GX/GPシリーズでEメールの書式を教えてください。アラーム通知メール、定刻通知メール、電源投入通知メール、メモリフル通知メール、システムエラー通知メール、レポート通知メール、テストメール、ユーザロックアウト通知(拡張セキュリティ機能(付加仕様、/AS)のとき)の各書式について記載されています。GX/GPシリーズでアラームディレイ時間を設定したのですがディレイ動作しません。(ns-faq-gxgp-123-setting-ja)アラームの種類をディレイ上限またはディレイ下限に設定してください。GX/GP/GMシリーズで入力のスケーリングが0.0~500.0で測定値の内部データが「0.74」のとき、どのような値を画面表示しますか?(ns-faq-gxgp-131-spec-ja)表示桁の1つ下の桁を、四捨五入しています。今回の場合、「4」を四捨五入して表示は「0.7」になります。GX/GP/GMシリーズのユニバーサルビューアでトレンドデータのY軸を拡大できますか?(ns-faq-gxgp-130-setting-ja)メニューの[表示]—[表示グループ設定]を選択する、または[表示グループ設定]アイコンをクリックします。スケール(最大、最小)により、スケールを変更可能です。軸の設定」(マウス操作で拡大/縮小可能)を参照ください。GX/GP/GMシリーズで帳票テンプレート機能を使用して帳票ファイルを作成します。準備するテンプレートファイルを教えてください。(ns-faq-gxgp-132-spec-ja)レポートファイルの種類が「時報+日報」の例です。作成ファイルが「1ファイル」の場合は、「時報+日報」のテンプレートが必要です。「分割」の場合は、「時報」と「日報」のテンプレートがそれぞれ必要です。GX/GP/GMシリーズで本体のWebサーバ機能へ接続する場合、WebモニタするPCの台数に制限はありますか?(ns-faq-gxgp-133-spec-ja)あります。Windows10でSMARTDAC+のWebアプリケーションを使用して、アラーム音またはリマインダの音が鳴りません。対処方法を教えてください。(ns-faq-gxgp-134-setting-ja)Windows10では、WAVファイルの関連付けがWindowsMediaPlayerではありません。WAVファイルの関連付けを、以下の手順でWindowsMediaPlayerにしてください。GX/GP/GMのSLMP通信(/E4オプション)で接続できるMELSECの機種を教えてください。(ns-faq-gxgp-129-spec-ja)Ethernetインタフェースを内蔵した、以下機種となります。モードをサポートしています。ダウンロードしようとしています。Runtimeをインストールしてください。Explorerが使用されます。Explorerが64bitで動作している可能性があります。GX/GPシリーズではメッセージの書込み方法を、「共通/個別」から選択できます。「共通/個別」は、どのような違いがあるのですか?(ns-faq-gxgp-125-spec-ja)共通は、すべてのグループにメッセージを書き込みます。個別は、表示しているグループにメッセージを書き込みます。書込み方法が個別の場合でも、オーバビューなど、グループに関係しない画面を表示しているときは、すべてのグループにメッセージが書き込まれます。マルチ分割画面表示のときは、表示しているグループにメッセージが書き込まれます。...ハードウェア設定のソフトウェアで、SMARTDAC+GX/GP/GMシリーズの設定データ(拡張子GNL)を開こうとすると、「E011ファイルが異常です」というメッセージが表示されます。バージョンを確認し、古い場合は更新してください。ダウンロードできます。GX/GPシリーズの入出力モジュール1個を組み込み手配した時、空きスロットにダミーカバー(B8740CZ)は付きますか。(ns-faq-gxgp-127-spec-ja)付きます。GX/GP/GMシリーズでは直流電圧の入力信号は何Vまで測定できますか?(ns-faq-gxgp-161-spec-ja)アナログ入力モジュールのユニバーサル方式は±50VDC、高速ユニバーサル方式は±100VDCまでです。Windowsのエクスプローラを使ってSMARTDAC+GX/GPにFTPアクセスすると、ファイルのタイムスタンプが9時間ずれて表示されます。(ns-faq-gxgp-162-spec-ja)ずれているのはFTPアクセス時の表示だけであり、ダウンロード後のタイムスタンプには影響ありません。Microsoft側の現象と思われます。Microsoftのサイトをご参照ください。おけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」におけるカテゴリ分類では、どのカテゴリに当てはまりますか?