GX/GPシリーズの入出力モジュール配線時の注意点を教えてください。(ns-faq-gxgp-106-connect-ja)ねじ端子の場合、絶縁スリーブ圧着端子のご使用を推奨します。GX/GPシリーズのSDメモリカードの取り外しの操作を教えてください。(ns-faq-gxgp-107-setting-ja)操作方法を下記します。メディア取り出しアイコンをタップする。メディアを選択する確認画面で、「SD」をタップする。メモリカードを取り出す。04L51B01-02JA):「基本操作」をご参照ください。GX/GPシリーズのモジュールスロット用のダミーカバーを購入できますか?(ns-faq-gxgp-102-other-ja)できます。取引のある販売店へご依頼ください。GX/GPの付属品とアクセサリ(別売品)を知りたい。(ns-faq-gxgp-101-other-ja)取付ブラケット(GXのみ)、SDメモリカード、タグプレート、スタイラスペン(タッチペン)、ファーストステップガイド(紙マニュアル)等です。※要ログインより、ダウンロードいただくことができます。DXF形式とDWG形式がございます。GX/GP/GMと三菱電機社製PLCで、シーケンサプログラムを作成ぜずに、SLMP通信でデータの読み取りを行いたい。(ns-faq-gxgp-098-connect-ja)SLMP通信でデータ読み取りは可能です。データレジスタなどの通信条件をGXで設定ください。ユーザーズマニュアルをご参照ください。...SMARTDAC+シリーズGX90XA(アナログ入力モジュール)やディジタル入力/出力モジュール、パルス入力モジュールの端子配列を教えてください。配線」を参照ください。ユニバーサルビューアで表示できるGX/GP/GMの作成データファイルを教えてください。(ns-faq-gxgp-100-spec-ja)表示データファイル(*.GDS、*.GSD)、イベントデータファイル(*.GEV、*.GSE)、レポートデータファイル(*.GRE)、マニュアルサンプルデータファイル(*.GMN)です。スタンダードユニバーサルビューアで表示できます。...SLMP通信を用いて、SMARTDAC+GX/GPがMELSECのデバイスコードの読み込みをする場合、SLMP通信(/E4)の他に、通信チャネル機能(/MC)も必要ですか?(ns-faq-gxgp-082-connect-ja)その通りです。GX/GPをご納入済みの場合は、購入先またはこちらにご相談ください。GX/GPシリーズの拡張セキュリティ機能(/AS)モデルのデフォルトユーザID、およびデフォルトパスワードを教えてください。(ns-faq-gxgp-084-setting-ja)ユーザ番号1の場合、デフォルトユーザIDはブランク(設定無し)、デフォルトパスワードは「User001」です。GX/GP/GMシリーズで、トレンドなどのモニタが表示されません。(ns-faq-gxgp-065-setting-ja)Webアプリケーションでは、トレンドなどのモニタの表示にJavaを使用しています。あるネットワーク環境下でトレンドなどのモニタが正常に表示されない場合(下図を参照)があり、次に示す設定変更をすることで、正常に表示できることがあります。(設定変更はお客様御自身の判断でなさるようお願いいたします。GM10が該当すると記述されていました。対策方法を教えてください。攻撃)を受けることが話題になっています。SMARTDAC+シリーズではリリース2からSSL通信に対応していますので、以下の製品が該当します。GX/GP/GMシリーズでWebアプリケーションを起動するのに数分かかっています。(ns-faq-gxgp-066-setting-ja)Webアプリケーションの起動時には、アプリケーションの電子署名に使用された証明書の失効チェックが自動的に行われます。起動に数分かかる場合、インターネット接続の有無に関わらず、この失効チェックに失敗している可能性があります。次に示す設定変更をすることで、失効チェックを無効にすることができます。(設定変更はお客様御自身の判断でなさるようお願いいたします。[チェ...SLMP通信を用いて、SMARTDAC+GX/GPがMELSECのデバイスコードの読み込みをする場合、SLMP通信(/E4)の他に、通信チャネル機能(/MC)も必要ですか?(ns-faq-gxgp-082-connect-ja)その通りです。GX/GPをご納入済みの場合は、購入先またはこちらにご相談ください。