1KΩのところは990Ωを選んだお陰で、0.1%以内の精度の5Vである。いや思い通りに出ると嬉しい。いやなことを忘れさせてくれる。ロジックは間違っていなかった(11/13/08)電源部の実装が終わったので、次はカウンター部の実装である。アマチュアの電子工作は、目的と手段がはっきりしないことで、これを仕事にしている人から見れば、「何という無益なことを」と呆れられることばかりだろうが、これが楽しいのだから仕方がない。3端子レギュレーターの分圧抵抗の選択など最たるものだ。真夜中、袋から100個の抵抗を机にぶちまけて、ひとつひとつ抵抗を測っていく自分が我ながらおかしかった。これまでのシステム開発の仕事は、目的に向かって少しでも前進できる、合理的、かつ効果的な、あらゆる方法を46時中考え続け、それを実行することが使命だったから、その反動ということなのだろう。翌日、断線したテスターの接続コードを見ていて、また脱線してしまった。プローブとコードは一体化されているので分解するわけには行かないが、断線した場所の見当はついている。プローブの付け根付近である。このテスターはコードを本体の横に収納できるようになっているので、収納するときここに無理がかかりやすい。はじめは、予想が正しいか確かめるだけのつもりで、ニッパーで線を切った。ピンセットで銅線を引っ張ったら、見事に予想通りの長さの断線のかたわれが出てきた。なるともう止まらない。プローブ棒がやわらかいプラスチックなので、ナイフで半分に少しづつ裂いて中身がどうなっているか調べ始めた。新しいのを買えばゴミになる運命である。少々裂いても全く変わらず、このプローブ棒は先端のピンをコードにつけたあと、プラスチックを圧着して作っているようだと独り言を言った途端、ひらめいたものがある。ここに切ったコードを半田付けしてあとはビニールテープかなにかで巻けば、少し短くなるがまだ使えるのではないか。写真が修復後のプローブである。ビニルテープを巻くまでもない。裂いた部分は、細い銅線で縛ってあるだけである。それはともかく、カウンター部の実装である。ブレッドボードで最後の調整を行った。クロック用のクリスタルの換装である。この前、較正に使った20Mhzの発振器をMCUクロックにし、より正確にする。無線をやるわけでもないのでここまで必要ないと思うが、周波数カウンターと言うからには、少し贅沢をして恰好をつけてみた(といっても¥150だが)。絶対値の最終的な較正は、先日、秋月で買って来たプロ機並みの精度があるといわれる12.8Mhzの京セラの発振器でやる。周波数精度が1ppm、温度補償があって温度特性も数ppmというから、時計に使えば、月差数秒という高精度なもので、これで値段がたったの¥200。いやいや秋月電子さんには、テスターから何からお世話になりっぱなしである。値段が良心的なのが嬉しい。我々アマチュアの強い味方である。ブレッドボードに差し込む。000)、まず、MCUを20Mhzの水晶発振器の外部クロックで動かす。今度は、京セラの発振器にVccを入れ発振させる。オシロで波形を確認する。波形はあまりきれいではないが、ちゃんと12.8Mhzと表示された。カウンターの電源を入れる。LCDに周波数が表示された。おや、6.4Mhzで数百ヘルツ多いぞ。このまえ補正した分だけ多いじゃないか。ブログの記事にはそれらしく書いたが、実は書いてから、どうも腑に落ちないところがあって自分では納得していなかった。割込みルーチンでタイマーの処理をしている間にも、タイマーそのものは動いているから、最後の端数の調整は、本当なら計算で求めた値から少なめにしないと、その分余計に時間をとってゲート期間が増え、実際より高い周波数が出るはずである。ところが、最初の結果は、実際より低い周波数だった。最初の端数値は理論上の数で、遅れを考慮していない。本来なら、ゲートが長くなるので周波数は高くならないとおかしいのに、逆に端数を増やして(実際にはスタートを遅らせる)、ゲートを広げ、周波数を増やしてピッタリにあわせた。従って最初の狂いは、どうも当初の¥50のクロックの発振子の誤差のようである。端数を最初の理論値にもどして動かしてみる。うむ、俺の計算が正しいことが証明された。微調整で1回だけひとつ端数を変えてみたが、50hz近く変動し、これ以上の調整はあきらめる。計算上は3.2μsの違いは0.4秒ゲートを開けているので6.4Mhzで5hz位のはずなのだが、割込みルーチンのロジックが増え、さっきの端数値に効いてくるからだろう。これで、カウンター部の構成が確定した。今度はLCDを乗せるため大きめの基板にしたのでスペースに余裕がある。部品も少ないし実装は楽だ。周波数表示付きの秋月FGキット制作もそろそろ大詰めを迎えた。半年ぶりのブログ更新に漕ぎつけた(2019.09.19)研究所活動は停滞したままでCCDカメラ顕微鏡導入など(2019.02.08)ドングルのHFコンバーターでJJY標準電波は見えたか(2018.12.12)JJY電波を見るため、RF(高周波)の世界に踏み込む(2018.10.31)ESP8266のJJY電波時計のスケッチ公開(2018.10.02)コメントコメントを書く名前:メールアドレス:(ウェブ上には掲載しません)アドレス(URL):この情報を登録するコメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。秋月キットを使ったLCD周波数表示付きFG完成。