買い物かごカートに商品がありません。定休FAX番号:055-241-8631お問い合わせ、お見積り依頼は下記よりどうぞ!※販売店・商社のお客様もこちらよりお問い合わせ下さい。ガス成分の測定の必要性が高まっています。数値で表現することが必要ということです。1台で対応が可能です。においの強弱でレンジ(High、Low)の切り替えが可能!専用ソフトウェアが付属!パソコンにデータを転送・保存し、自動グラフ化が可能!従来品(SR)の後継機で、測定対象臭気の吸引の際の静音化、保存データ容量を拡大。商品の使用例を動画でご確認できます【使用方法】できるだけ清浄な空気環境の中で電源をONにします。電源投入後10分間、本機はセンサ部のヒートクリーニング(ウォームアップ動作)を行います。ウォームアップ動作が終了し、測定モードに入る時点で自動的に基準点(ゼロ点)が設定され、測定が開始されます。問い:臭気計(工場・施設用)で出来ることは?答え:臭気計(工場・施設用)では測定しているにおいの相対的な変化に応じたにおいの強さレベルをデジタル表示しています。ある悪臭の脱臭前後の強度レベルの減衰の様子を見る、またはにおいの発生源から発生する臭気の推移などを見ていただくのに最も適しています。それらのデータを蓄積していただき、それらを定期的な官能試験のデータと比較対照することでユーザー様固有のテーブル(相関関係表)をお作りいただき、費用のかかる官能試験の回数を減らして、本機による簡易的な計測による日常管理が可能になります。吸入空気の流通系に付着したにおいが抜け出るのを待つ時間として2分必要とするためです。関係は?答え:本機の目的としては、においに含まれるにおい物質(化学物質)に注目し、それに対する半導体ガスセンサの反応・出力を利用して、相対的なにおいの強弱を数値で表すことを主目的としています。本機の表示値には相関性はありません。問い:温度や湿度は測定値にどのような影響がありますか?答え:本機に使用している半導体ガスセンサは、温度の影響は比較的軽微です。湿度には影響を受けます。低湿状態では強度がやや大きくなり、傾向参考情報値はやや高い数値を指示します。高湿環境下ではその逆の傾向が見られます。個々のにおい成分における温度湿度の影響の具体的データは、ご使用の条件に合わせて取得していただくようにお願いします。0°C〜40°C(結露なきこと)外形寸法W74×L167.5×D35(突起部を除く)標準付属品USBケーブル、空気清浄ユニット(活性炭フィルタ)ACアダプタ。画一された尺度、方法はありません。数値化する臭気官能試験による臭気の表現方法です。臭気計(工場・施設用)で表示される「においの強度」はにおいを構成している化学物質に着目し、その濃度で表示する成分濃度表示法の一種として分類される表示方法です。※会員登録しないで商品を購入できます。この場合、購入画面で会員ID・パスワード画面を飛ばして注文者情報から入力してください。※チェックしないと自動的に評点1になってしまいます。2019/11/29Yu1さん事前問い合わせに丁寧にこたえていただきました。2017/06/27KHさんおかげさまで、排水処理施設のモニタリングで使用しています。6〜9月は特に臭気が出る時期のため気が抜けません。いままでと違い数値化することで、異常検知や事故予防が徹底できます。2017/06/27MAさん昨日到着しました。測定物で試したところ、値が人間の実感と近いので安心しました。2015/01/27NSさん特養施設ですが、環境整備と顧客満足度向上のために、臭気度の基準を設定しました。これで、十分、定量的にチェックできます。ご紹介ありがとうございました。★★★★★2015/01/21スタッフさんお客様よりコメントを頂きました。誠にありがとうございました。商品はすでに届いております。たいへんに性能がよく、喜んでいます。2013/09/04スタッフさんAさまよりコメントを頂きました。誠にありがとうございました。破棄物処理のプラントで使用しています。2013/09/04スタッフさん食品工場様よりコメントを頂きました。誠にありがとうございました。廃液処理槽の臭い管理に使用しています。以降臭いの管理には神経を使っています。臭いを簡単に数値化できるため、管理手順を標準化できました。