(追加用モジュール32チャンネル)は、性能と精度に優れながらもとてもお買い求め安い価格でご提供しています。OMB-DAQ-TC-RACK-EXP32は、OMB-DAQ-TC-RACKと組み合わせて、64チャンネルにすることができます。ホストへの分離と冷接点補償(CJC)が可能なように設計されています。設定された温度の数値を超えた場合、アラーム通知が行われます。温度監視アプリケーションで広くお使いいただくことができます。(常用温度)で使用した時の仕様です。OMB-DAQ-TC-RACKとOMB-DAQ-TC-RACK-EXP32に両方適用されます。D変換速度で変換されます。Vdc熱電対が異なるコモン・モード電圧に接続されている場合は、浮動熱電対センサとチャンネルが適用されるコモン・モード電圧の平均値にバイアスされています。V±以下にする必要があります。いずれかの項目が変更される度に、32の差動チャネルの設定は、ファームウェアによって分離されたマイクロコントローラへの外部EEPROMに保存されます。全てのピンは個別の100kΩの抵抗を介して5Vにプルサップされ、スライドスイッチSW5を使用。SW5は標準でプルアップされています。オープンドレイン(排出)、(DMOSトランジスタ)プルアップ抵抗設定:すべてのピンは、スライドスイッチを使用して、個々の100kΩの抵抗を介して5Vにプルアップします。SW1-SW4は、デフォルトの位置位置に対してプルアップしています。(部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)他のお客様はこのような商品も購入しています。