Instron弊社のウェブサイトはユーザーの利便性を最適にし、それを保証するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトを継続してご覧になる場合は、クッキーの使用に同意する必要があります。(Rheology))「ダイ」とは、円筒形状に精密な機械加工が施され、その中心部に通常は放電加工技術により円筒形の穴(キャピラリー)が開けられている硬化スチール、あるいはタングステンカーバイドでできた固体の部品のことである。用語「キャピラリー(毛細管)」は、時には「ダイ」全体を表すために用いられる。腐食性のサンプルとともに用いる場合には、「ダイ」は、例えばステンレススチール(Starvax)あるいはニッケル合金(ハステロイ)のような材料で作ることができる。試験対象のサンプルは、このキャピラリーの中を通って流れ出る。レオロジー用の「ダイ」は、メルトフロー計器およびキャピラリーレオメーターで用いられる。「ダイ」は、さまざまな用途に合わせるため、またさまざまな規格の要求事項を満足するため、広範囲のさまざまな「寸法」で提供される。「ダイ」は、キャピラリーの長さと直径、およびキャピラリーの入口形状を用いて記述される。「ダイ」は多くの場合、その「直径に対する長さの比」すなわち「L/D」、および入口角によって説明される。mm、L/D=20、円錐形入口角90°」を有するダイとして記述される。平面状の入口は、180°に相当する。mmの範囲を有する非常に短いキャピラリーを機械加工することができる。この「ダイ」は「オリフィスダイ」あるいは「長さゼロのダイ」と呼ばれ、入口圧力降下を直接測定するために用いることができる。mmのキャピラリーを有している。mm以上の範囲を有している。入口形状は、通常は平面状か90°の円錐形である。各種規格では、「バグレイ修正」用には同一のキャピラリー直径を有し、長さが異なる少なくとも2種類の「ダイ」を推奨しており、一方他の用途に関しては他の組合せを必要とする(例えば、Mooney壁面すべり評価に関しては同一のL/Dを有する2個のダイを必要とする)。