Express、VISA、MasterCard、Dinersがご利用いただけます。お支払い方法は、一括払いのみとなります。SSL対応をしておりますのでクレジットカード情報は暗号化して送信されます。Pay(クレジットカードご決済)Amazonアカウントにご登録のお客様情報を使ってご決済できます。●Amazonアカウントにご登録いただいているクレジットカードでのお支払いになります。●複数件のお届けに対応しておりません。●Amazonアカウントにご登録されているデビットカードやauウォレットではご利用いただけません。●宅配営業所届けやコンビニ預けでのお届けはご利用できません。Payでのご決済は、安心・安全なご決済方法ではございますが、注文内容の修正が発生した場合、システム上弊社でのご注文内容、金額等の修正が行えないため、一度ご注文をキャンセルいただき、ご返金処理ののちに違うご決済方法にて再注文していただく場合がございます。■代金引換(佐川急便)佐川急便の代金引換が、ご利用いただけます。※お支払いは現金決済のみで、デビットカード・クレジットカード等はご利用いただけませんのでご了承ください。※一部離島などでは代金引換がご利用いただけませんので、事前にご確認ください。商品については代金引換がご利用できません。●『ダンディリフト』シリーズ●『脚軽〜ASHIGARU〜』シリーズ■銀行振込(事前入金)ご注文後5日以内にお振り込みをお願いいたします。お振込み確認後、商品を発送いたします。夕方5時までに入金確認できたご注文分は、原則として翌営業日に発送いたします。番号:8344221なお、お振込み手数料はお客様にご負担いただいております。全国のコンビニエンスストアで商品購入代金を支払うことができます。※決済手数料はお客様負担でお願いいたします。※ご注意点1.ご入金を確認してからの、商品の手配または出荷です。2.商品到着後の後払いではございません。3.沖縄県はコンビニ決済不可です。下記のコンビニエンスストアーをご利用頂けます。■郵便振替(赤)銅繊維シリーズのお支払いには「郵便振替用紙(赤)」がご利用頂けます。※出荷をお急ぎの際は、お振替用紙の控えをりょうざい屋までFAXまたはPDFファイル添付メールにて、お知らせ下さい。15時までに入金確認できたご注文は、原則、即日発送いたします。個別送料表」が適用されます。クロネコDM便はお客様の玄関ポストに直接投函される配送方法です。配達員が直接手渡すことはございませんのでご注意ください。400km圏以上:4日目(発送日を含む)DM便は配達日指定が行えない配送方法のため、ご希望の日にちに到着しない場合がございます。海外への発送は致しておりません。overseas.)商品の品質には万全の注意を払っておりますが、配送中の事故等で、破損が発生した場合や、お申込み内容と異なる商品が届いた場合は、弊社負担で返品(送料着払い)・交換させていただきます。お客様のご都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。■携帯電話でお買い物をされる方へ(携帯電話、スマートフォン)携帯電話にてお買い物される際に、迷惑メール対策をされている場合、「ryozai-ya.com」からのメールが受信できるように、ドメイン受信拒否設定の解除をお願いたします。りょうざい屋からのご注文受付けメールなどが受信できません。ドメイン受信拒否設定の解除方法について、携帯電話会社別の詳細な設定方法は以下をご参照ください。弊社掲載のコンテンツを複製・転用する際は、必ず、弊社にご相談ください。許可なく利用することは、著作権侵害となることがあります。弊社とは全く関係ありません。接続先のURLや会社名等の情報に疑念がある、また極端に安い価格で販売されている場合は十分ご注意ください。したサイトでは、ID及びパスワード、クレジットカード番号を含む個人情報の収集が目的のフィッシングサイトであると推測されます。■りょうざい屋(A-MEC株式会社)運営のページにつきましてりょうざい屋(A-MEC株式会社)が運営しているインターネットショッピングのページおよびURLは以下の通りです。https://www.amazon.co.jp/s?me=A3SDG7FA7YB9IX上記以外のページにて商品の販売をすることはございませんので、ご注意ください。