GM90MBモジュールベース)を使用できますか?(ns-faq-gxgp-068-spec-ja)使用できます。I/Oベースユニット1台と機能的に等価です。setting-jas」というエラーが表示されます。対処方法を教えてください。(ns-faq-gxgp-063-other-ja)Javaのセキュリティレベルが影響している可能性があります。以下の対応を実施してください。セキュリティレベルを「中」に変更する。これで解決しない場合は、以下の【対策2】および【対策3】もあわせて実施してください。GX/GPシリーズで記録中に、エラー「E502メディアの空き容量が不足しています」が表示されました。対処方法を教えてください。(ns-faq-gxgp-062-other-ja)SDメモリカードの空き容量を確保するか、空のSDメモリカードに交換してください。GX/GPシリーズの帳票機能でレポートファイルを直接印刷すると同時に、帳票PDFファイルを出力できますか?(ns-faq-gxgp-058-spec-ja)可能です。プリンタへの出力はPDF形式レポートファイルで設定された帳票テンプレートを使って実行します。テンプレートファイル(tplファイル)は本体にロードします。出力するレポートの設定は、設定メニュのレポート設定でPDFファイルを「On」にします。ユーザーズマニュアルをご参照ください。GX/GPシリーズで手書き入力したメッセージ(サイン)を確認する方法を教えてください。(ns-faq-gxgp-057-spec-ja)手書きサインが含まれているデータファイルをユニバーサルビューアに読み込んだ場合、手書きサインは[画像マーク]ダイアログによって表示されます。波形表示の上には[画像バー]と[画像ボタン]が表示されます。[画像ボタン]は画像マークの表示状態を表わし、その表示を個別に変更するときに使用します。波形を表示する」をご参照ください。GX/GPシリーズでスケール画像は作成していませんが、エラーコード「518スケール画像がロードされていません」と表示されます。対処方法を教えてください。設定メニュー[表示設定]>[グループ設定]のスケール画像がOnに設定されていると表示されます。Offに変更してください。「画面表示条件を設定する」をご参照ください。エクセルレポートシミュレータをご使用ください。設定ファイルと帳票テンプレートファイルにより模擬のレポートファイルを出力します。出力結果を見ることで、レポートのフォームや、記述ミスを確認することができます。以下Webサイトからダウンロードできます。GX/GPシリーズで、イベントデータのみに記録チャネル設定したチャネルのトレンド表示に、スケール(目盛板)を表示させることはできますか?(ns-faq-gxgp-061-setting-ja)イベントデータの記録だけではスケールを表示させることはできません。スケールを表示するには、表示データに記録チャネル設定してください。I/O拡張モジュールの,上下2つあるEthernetポートの両方に拡張ユニットを接続できますか?(ns-faq-gxgp-069-spec-ja)できます。すべての拡張ユニットが認識されません。PC画面から、SMARTDAC+GX/GPにメッセージを書き込むことができますか?(ns-faq-gxgp-067-spec-ja)書き込むことができます。Webサービス画面の「メッセージ」をクリックし、定型またはフリーメッセージを選択して書込みます。GX/GP/GMシリーズで、EthernetとRS-232またはRS-422/485は同時通信可能ですか?(ns-faq-gxgp-070-spec-ja)可能です。SMARTDAC+シリーズGX/GPの拡張ユニットGX60の代わりに、GM90PS電源モジュール,GX90EX拡張モジュール,GM90MBモジュールベースを使用することは可能ですか?(ns-faq-gxgp-077-spec-ja)可能です。表示データのトレンド波形は、どのように画面表示されますか?(ns-faq-gxgp-079-spec-ja)GX/GPシリーズの表示データは、記録周期内のサンプリングデータの最大値と最小値、2つのデータを表示・記録しています。巻頭にある「GX/GPの基本機能」の図をご参照ください。0番から装着されます。5番から装着されます。DIを優先して取り付けます。...SMARTDAC+シリーズ拡張モジュールGX90EXの7セグメントLEDに、「E3」が表示されています。GX90EXが、正しい位置に装着されていません。