問い合わせALOS-2搭載CIRCの初期校正運用結果についてALOS-2搭載CIRCは打上後の初期チェックアウト終了後から2014年12月の間を初期校正運用期間として、プロダクトの校正・検証を行ってきました。このページではALOS-2搭載CIRCの初期校正運用結果について紹介します。Function(MTF)によって評価されました。MTFとはカメラの結像性能を評価する指標です。papersをご覧ください。軌道上でのMTFはエッジ法を用いて測定されました。図1はCIRCにより撮像された地表面のエッジ画像を示しています。エッジ法ではこのような直線性の良い地表面の画像のエッジを用いてMTFを求めます。Function(ESF)から求めたMTFを導出する過程を示しています。Function(LSF)を求め、LSFをフーリエ変換することによりMTFが導出されます。軌道上のMTF測定結果からCIRCの結像性能は地上と比較して変化はなく良好な性能を示していることが確認できました。Function(LSF)。Function(MTF)。ラジオメトリック性能確認ラジオメトリック校正では、CIRCで観測した輝度(温度)精度が所定の校正精度を満たしているかを評価します。CIRCのラジオメトリック校正は以下の3つの方法で行われています。他衛星のデータとの比較ここでは1のデータを用いて校正精度の検証を行った結果を示します。Tahoe(アメリカ、カリフォルニア州)の水温測定データと現地の気象データ(客観解析データ)を用いてCIRCの観測時刻における大気上端での輝度(温度)を求めます。現地測定データでは実際に現地に赴き水温、地表面温度を測定するとともに気象データを得るためにラジオゾンデ等を用いて大気プロファイルを測定します。Valley(アメリカ、ネバダ州)で行われました。これらをCIRCで観測した輝度と比較することで校正精度を確認します。図3(左)は横軸にCIRCの輝度温度、縦軸に各測定地点での大気上端の輝度温度を示しています。水色の丸は地上校正を元にした結果、紫の×印は軌道上校正の結果を用いて補正した結果です。他衛星データとの比較などの軌道上の校正データを積み上げて最終的に輝度温度精度を±2Kの精度まで向上させることを目標としています。papersをご覧ください。丸は地上校正を元にした結果、紫の×印は軌道上校正の結果を用いて補正した結果。(右)補正後の輝度温度の残差。