こちら多彩で便利なネットワーク機能を実現Modbus/TCP機能とModbus/RTU機能Modbusプロトコルにより、他の機器の測定データの読み込み、書き込みが可能になります。機能を利用しサーバ機器、スレーブ機器のデータをGXで表示、保存することができます*。サーバ機器は16台まで接続可能。接続)Modbus/RTU機能を利用しサーバ機器のデータをGXで表示、保存することができます。GX20-2:最大500ch)を行うことが可能です。/MC)が必要になります。Explicitメッセージにより、バッチプロセスに必要な下記操作をPLCから実施することが可能です。EIP/PCCC、EIP/native*サポートするMSG命令のコマンドはCIPのみとなります。*制御アラームステータスの読み込み、制御アラーム値、制御アラーム種類の読み書き、制御アラームACKはできません。SLMP通信(付加仕様、/E4)GXからシーケンサプログラムなしで、三菱電機社製PLCへの接続を可能にするプロトコル機能です。GXがSLMPクライアントとして動作し、GX測定データのPLCへの書き込みや、PLCデータの通信チャネルへの読み込み*が可能です。パワーアナライザ)の測定データを高精度のままGXで収集し、GXの測定データとともに記録・表示できます。機器の消費電力と温度などを同時に記録できるため、性能評価試験に最適です。パワーアナライザWT300/WT300E(コマンドモードWT300)、WT500、WT1800/WT1800E(コマンドタイプWT1800)最大接続台数:8台(GX10)、16台(GX20)OPC-UAサーバ(付加仕様、/E3)上位システム(OPC-UAクライアント)からEthernet通信にてGXで収集したデータへのアクセスが可能です。上位システムからGXの通信チャネルへの書き込みを行う場合は、通信チャネル機能(付加仕様、/MC)が必要です。通信コマンドをサポートしています。DARWINでご使用中の通信プログラムは、GX/GPでもそのままご使用いただけます。DARWIN接続パッケージFTPによるデータ転送FTPサーバ/クライアント機能を活用することにより、ファイルサーバを用いたデータの一元管理やデータ共有が簡単に実現します。レポートデータなどをEメール送信することができます。ネットワーク自動設定(DHCP)機能GXをネットワークに接続すると、DHCPサーバよりIPアドレスなどのネットワーク設定を自動取得します。DNSサーバにホスト名を自動登録します。時刻合わせ(SNTP)機能SNTPクライアント機能を使用して、GXの時刻をSNTPサーバの時刻と同期させることができます。GX自身をSNTPサーバとして動作させることも可能です。ネットワークを介し、システム全体で正確なデータ時刻管理が可能になります。測定データは常に内部メモリに保存され、一定周期などで外部記憶メディアにデータが転送されます。FTPクライアント機能により、ファイルサーバを利用したデータ冗長化(2重化)が可能です。内部メモリは、不揮発性メモリを採用しているため、停電時なども大切なデータを保持します。用途に合わせてファイル形式を選択可能セキュリティを重視するなら、測定データをバイナリ形式で保存します。一般的なテキストエディタなどではデータの判読や改ざんは非常に困難です。汎用のテキストエディタや表計算ソフトウェアなどでダイレクトに読み込む場合は、テキスト形式で保存します。これにより、専用のアプリケーションソフトウェアを介さず編集できます。ASCIIデータの表示バイナリデータの表示セキュリティ強化お客様のデータを安全に送受信することができます。ネットワークでデータを暗号化して送受信するプロトコルの一つです。前面ドアロック前面ドア部をロックすることにより、電源スイッチや外部メディアへの誤操作を防止します。アナログフロントエンドモジュール自社新開発A/Dコンバータにより、高速、高精度のデータ収集を実現しています。アプリケーションにおいて、安全で追跡可能なデータ管理を提供します。ER/ES指針の厳格な要件に対応します。FDAで言及されているALCOA+(A:帰属性、L:判読性、C:同時性、O:原本性、A:正確性、C:完全性、C:一貫性、E:永続性、A:可用性)に則ったデータインテグリティにも対応します。測定データ、設定および操作履歴を、暗号化されたバイナリ形式で1つのファイルに保存します。万一、バイナリデータが改ざんされたり、一部データが破損した場合、SMARTDAC+スタンダードユニバーサルビューアソフトウェアでデータ改ざんや破損を確認できます。お客様のデータファイルを安全に送受信することができます。測定データは、GX/GP本体およびスタンダードソフトウェアで、電子署名(サインイン)が可能です。オペレータ、製造責任者および品質保証責任者などの3レベルの署名情報に、データの評価結果(パス/フェイル)とコメントを添付情報として保存することができます。電子署名は出来ません。ロジカルセキュリティデータインテグリティでは、適切なユーザが適切な情報へアクセスすることが求められています。SMARTDAC+は、様々なアクセス権限をもったユーザを作成可能です。