生活が主なコンテンツですDecoのマスフロ徒然日記2019年06月25日08:00MFCのKv値(Cv値)を聞いても意味がありませんカテゴリDecoのマスフロ徒然日記ezj_deco02Comment(0)徒然日記なのですが、本人が思ったより扱いが難しくて、そのまま放置していました。いう言葉を御存知かもしれません。“でも、マスフローコントローラ(MFC)の場合、これらの容積係数の分だけ必ず流量が取れるわけではないので、そこのところは要注意です。書いたのですが・・・この後も結構、聞かれることが多いのです。それも、流体制御の初心者ではないような方々から・・・これは書こうかなと思ったので、ここで簡単にお話ししておきます。意味はない事はないのですが、それはMFCを全開にしてパージするときくらいで、それすらソレノイドアクチュエーターのMFCなら、経時的にコイルから発熱が大きくなることで、アクチュエーターの推力がダウンするので、やはり正確な値とは言えなくなります。ピエゾの場合は、熱へ変換される事がほとんどないのでいいのですが、そもそもリフト量が小さいアクチュエーターなのでバルブ全開モードでもそのKv値(Cv値)分で流せる流量はたかが知れています。パージが必要ならば、かならずMFCをバイパスする配管を設置してください。通常制御時になぜKv値(Cv値)の情報が役に立たないか?というと、先ほどの文章に答が書いてあるのですが、MFC通常流量制御時はKv値(Cv値)よりはるかに下の流量レンジで制御しているからです。「では、この設定流量時のKv値(Cv値)なら出せるだろう!」と、お聞きになる方もおられます。出せない事はありませんが、やはりあまり意味はないかと・・・MFCに搭載される流量制御バルブは、ある電圧信号VS開度での流量曲線を示す比例制御弁、電動モーターバルブとは異なった配管制御部品です。異なるのは構造のことではなく、その役割の事です。流量センサーからの流量信号(PV値)と設定信号(SV値)を比較し、それらが同値になるようバルブ制御信号(MV値)を可変させるのがMFCなので、MFCの役割は流量を制御する事であり、そこに搭載されている流量制御バルブに求められるのは、ある値のバルブ制御信号を得たら器差なく同じKv値(Cv値)になるようにそれを制御する事ではないからなのです。MFCはMFCの中で調整計をもっており、自身でフィードバック制御をするものであること、MFCのPID制御を活かしたまま、外部からPID制御でSV値を与えて制御しようとする間違いをおかした際にも直面する理屈なのですが、MFCが何たるか?を、理解いただく上で一番重要なところです。流量制御フィードバックPV値SV値MV値Tweet2019年01月15日13:09最近の若いマスフローの営業は・・・カテゴリDecoのマスフロ徒然日記ezj_deco02Comment(0)はい、久しぶりのDecoの言いたい放題”マスフロー徒然日記”です。Decoもデビューして二十数年、気が付くと「最近のマスフローの営業はたるんどるよ」等とジジイ臭い独り言を言ったりするようなったのですが、「一線から離れたロートルが、偉そうに何言ってんだかw」と笑い飛ばしておいてください。「最近の若いマスフローの営業は・・・正直大変です。」Decoが若いころは、マスフローのマの字もわからず、お客さんのところに飛び込んだものでした。眠くなる質量流量だの、PID制御だの、WF6だの色んな知識をざーーっと座学しただけですから、お客様との会話はちんぷんかんぷんです。「お前なんか、俺と話すのは10年早い!」と怒鳴られて、しょぼくれて帰った記憶を思い出します。(悪いのはDecoなんです。何もわからず液晶工場でWF6の話をしてしまったのですから・・・)当時は半導体メーカー(エンドユーザー)には熱いハートの(こわい)技術さんが多くおられました。「俺を通さずに、この工場にMFCを採用してもらえると思うな!」という、ゲームで言うところのボスキャラがおられたのです。「俺の前でプレゼンを最後までやり遂げることができた奴は、今までほとんどいない。」もう完全に脅しwを食らって、ビビりながら説明をしたこともありました。皆さん優しかったのです。当時の半導体工場の技術さんは、皆さん多忙な毎日を送っておられました。MFCメーカーの新人営業マンに、貴重な時間をさけるようなそんな暇な人は一人もいなかったはずなのに、皆さんDecoの拙い説明に付き合ってくださいました。「少しはできるようになったじゃないか・・・」と、ジャブローでアムロのガンダムと再戦したシャア大佐みたいなセリフをかけてくれたのです。よし、もっと頑張ろう!と、初回しょげて帰った道をルンルンで帰った記憶が今でも残っています。Decoのデビューした時代は、お客様が先生になっていただける幸せな時代でした。自社の社員だけでなく、業界の人間の底上げを真摯に考えて頂いていた諸先輩方がおられたからです。今の時代は違うとよく聞かされます。半導体製造装置の技術も確立し、お客様もMFCそのものへの関心が低下しているこの時代に、時間を割いてよその会社の人材育成に手を貸すような人は少ないですし、ましてや社内外のハラスメントに対する対応や、コンプライアンスを強く求められる世の中なのです。今の日本は「触らぬ神に祟りなし・・・」になっている気がします。「最近の若いマスフローの営業は・・・正直大変です。身体を壊したこともあり、メーカーサイドでの貢献ができなくなったDecoなのですが、お世話になった業界に少しでも恩返しをしたくて、”MFC千夜一夜物語”という世にも珍しいマスフロー専門ブログを書き始めました。次世代の人たちに少しでも役に立てばなぁ・・・と思っています。こんなセリフをDecoはフィールドバスの説明に来てくれた友人に投げかけてしまいました。それに対して、「意味はないな。その友人も冷静に答えます。通信基板の在庫負担を考えると相当な額であり、それをフィールドバスの件数だけ必要になるのです。