さん、わかりやすいサイトのご紹介ありがとうございました。C6が単なる平滑コンデンサーになっていますね。SSSさん、コメントありがとうございました。CPUチップなどがやられたとは、とんだ災難でしたね。湿度が高くてリークしたのでしょうか。こちらは高圧回路をあきらめてトランスなどをはずしはじめています。01時02分うちのも音します。電源入れて数秒で”パチッ”って音がしてFT232RLがはじけました。その後調べてみたらMega328もダメでした。Mega328を交換して使っていますが音はまだしています。状況は同じ感じで”パチッ”っと音がした後は計測不能になり電源を切ってしばらく放置すると直りますが時間が経つとまた計測不能になってます。私も発振回路は苦手でよく分かりません。高電圧回路はコッククロフト・ウォルトンではなく、http://www.mizunaga.jp/rectify.html上記の(3)多段の倍電圧整流回路の2番目、3倍電圧整流に見えます。ガイガーカウンターの回路図で言うとC6(0.01uF)のつなぎ方がその3倍電圧整流とは違うので3倍電圧整流ではないかもしれません。ガイガーカウンターのトランスの出力が120〜150Vくらいで3倍電圧整流ならGM管の定格500Vくらいになるんですが。ん〜、せっかくだから直したいですよね。19時04分これが不思議なことにトランジスタは壊れていませんでした。元のものも、もう一回テスター(hFEが測れる)で測り直したら、100以上あって壊れていませんでした。