監査証跡(オーディットトレイル)機能SMARTDAC+への操作履歴は、自動的に記録され測定データと共にファイルに保存されます。設定変更時は、設定変更の理由を操作履歴に記録することが可能で、データインテグリティに対応しています。設定差分の操作履歴から設定変更の内容を詳細に確認することができるので、監査時のデータ確認作業を大幅に軽減することが可能です。操作履歴は、GX/GPの画面とwebアプリケーションや、SMARTDAC+スタンダードのユニバーサルビューアで確認できます。専用ソフトウエアは無償ダウンロードで操作データや操作履歴の表示、本体の設定データへの電子署名(サインイン)が可能です。ユニバーサルビューアソフトウェアデータファイルを波形やデジタル表示など様々な形式で表示することができます。測定データだけではなく、アラームやメッセージ一覧、操作履歴の表示および印刷も可能です。測定データを確認した上で、ユーザ名、ユーザID及びパスワードを入力することにより、サインインを行うこともできます。データに対してサインインが行われている場合、サインイン状態を画面で確認後、異なるレベルでのサインインも可能です。通信経由でGX/GP/GM本体への設定変更が可能です。設定データを表形式で印刷することにより、GX/GP/GMのシステムバリデーション(IQ/OQ)をサポートします。任意に選択した設定データを比較し、変更内容を表形式で表示、印刷することが可能です。スタンダードソフトウェアのシステムバリデーションをサポートするために、バリデーションプロトコルの雛形をアクセサリとして用意しています。ドキュメントはMS-Word形式のため、お客様による編集作業が可能です。オプション:別売)*バリデーション作業およびドキュメントの承認についてはお客様の責任にて行われます。電流方式(方式の仕様コード:-C1)、4線式RTD/抵抗方式(方式の仕様コード:-R1)の場合は設定できません。電流方式(方式の仕様コード:-C1)、電磁リレー方式(方式の仕様コード:-T1)、低耐圧リレー方式(方式の仕様コード:-L1)、高耐圧方式(方式の仕様コード:-V1)の場合は設定できません。電流方式(方式の仕様コード:-C1)以外の場合は設定できません。4線式RTD/抵抗方式(方式の仕様コード:-R1)以外の場合は設定できません。高速ユニバーサル方式(方式の仕様コード:-H0)以外の場合は設定できません。本体および拡張ユニット)ごとに、1モジュールのみ使用可能です。±1積算時は、次の確度が加算されます。一般モデルペーパレスレコーダGX20サーモグラフィパッケージペーパレスレコーダと赤外線サーモカメラを用いて、非接触にて広範囲の温度データの測定&記録を実現。赤外線サーモカメラで測定した温度データをETHERNET経由でSMARTDAC+に長時間記録できます!赤外線サーモカメラで計測する温度データ測定範囲内にスポット、エリアを指定し温度計算します。+350°C200°C~1200°C(オプション)その他のレンジ(高温)オプションについては、別途お問い合わせください。GX/GP/GM、μR10000/μR20000およびFX1000において、他社製SDメモリカードでの動作が確認されています。正常動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。GX/GPシリーズ、DXAdvancedシリーズにおいて、他社製USBバーコードリーダでの動作が確認されています。正常動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。指令(2011/65/EU)対応の一覧を示します。対応の一覧を示します。設定可能な言語の一覧表です。GX10/GX20をModbus/TCPで簡単接続し、センサなどの入力信号はPLCで、収集データは信頼性の高いペーパレスレコーダで一元管理が可能です。概要:赤外線サーモカメラによる石炭搬送用ベルトコンベアの温度監視の一例をご紹介しています。GX20/GP20の大容量タイプを選択すると、内部メモリに保存できるファイルの数が増えますか?(ns-faq-gxgp-143-spec-ja)その通りです。GX20/GP20標準タイプは、内部メモリに「表示データファイル」+「イベントデータファイル」を最大500ファイル保存できます。大容量タイプは、1000ファイル保存できます。GX/GP/GMシリーズで各チャネルにタグ文字列とタグNo.を設定しましたが、タグ文字列が表示されず、タグNo.のみが表示されます。両方設定している場合、タグNo.を優先的に表示します。タグ文字列を表示したい場合はタグNo.を空欄にしてください。EtherNet/IP通信のAdapter(サーバ)です。PLCがGX/GPにデータを書き込む場合は、通信チャネル機能(/MC)が必要です。PLCがGX/GPの入出力チャネル等のデータを読み込む場合は、通信チャネル機能(/MC)は不要です。...拡張セキュリティ機能を使用したSMARTDAC+GX/GPでメッセージを書き込みました。ユニバーサルビューア上でマークを削除したいのですが、削除できません。(ns-faq-gxgp-145-spec-ja)拡張セキュリティ機能を使用した記録計本体で付加したマークは削除できません。