マスフローメーカーからすれば、本来のマスフローの性能とは関係のないI/Oの問題なので「この通信規格だからマスフローの性能が上がる」という事は一切ありません。ネットワーク機器としての付加価値は付けられても、マスフローの基本性能である精度や繰り返し性、応答性への付加価値はゼロなのです。それにコストと時間を費やすことは、大半が中小企業であるマスフローメーカーにとっては大変厳しいのです。そのようなシチュエーションで、Decoが当時の会社の社長に予算獲得のプレゼンをしたとしたら、経営者サイドとしては「この全てを開発するつもり?ターゲットの絞り込みはできているの?」と真っ先に聞いてくるでしょう。大きなシェアを持つUSの装置メーカーがDeviceNetTMを採用する動きでしたので、それに合わせるというのも手ですが、肝心の標準採用MFCは、今は亡きUSの某社に決まっていましたから、日本のマスフローメーカーで参入できるかは未知数でした。当時、日本の装置メーカーではその動きとはまた異なる方向に動いていましたし、学生時代は試験の山を張ることが得意だったDecoでも、さすがにこの予測は難しいなぁと思えたのです。良いアイデアが浮かんだのです!「あ、そうだ!こうすればいいかも!」それは我ながら良い考えでした。・・・と、年月が経ってから悔やむDecoだったのでした。その2カテゴリDecoのマスフロ徒然日記ezj_deco02Comment(0)そもそもマスフローに対するフィールドバスとは、どういった役割を果たしているのでしょうか?この質問に正確に答えられる人は、あまりいないかもしれません。前によく聞いたのは、以下のやり取りです。DeviceNet対応マスフローは性能がいい。マスフローとしての基本性能は変わりません。DeviceNet対応マスフローは通信速度が早くて、大量のデータが送れる。ネットワークとしては早いですが、そもそもマスフローの熱式流量センサーはいたって遅いセンサーですし、SV値に対するPV値とMV値以外に特にやり取りすべきコマンドは存在していないので、大量のデーター通信は不要です。DeviceNetに対応できていないマスフローは、世界的にガラパゴスな存在になってしまう。産業用ネットワーク市場シェア2018)を見る限り、産業用イーサーネットの躍進を見ると、むしろ逆かもしれませんね。フィールドバスは、そもそもマスフローと何との間を取り持とうとしているのでしょうか?答えはPLCです。略称で、シーケンサーとも呼ばれます。シーケンサーは、三菱電機(株)の製品名ですので、一般的な機器を指す場合はPLCと呼称した方が良いでしょう。PLCが何をするものか?というと、簡単に言えば「要求された入力内容に従って、予めインプットされたプログラムを動かし、接続された機器(マスフロー等)へ動作指示を出力する役割を果たす機器」です。装置の自動制御に特化したコンピューターのようなものと考えればいいでしょう。そのPLCは単独では何もできない箱ですので、多数の機器と接続することになります。その一例がマスフローですね。マスフローへ設定指示(SV値)を送る場合、マスフローの流量信号(PV値)を読み出す場合、このPLCとマスフローの間で共通言語が必要になります。これがフィールドバスです。例えるなら、サッカーチームの監督がドイツ人で、ドイツ語で指示をするのに、選手が日本語しかわからなかったら、指示は伝わりません。ミーティングで選手からの日本語での情報も監督には全く伝わりません。対話するのをルールにしていて、シーメンスならProfibus、三菱電機ならばCC-Linkといった具合に、PLCメーカーは自らの製品に対応するPLCを決めています。その1カテゴリDecoのマスフロ徒然日記ezj_deco02Comment(0)新しく"Decoのマスフロー徒然日記”なるカテゴリーを作りました。マスフロー千夜一夜物語はDecoのマスフローに関する知識で構成されていますが、それに対してこのカテゴリーでは、Decoのマスフローに対する思いでかたどられます。ぶっちゃけると少し偏ってるかな?というような内容や、愚痴に近いものもあるかもしれません.マスフロー千夜一夜物語よりくだけた読み物としてお付き合いください。フィールドバス対応というとマスフローの業界では一番にDeviceNetが出てきます。ブロンコスト・ジャパン(株)】ご存じない方の為に少し説明を書きますと、DeviceNetは1994年にUSのアレン・ブラッドリー社が発表したFA向けの制御ネットワークです。いったネットワークをフィールドバスと呼称し、欧州のProfibus、日本のCC-Link等制御に用いるPLCのメーカーが旗頭になってます。目的はネットワーク仕様のオープン化です。同じDeviceNetを使用する場合、マスフローや圧力センサー、バルブといった配管機器間の通信に互換性を確保する試みです。Association)という組織をUSで作りましたので、現在はODVAがDeviceNetを所有、管理しています。ベンダー(マスフローメーカー)はODVAに参加することで、DeviceNetの仕様を開示され、それに対応したマスフローを開発できるわけです。前述のごとく、地域ごとに、PLCメーカーごとにこのネットワーク規格は乱立(失礼!)してしまっているので、さてどのフィールドバスネットワークを選べばよいのか?悩みの種なのです。現在(2018年)の資料を見てみましょう。Ethernet)の台頭です。2018年の市場予測では、フィールドバス(Fieldbus)を凌ぐシェアと成長率になっています。*産業用イーサーネットの内容をここで書くのは割愛します。問題は産業用イーサーネットの台頭もあり、マスフロー業界で流行りの筈のDeviceNetのシェアは全体の4%にすぎない・・・という事なのです。うーん、これって果たして・・・と思うDecoなのでした。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。