(ns-faq-gxgp-197-spec-ja)付加仕様の有無により、カテゴリ分類が異なります。付加仕様の演算、またはカスタムディスプレイが有る時:カテゴリ4...拡張セキュリティ機能(/AS)付のSMARTDAC+GX/GPでユーザ名のみを変更しました。今までログインできていたパスワードでログインできなくなりましたが、どうしたら良いですか?(ns-faq-gxgp-196-setting-ja)ユーザ名を変更した場合は、パスワードが初期化されます。初期パスワードでログイン後にパスワード変更画面が表示されますので、任意のパスワードに変更できます。ログイン、ログアウトする」を参照してください。...SMARTDAC+の記録計本体で過去のデータ(ヒストリカルトレンド)を表示した場合に、各チャネルのディジタル値表示部に青文字と黒文字で数値が4つ表示されますが、これはどのような意味ですか?(ns-faq-gxgp-198-spec-ja)ヒストリカルトレンド表示時のディジタル表示部には青文字と黒文字で以下の数値が表示されます。値で表示する」をご参照ください。GX/GPのトレンド画面で、波形および現在値マークを表示しません。ディジタル値は表示されています。イベントデータを使用しています。何が悪いのでしょうか?(ns-faq-gxgp-199-setting-ja)イベントデータを使用している場合、"表示データ、トレンド波形"と"イベントデータ"両方を記録するチャネルに設定してください。GX/GPのアラームサマリを、消去したい。(ns-faq-gxgp-200-setting-ja)アラームサマリだけを消去することはできません。測定データを含め内部データの初期化を行うことで、アラームサマリを消去できます。Onに変更して、実行してください。GX/GP/GMシリーズでは、記録中にSDメモリカードを取り外すことは可能ですか?また、SDメモリカードが取り外されている間、記録中のデータはどうなりますか?(ns-faq-gxgp-195-setting-ja)記録中であっても、SDメモリカードに書き込んでいる最中でなければSDメモリカードを取り外しても問題はありません。SDメモリカードが挿入されていない間のデータは、記録計の内部メモリに保存されます。未セーブのデータについては、再度SDメモリカードを挿入した際に「未セーブデータ保存」の操作を行うことでSDメモリカードに保存されます。この時に特に操作を行わなかった場合は、次回のファイルセーブ時にそれまでの未セーブデータもSDメモリカードに保存されます。GX/GPシリーズでディジタル入力モジュールを使用して、接点のON/OFFで記録のスタート/ストップを行いたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?(ns-faq-gxgp-194-setting-ja)イベントアクションの設定で可能です。イベントアクションの設定例」をご参照ください。接点のON/OFFで記録計を動作させるには、ディジタル入力モジュールの動作モードが「リモート」に設定されている必要があります。各モジュールの動作モードを設定する」をご参照ください。GX/GPではどの付加仕様になりますか。GX/GPでは、本体の付加仕様は必要ありません。ディジタル入力モジュールGX90XDもしくはディジタル入出力モジュールGX90WDが必要になります。GX/GPの付加仕様で、「Fail出力(/FL)」は、μR10000/μR20000の付加仕様「FAIL/記録紙終了検出、および出力(/F1)」と同じ仕様ですか?(ns-faq-gxgp-189-spec-ja)機能は同じですが、出力点数が異なります。μR10000/μR20000の付加仕様「FAIL/記録紙終了検出、および出力(/F1)」は2点出力ですが、GX/GPの「Fail出力(/FL)」は1点出力です。2点出力するには、別途GX90YDもしくはGX90WDを追加してください。GX/GPではどの付加仕様になりますか。GX/GPでは、本体の付加仕様は必要ありません。ディジタル入力モジュールGX90XDもしくはディジタル入出力モジュールGX90WDが必要になります。GX/GP/GMシリーズでは、徐々に時刻調整する機能を使用して時刻を調整した場合に、保存されたデータはどうなりますか?(ns-faq-gxgp-192-spec-ja)記録中のデータに関しては、徐々に調整された時刻で保存されます。ファイルになっているデータの時刻は、修正されません。GX/GP/GMシリーズでは、リニアスケーリングでは表示できない桁は四捨五入か切り捨てでしょうか?(ns-faq-gxgp-193-spec-ja)表示している最小桁の一つ下の桁を四捨五入しています。GX/GPシリーズで使用していなかったチャネルに、レンジを設定して使用したい。