GX/GP/GMシリーズのメディア保存でFIFO機能(データの先入れ先出し保存機能)をONにした場合、/MTの帳票機能で作成したファイルもFIFO機能の対象になるのでしょうか?(ns-faq-gxgp-150-spec-ja)保存ディレクトリ内の全てのファイルが対象になります。GX/GP/GMシリーズで測定周期を1s、記録周期を10sに設定しています。演算周期は、測定周期(1s)と同じですか?または記録周期(10s)と同じですか?(ns-faq-gxgp-149-spec-ja)演算は、測定の周期で行います。ご質問の場合は、1s周期になります。印刷が可能なプリンタが必要です。・レポートテンプレートビルダ(無償)を、ダウンロードしてください。ロード⇒設定ロード⇒プログラムパターンで行えます。GX/GP/GMシリーズの空きスロットにモジュールを追加し再構築した時、既設の設定やデータは残りますか?(ns-faq-gxgp-136-setting-ja)残ります。SLMP通信を用いて、SMARTDAC+GX/GP/GMの入出力チャネルデータをSLMPサーバ機器に書き込む場合、入出力チャネルの先頭チャネル,最終チャネルは、どのように設定したらよいですか?(ns-faq-gxgp-135-setting-ja)SLMP通信を用いて入出力チャネルデータを書き込む場合、SLMP通信コマンドの先頭チャネル、最終チャネルは、同一モジュール内のチャネルを指定してください。複数のモジュールのデータを書き込む場合は、モジュール毎にコマンド番号を分けてください。GX/GPシリーズのWebアプリケーションで"アラーム音=あり"に設定したのに、アラームが発生しても音が出ません。設定している場合のみ有効です。GX/GPシリーズで記録をストップし、[メディア取り出し]アイコンを操作したら、「E506ファイル作成に失敗しました」というメッセージを表示しました。(ns-faq-gxgp-117-spec-ja)外部メディア書き込み中にメディア取り出しを実行したことで、取り出し処理が行われ、書き込み中のファイルが途中で切れた状態になっています。メディア取り出しは、メディアアイコンやSDメモリカードのLEDで書き込みの終了を確認してから操作をして頂くと確実です。GX/GPシリーズでEメール送信の設定をします。設定手順を教えてください。クライアント機能を有効にしてから、メール内容を設定します。GX/GPシリーズでEメールの送信テストはできましたが、Eメールが動作しません。(ns-faq-gxgp-120-setting-ja)Eメールの「メールスタート」をタップします。GX/GPシリーズで自動的にEメール送信できる通知の種類を教えてください。(ns-faq-gxgp-121-setting-ja)次の種類を用意しています。...DARWINのリプレースを検討しています。通信コマンドはそのまま使用できますか?(ns-faq-gxgp-116-spec-ja)DARWIN互換通信機能で使用できます。GX/GPの構成はDARWINと同じにする必要があります。GX/GP用のアプリケーションソフトウェアを教えてください。(ns-faq-gxgp-115-soft-ja)以下のソフトウェアを用意しています。ユニバーサルビューアでは、記録計が生成した、データを画面に表示、印刷することができます。形式に変換することもできます。ハードウェア設定では、GX/GP記録計の各機能の設定データを作成することができます。ディジタル入出力モジュールを装着しないでください。装着すると基準接点補償確度が保証外になる可能性があります。GX/GPシリーズでアラーム設定を行い接点出力(DO出力)する操作を教えてください。(ns-faq-gxgp-110-setting-ja)DO出力モジュールが必要です。モジュールを装着した場合、再構築も必要です。