メモリカードにデータを保存することができるペーパレスレコーダです。トレンドをシームレスに表示可能です。よるファイル転送などのネットワーク機能を使用することができます。ER/ES指針、また、ALCOA+*に則ったデータインテグリティなど厳しい要件に対応しており、安心してお使いいただけます。920」を、GXを用いた安全確実な遠隔監視については、>「クラウド版レコーダ」をご参照ください。FDA(アメリカ食品医薬品局)のデータインテグリティガイドラインの要件であるALCOA+【A:帰属性、L:判読性、C:同時性、O:原本性、A:正確性、C:完全性、C:一貫性、E:永続性、A:可用性】を指します。入出力は増設可能なモジュール構造を採用。豊富な入出力モジュールの中からお客様の測定環境に合わせ自由に選択が可能です。豊富な入出力仕様アナログ入力モジュールの入力点数は最大10点。様々な入力に対応したユニバーサル入力モジュールです。その他、ディジタル入・出力モジュールもご用意しています。前面ドア色選択可能(白または黒)お使い頂く環境に合わせてお好みの色を選択頂けます。ついてデュアルインターバル測定2つの異なる測定周期を1システム内で混在して使用することができます。過去のデータへ簡単にアクセストレンド表示をフリックまたはドラッグすると、測定表示中のトレンドがスクロールして、シームレスに過去のトレンドを表示できます。カレンダーや各種サマリからすぐにデータを表示カレンダー表示では、その日付の波形にジャンプします。アラームサマリからは、アラームが発生した時点の波形にジャンプします。気になる現象を素早くチェックワンタッチでメッセージ書き込み気になる現象を見つけたところに手書きでチェックができます。スタイラスペン(付属品)や指などで、波形エリアへ自由に書き込むことができます。書き込む色や線の太さも指定できます。メッセージは、手書きのほか、あらかじめ登録したメッセージを書き込むこともできます。気になるトレンド波形やアラーム発生時の画面を画像(PNG)で保存できます。同時にプリンタへ出力することもできます。任意の場所のデジタル値を表示スケール板を動かすと、その位置に連動した値がディジタル値で表示されます。測定データの最大値/最小値などをすぐに確認できます。時間軸を縮小できるので、長期間のトレンドをすぐに確認できます。ピンチアウトすれば元の表示に戻ります。(スパン軸の拡大/縮小も可能)ピンチアウト/ピンチイン自由自在にお好みの画面を構築カスタムディスプレイ(付加仕様、/CG)ディジタル、トレンド、バーグラフ、画像などの部品を自由にレイアウトできます。現場に合わせたカスタム画面でモニタができます。ポンプの発停など操作もできます。DXA170DAQStudioは、カスタムディスプレイ作成用のソフトウェアです。作成した画面は、Ethernet経由または外部記憶メディア(SD/USB)経由で、GX/GPにロードするだけで表示できます。多彩な画面表示Logスケール(対数スケール)を使って物理量を表示/記録マルチ分割画面9種類の分割画面から選択できます。20個の分割画面を登録できます。入出力は、モジュール構造で増設が容易にできます。GX本体だけでも、最大100チャネル(GX20)の測定が可能な、多チャネル対応のペーパレスレコーダです。最大450チャネル(GX20)の測定が可能です。演算チャネル、通信チャネルを含めると、GX20大容量タイプの場合、最大1000チャネルの記録が可能です。GX本体と拡張ユニットの入出力モジュールは共通です。ケーブル直結となります。サブユニットを接続することも可能です。450チャネル数は、アナログ入力のみの場合です。測定対象)とレコーダの設置場所が離れている場合には、拡張ユニットを現場へ設置することで、熱電対などの信号線を長距離配線することなく監視できます。豊富なネットワーク機能とソフトウェアWebブラウザでリアルタイムに遠隔監視Webブラウザを使用して、GXのリアルタイム監視と設定変更ができます。専用のソフトウェアを使用することなく、手軽に低コストで、シームレスな遠隔監視システムを実現できます。リアルタイム監視画面トレンドやディジタルなど、GX本体と同様の画面でリアルタイム監視できます。設定画面は、AIチャネル設定等の内容をExcel上にコピーして編集できます。Excel上で編集したデータは、設定画面へ上書きできます。専用ソフトウェア(無償ダウンロード)で波形再生、GXの設定が可能ユニバーサルビューアGXで保存したデータファイルの再生表示、プリントアウトができます。指定したデータを区間演算したり、ASCIIやExcelなどの形式に変換することもできます。ハードウェア設定ソフトウェア設定データをGXへ転送したり、保存したりすることができます。航空宇宙向け熱処理(付加仕様、/AH)入力値補正設定などを定期的に実施するためのスケジュール管理が可能です。入力値補正係数を、センサ補正係数と機器補正係数に分けて設定できます。TUS(温度分布試験)レポートを簡単に作成できるTUSソフトウェア*を用意しています。*TUSソフトウェアについては営業にご相談ください。複数装置のデータを記録マルチバッチ機能(付加仕様、/BT)バッチごとに独立した記録の開始/停止、およびデータファイルの作成が可能です。最大12バッチまで設定可能です。PID制御、プログラム制御ができます。PID制御モジュール2ループ/モジュール、最大20ループ/システムプログラム制御機能(付加仕様、/PG)最大99パターン遠隔操作・監視Webアプリケーションにより、Webブラウザで現場から離れた場所から遠隔操作・監視ができます。プリセット画面ですぐ使えるあらかじめ各種制御画面を用意してありますので、すぐに運転・監視が行えます。1台にまとめて、監視、操作を効率的に行えます。カスタムディスプレイシステムに合わせたカスタム画面で監視操作ができます。A/D変換器を搭載した高速アナログ入力モジュールにより、最速1msの高速測定が可能です。最速1ms測定*自社新開発A/D変換器*1ch/モジュール時。2msで2ch/モジュール、5ms以上で全4ch/モジュール。40ch2つの測定周期によるデュアルインターバル測定2つの異なる測定周期を1システム内で混在して使用することができます。温度のような変化の遅い信号と、圧力や振動などの変化の速い信号を、効率よく同時に測定できます。測定グループはモジュール単位で指定します。)をはじめ、多彩な演算に対応。測定データや演算データなどを変数とする演算式を記述して、その結果を表示/保存することで、後処理の工数削減と効率化がはかれます。イベントアクションアラーム発生、タイマ、リレーなどの各イベントに対して、あらかじめ設定されたアクションを自動で行うことができます。帳票作成とネットワークプリント機能(付加仕様、/MT)920MHz無線機能(付加仕様、/CM1)(GX20のみ)920MHz無線通信により、GX20/GP20(/CM1)が親機として子機(GM10(/CS1)、無線入力ユニット(GX70SM)、無線センサ)とのデータ受信が可能です。フロアーのレイアウト変更や測定ポイントの追加、変更に柔軟に対応し、配線コストの削減と高いフレキシビリティを実現します。ユニット対応機能により、GX70SMの自動割り付けや状態表示などが簡単にできます。