レンジの変更以外に、どのような点を設定したらよいですか?(ns-faq-gxgp-201-setting-ja)レンジの変更以外に、表示グループと記録するチャネルの設定をご確認ください。記録するチャネルを設定する」をご参照ください。...外部のModbus/TCPクライアントまたはModbus/RTUマスタ機器からModbus通信で、GX/GPの記録をスタート/ストップすることは、可能ですか?(ns-faq-gxgp-202-connect-ja)可能です。記録ストップSMARTDAC+ユニバーサルビューアの一括接続機能で測定データをつなげると、全てのデータを接続してしまいます。1カ月分のデータのみ接続することは可能ですか。(ns-faq-gxgp-211-soft-ja)以下のいずれかの方法で、ご対応ください。一括接続機能は、現在開いているファイルと同じフォルダ内の接続可能なファイルを接続します。接続したいデータを一つのフォルダに分けてから接続を行ってください。日付時刻を指定して"検索"し、[接続表示]タブでファイル名を選んでください。ユニバーサルビューアで、拡張子が「GTD」「GTE」のファイルを開くことができますか?(ns-faq-gxgp-210-soft-ja)ユニバーサルビューアでは開くことはできません。拡張子が「GTD」「GTE」のファイルはテキスト形式のデータですので、テキスト形式を開くことができるソフトを利用してください。GX/GPシリーズの記録計で付加したメッセージを削除して、表示・印刷できますか?(ns-faq-gxgp-212-soft-ja)画面上でメッセージの前後をカーソルで挟み込み、メニューの編集からマーク削除を行ってください。GX/GPシリーズで波形を横長に印刷させたい。印刷する紙の向きを縦から横に変更できますか?(ns-faq-gxgp-213-soft-ja)可能です。ファイル>プリンタの設定>印刷の向きを横にしてください。GX/GPシリーズの波形を印刷すると波形の上にファイル名や機種名などの情報が表示されますが、必要のない情報を消すことはできますか?(ns-faq-gxgp-214-soft-ja)可能です。情報>ファイル情報でファイル基本情報にあるチェックを外してください。GX/GP/GMシリーズでは複数の測定データのファイルを、つなげて表示できますか?(ns-faq-gxgp-209-soft-ja)記録計のオートセーブ,停電などで分割したファイルは、接続して表示できます。手動で記録停止したファイルは、接続して表示できません。GX/GPシリーズで、本体の電源On時に「E657イーサネットケーブルが接続されていません」または、「E691アドレスが設定されていないかFTPが機能していません」というエラーメッセージが表示されます。対処方法を教えてください。(ns-faq-gxgp-208-soft-ja)GX/GPのサインインタイプ「バッチ単位」で収集したデータの場合は、記録開始から記録終了までに保存した全てのデータファイルをひとまとめにしてサインします。記録スタートから記録ストップまでの測定データファイル全てが一つのフォルダにそろっているか、ご確認ください。ユニバーサルビューアで測定データのファイルを開こうとすると、エラー「212ファイルが読み込めません。何が原因なのでしょうか?(ns-faq-gxgp-204-soft-ja)ご使用中の記録計に対し、使用中のユニバーサルビューアのバージョンが古い可能性があります。ユニバーサルビューアを最新のバージョンに更新してお使いください。Modbus通信で、SMARTDAC+GX/GPの記録が記録中か停止中か、確認することはできますか?(ns-faq-gxgp-203-connect-ja)確認できます。308001を読み込んでください。GX/GP/GMシリーズで配線していないチャネルのディジタル表示の値が一定せず変動します。何が原因ですか?(ns-faq-gxgp-205-spec-ja)入力レンジを熱電対または直流電圧(1V以下)に設定して、配線をしていない場合(入力端子間がオープンの場合)、そのような動作をします。配線していないチャネルはレンジ設定で「スキップ」にしていただくか、端子間を短絡(ショート)させてください。ユニバーサルビューアで、異なる記録データファイルのトレンド波形を重ねて表示することはできますか?(ns-faq-gxgp-206-soft-ja)可能です。R3.01.01以降のバージョンで波形の重ね合わせ機能があります。操作方法等についてはユーザーズマニュアルをご確認ください。ユーザーズマニュアル...SMARTDAC+シリーズスタンダードユニバーサルビューアで、凡例の表示をチャネル番号ではなく、タグNoもしくはタグ文字列で表示できますか?