GX/GPシリーズに、ディジタル入出力モジュールGX90WDを本体組込手配できますか?(ns-faq-gxgp-146-spec-ja)GX90WDは組込手配できません。GX90WDを別手配して頂き、お客様でGX/GPに組込んでください。SYSMACの機種を教えてください。(ns-faq-gxgp-141-spec-ja)以下機種となります。SYSMACの機種を教えてください。(ns-faq-gxgp-141-spec-ja)以下機種となります。)やアラーム値などの設定です。アラームレベル1~4は独立して設定できます。GX/GP/GMシリーズのオプションRS-232コネクタ(付加仕様コード/C2)のネジは、「インチネジ」それとも「ミリネジ」ですか?またD-Sub9ピンのコネクタは、「オス」それとも「メス」ですか?(ns-faq-gxgp-137-spec-ja)インチネジです。本体側はオスのコネクタです。GX/GP/GMシリーズでSLMP通信の設定をしましたが、通信できません。SLMP通信状態画面およびSLMPログ表示画面を確認すると、状態(ファクター)に「黄色のひし形とERROR:4031」が表示されています。(ns-faq-gxgp-139-setting-ja)SLMP通信で発生する黄色エラーは、全てPLC側から返信されたエラーコードになります。エラー4031は「CPUデバイス指定エラー」です。指定したデバイスが範囲内か、ご確認ください。(ご参考:SLMPのデバイス開始番号は16進数で指定します。GX/GPシリーズで通信チャネルのデータをTLOG.SUMで積算を行っています。通信チャネルが通信異常等でデータ抜けが発生した場合の積算動作はどうなるのでしょうか?(ns-faq-gxgp-140-spec-ja)積算は続けますがウォッチドックタイマの設定により動作が変わります。ウォッチドックタイマ使用でプリセット値を使う場合はプリセット値で積算します。ウォッチドックタイマを使用しない場合は、前回値で積算します。“ウォッチドックタイマ”を参照ください。GX/GPシリーズで通信チャネルのデータをTLOG.SUMで積算を行っています。通信チャネルが通信異常等でデータ抜けが発生した場合の積算動作はどうなるのでしょうか?(ns-faq-gxgp-140-spec-ja)積算は続けますがウォッチドックタイマの設定により動作が変わります。ウォッチドックタイマ使用でプリセット値を使う場合はプリセット値で積算します。ウォッチドックタイマを使用しない場合は、前回値で積算します。“ウォッチドックタイマ”を参照ください。GX20とISA100フィールド無線機器を接続したいのですが、GX20をGX20W無線モデルに改造できますか?(ns-faq-gxgp-147-spec-ja)GX20は、GX20Wに改造はできません。フィールド無線機器を接続するには、フィールド無線用ゲートウェイをご使用ください。GX/GPシリーズのFAIL端子(付加仕様/FL)のFAIL出力は、通常運転時にNOとComが導通しているのはなぜですか?(ns-faq-gxgp-148-spec-ja)FAIL端子(付加仕様/FL)のFAIL出力は、CPU異常時および電源Off時に非励磁となり、NOとComがオープン、NCとComがクローズになるように動作します。通常運転時は、励磁されてNOとComがクローズ、NCとComがオープンになります。GX/GPシリーズでプログラムパターン運転スタート時に開始遅延時間タイマーを入れることはできますか?(ns-faq-gxgp-157-setting-ja)できます。プログラムパターン運転運転開始時に開始遅延時間設定が可能になります。GX/GPシリーズで手動運転時に制御出力リミットを効かせることはできますか?(ns-faq-gxgp-156-setting-ja)できます。OUT設定⇒出力リミッタスイッチをOnに設定してください。GX20記録計で4チャネルを1ms毎に記録できますか?(ns-faq-gxgp-158-spec-ja)高速ユニバーサルのアナログ入力モジュール4台とGX20-2(大容量タイプ)で可能です。*高速ユニバーサルは、測定周期1msの場合、1モジュールで1チャネルの測定になります。*仕様書21ページをご確認ください。(GX/GPに使用できる測定チャネル数の制限)...汎用通信(専用コマンド)でSMARTDAC+GXと通信のテストをしています。通信データのログを見ることはできますか?(ns-faq-gxgp-159-setting-ja)できます。画面変更⇒ログ⇒汎用通信をOnに設定してください。表示グループの設定でチャネルの追加設定ができません。(ns-faq-gxgp-160-setting-ja)設定できるチャネル数は1グループで以下のチャネル数になります。GX/GPシリーズでPIDグループを接点入力(DI)で切替たいのですが、アクション設定でPID番号指定時のビット0~3が表示されません。ループ⇒PID選択方式を外部選択にする必要があります。GX/GPシリーズのマッチタイムタイマで設定した時刻になったら、制御のプログラム運転を開始したいのですが可能ですか?(ns-faq-gxgp-154-setting-ja)可能です。