考えに基づいて基準値が設定されています。あたりに逆算したものです。