(ns-faq-gxgp-207-soft-ja)メニューの「表示」>「チャネル名」から、「タグ番号」または「タグコメント」を選択してください。GX/GPの付加仕様「Fail出力(/FL)」は、DX1000/DX2000の付加仕様「FAIL/ステータス出力リレー(/F1)」と同じ仕様ですか?(ns-faq-gxgp-188-spec-ja)機能は同じですが、出力点数が異なります。DX1000/DX2000の付加仕様「FAIL/ステータス出力リレー(/F1)」は2点出力ですが、GX/GPの「Fail出力(/FL)」は1点出力です。2点出力するには、別途GX90YDもしくはGX90WDを追加してください。GX/GP本体にGX60拡張ユニットを接続します。I/O拡張モジュールが付いています。GX/GP本体には、GX90EXを追加してください。GX/GP本体、およびGX60拡張ユニットには、ダミーカバー(化粧板)が付きますか?(ns-faq-gxgp-170-other-ja)GX/GP本体の空きスロットには、ダミーカバーが付きます。GX60拡張ユニットには、ダミーカバーが付きません。SMARTDAC+シリーズGX90XDディジタル入力モジュール、GX90XPパルス入力モジュールのプルアップ電圧/プルアップ抵抗を知りたいので、内部回路を教えてください。プルアップしています。パルス入力モジュールは、約5VDC/約5kΩでプルアップしています。ファーストステップガイドの「設置/配線」をご参照ください。WEBアプリケーションのチャネル表示形式を、チャネルNo.からタグに変更することはできますか?(ns-faq-gxgp-173-other-ja)WEBアプリケーションのチャネル表示形式は、[表示形式]ボタンをクリックして変更できます。操作する」をご参照ください。...拡張セキュリティ機能(/AS)が付いたSMARTDAC+GX/GPのWebアプリケーション画面を見たいが、ログインができません。ハードウェア設定ソフトでは、管理者のユーザ名、パスワードを入力して通信ができました。(ns-faq-gxgp-174-spec-ja)拡張セキュリティ機能のWebアプリケーションにログインできるのは、モニタユーザのみです。管理者、一般ユーザは、Webアプリケーションにログインできません。Webアプリケーション画面ログイン用に、モニタユーザを登録してください。ユーザの種類」をご参照ください。GX/GP/GMシリーズでRS-422/485でModbus/RTU通信をしながら、SLMP通信を同時に行うことができますか。(ns-faq-gxgp-169-connect-ja)同時使用可能です。アナログ入力モジュールはスロット0~4に装着されます。ディジタル入力モジュールおよびディジタル出力モジュールはスロット5~9に装着されます。ディジタル入力モジュールとディジタル出力モジュール両方手配した場合はディジタル入力モジュールを優先的に番号の小さいスロットに装着します。アナログ入力モジュール>ディジタル入力モジュール>ディジタル出力モジュールの優先順位で、番号の小さいスロットから装着します。エラーメッセージが表示されました。したらよいでしょうか?(ns-faq-gxgp-164-other-ja)以下の内容を確認してください。記録計とパソコンそれぞれにIPアドレスが設定されているか。LANケーブルが正しく接続されているか。記録計側は拡張モジュールGX90EXではなく、内蔵のLANポートに接続されているか。スタンダードハードウェア設定は最新のバージョンを使っているか。Runtimeをインストール後、インターネットエクスプローラ経由でSMARTDAC+シリーズ記録計にアクセスしたところ、Javaのセキュリティ警告画面が表示されます。この警告画面を表示させないようにするにはどうすればよいですか?(ns-faq-gxgp-163-setting-ja)お使いのパソコンの環境にもよりますが、以下のとおり、記録計のURLをインターネットエクスプローラの「信頼済みサイト」に入れることで、警告を非表示にできる場合があります。FTPコントロールコネクションにエラーが発生しました。」のエラーメッセージが表示され、ファイルが転送されません。クライアント関連のエラー」に記載されている対処を行ってください。アプリケーションは、ヒストリカルトレンドデータ用のバッファを確保しています。点のデータを保存できます。ヒストリカルトレンドデータ取得のアイコンをクリックし、バッファに保持する区間をずらすことができます。"トレンド_過去のデータの表示"をご参照ください。GX/GPシリーズ本体に拡張ユニットGX60を接続するため、本体に拡張モジュールGX90EXを装着して再構築をしましたが、拡張ユニットを認識しません。したらよいでしょうか?(ns-faq-gxgp-167-setting-ja)1)拡張モジュールGX90EXを以下のスロットに装着してください。2)拡張モジュールGX90EXのディップスイッチを以下のとおり設定してください。8番(マスターI/O動作)=ON、1番~4番(ユニット番号)=すべてOFF...拡張セキュリティ機能(/AS)が付いたSMARTDAC+GX/GPのWebアプリケーション画面を見たいが、ログインができません。ハードウェア設定ソフトでは、管理者のユーザ名、パスワードを入力して通信ができました。(ns-faq-gxgp-174-spec-ja)拡張セキュリティ機能のWebアプリケーションにログインできるのは、モニタユーザのみです。管理者、一般ユーザは、Webアプリケーションにログインできません。Webアプリケーション画面ログイン用に、モニタユーザを登録してください。ユーザの種類」をご参照ください。「複数ページ」にすることで、時間軸のグリッド間隔(波形印刷グリッド)を変更することができます。「波形印刷設定」を「1ページ」にした場合は波形印刷グリッドは自動的に調整されるため、ユーザー側での指定ができません。GX/GPのトレンドに、時刻が表示されています。これを、記録スタートからの経過時間に変更できますか?(ns-faq-gxgp-183-spec-ja)GX/GP本体では、時刻表示のみです。ソフトでは、経過時間(時間表示)を選択することが可能です。(例)1秒ごとに記録したデータを、Excel出力する際には1分ごとのデータにする。(ns-faq-gxgp-182-soft-ja)可能です。ユニバーサルビューアの「変換」-「データ変換」より、Excel形式への変換を行う際に、「ステップ数」を指定してください。(例)1秒ごとの記録を1分ごとのデータに間引いて出力する場合は、「ステップ数」に「60」を指定します。GX/GP本体とGX60拡張ユニット間を接続するのに使用できるLANケーブルの種類は、何ですか?(ns-faq-gxgp-184-spec-ja)使用できるLANケーブルはSTP、カテゴリー5以上です。ストレート/クロスどちらも使用できます。GX/GPシリーズのトレンド画面に表示されるディジタル表示部でのチャネルの並び順を変更することはできますか?(ns-faq-gxgp-185-setting-ja)可能です。ディジタル表示部のチャネルの並び順は、「表示設定」-「グループ設定」-「チャネル設定」で、グループに入れるチャネル番号を指定した順になります。チャネル指定の順番は、選択したチャネル番号の右下に小さな数字で表示されます。GX/GPシリーズで、MENUキーを押した際に画面右上に表示される基準画面(ホーム画面)のボタンがグレーアウトしていて、押すことができません。すればよいですか?(ns-faq-gxgp-186-other-ja)基準画面に登録されている表示グループが無効になっている場合など、表示されるべき画面が存在しない場合は、基準画面のボタンがグレーアウトします。基準画面を登録し直してください。基準画面を登録する、表示する」をご参照ください。Excel形式に変換することが可能です。Excel形式への変換は、ユニバーサルビューアの「変換」メニュー内の「データ変換」から行います。...拡張セキュリティ機能(/AS)付きのSMARTDAC+GX/GPを使用しています。ユーザID及びパスワードを設定していますが、パスワードを忘れてログインできなくなり、ユーザが無効になってしまいました。対処方法を教えてください。上半身の形のアイコンで、ユーザ無効の状態をご確認ください。ユーザ無効アイコンの背景が無色であれば、まだログイン可能なシステム管理者があります。システム管理者でログインして無効ユーザのパスワードをデフォルト値に初期化してログアウト、当該ユーザでログインして新パスワードを設定してお使いください。アイコンの背景が黄色の場合は、システム管理者すべてがユーザ無効です。お客様では対応できない状態ですので、購入先または弊社代理店にご相談ください。GXのPIDモジュールで、制御警報をGXのデジタル出力モジュールから出力できますか(リレー出力にできますか)?背景として、CXの置き換えの際、CXにはリレーDOがあるのでリレー出力にしたいため。(ns-faq-gxgp-176-spec-ja)できません。制御の警報はPIDモジュールからの出力のみになります。外部にリレーを接続して、出力してください。フォルダが作成されます。その中のサンプルのファイルを参考にしてください。ソフトには、シミュレータの機能が含まれています。シミュレータの操作は、プルダウンメニュー[ヘルプ]から、取扱説明書を参照してください。GX10/GX20のパネル面からの奥行寸法を教えてください。GX10/GX20の仕様書をご参照ください。GX/GPシリーズで「記録するデータの種類を”表示”」に、「記録周期を”2秒”」に、設定する操作を教えてください。