買い物かごカートに商品がありません。定休FAX番号:055-241-8631お問い合わせ、お見積り依頼は下記よりどうぞ!※販売店・商社のお客様もこちらよりお問い合わせ下さい。解像度とは、1インチあたりに含まれる画素(ピクセル)の数を表します。inchの略)で表現します。解像度80×60であれば1インチに縦80×横60、計4800の画素(ピクセル)が含まれているという意味になります。解像度が高いほど写真の品質が高くなります。視野角とは、赤外線サーモグラフィ−が測定できる視野の角度のことです。水平視野角(H)×垂直視野角(V)を総称して視野角とよびます。■製品の3大特長1.世界で最も使用のFLIRサーモグラフィーFLIRは赤外線サーモカメラの世界的なトップメーカーです。FLIR-Eシリーズは、世界で初めてプロ用の性能を低価格で実現したシリーズであり、サーモグラフィ−診断を広く普及させました。2.MSX搭載で鮮明な画像、強化された測定温度範囲!MSXはFLIRが開発した「スーパーファインコントラスト」機能であり、熱画像に可視画像の輪郭情報を合成することにより、温度差が少ない被写体を撮影したときでも、何を撮影したのかが把握しやすい輪郭画像を生成できます。視野角は45°×34°とこのクラスでは最高レベル。解像度はE4(80×60=4800ピクセル)からE8(320×240=76,800ピクセル)までの高解像度を誇ります。高い解像度が必要です。メーカー製品保証は1年間です。C2をどうぞ!Wi-Fiって?何ができるの?無線で端末をつなぐ技術です。その場で編集ができ、利便性とデータ向上に役立ちます。■ご注文:複数台ご購入の場合、数量値引き見積書を作成いたしますので、メールでご依頼ください。※限定特価のため、予告なく価格を改訂する場合がございます。→→(※注文画面へ移動します。FAXでのご注文も可能です!商品ページ左メニュー「FAX注文書ボタン」をクリックしてください。印刷してご記入後、弊社あてにFAX送信してください。Wi-Fi)から変更ございません。±2%ないし2°Cで計測スーパーファインコントラスト(MSX)を標準装備し、測定対象物が鮮明マルチスペクトル画像保存MSX、熱画像、ピクチャー・イン・ピクチャー、可視画像を保存可能ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)対応!※E6、E8のみ写真の上に熱画像を重ね、重要エリアを簡単特定スーパーファインコントラスト(MSX)とは熱画像に可視画像の輪郭情報を合成することにより、温度差が少ない被写体を撮影したときでも、何を撮影したのかが把握しやすい画像を生成します。/E5/E6/E8どの機種も320x240ピクセルです。※左が通常画像、右がMSX画像。リフォーム診断に建物や施設の熱漏れや熱分布を調査し、省エネ診断と改善に役立つ一目瞭然の画像を提供できます。品質管理に威力を発揮します。E5アパートの外観と室内のエアコン※温度差により、壁裏や天井裏の柱がはっきりとわかります。E6を使用しています。問い:サーモグラフィーで撮影の際に注意すべきことは何ですか?答え:このサーモグラフィーは、電源が入っている間、自動でキャリブレーション(校正)を行います。正確な温度を計測するために、必ずキャリブレーションが行われてから撮影してください。Eシリーズは、付属のMicroUSBケーブルでパソコンと接続することができます。データ形式はデジタルカメラなどの写真(JPEG)と同じですので、読み込み等に特別なソフトは必要ありません。Wi-Fi機能を搭載しているため、Wi-Fiに接続が可能な、お持ちの携帯機器などと、ワイヤレス(無線)で接続することができます。Wi-Fiに対応したサーモグラフィーからの画像等を受け取ることができます。カスタマーサポートページ)に詳しく記載されております。問い:Wi-Fi機能の利点は?答え:撮影した画像をその場でタブレット端末やスマートフォンに表示、その場で編集ができるため、利用者の利便性と共有性が格段に向上します。タブレット端末のような大きい画面で画像の確認ができることも、問題発見などに役立ちます。問い:XTシリーズって?何が変わったの?答え:はい、ズバリ解像度と撮影できる温度範囲が強化されました。使用できる場所が広がりました。Eシリーズで壁裏の柱などを調べることはできますか?答え:はい、解像度の高いモデル(E6-XT、E8-XT)ならば確認が可能です。壁裏の空間と柱との温度差を表示し、柱の所在がわかります。濡れている箇所と乾いている箇所との温度差により判別します。断熱不良や隙間などで温度差が出ている場合もございますので、あくまで目安の調査になります。Eシリーズは工場設備の保全に使用できますか?答え:はい、サーモグラフィーを用いれば、異常発熱など不具合の場合、一発で異常個所を特定することができます。放射温度計などで行っていた点の検査を面の検査へと改善することができます。設備の異常箇所や工場内の熱放出のムダなど、エネルギー損失の視覚化ができ、瞬時に撮影が可能です。Eシリーズでは、より高精度な測定のために、測定物に応じて放射率の設定は可能ですか?答え:はい、可能です。Eシリーズ本体のツールバーメニューのオプションより「測定パラメータ」→「放射率」の項目より設定が可能です。回答を得ることができるようになります。フリーダウンロード、赤外線カメラの定期情報、PCソフトウェアアップデートを得ることができ、ユーザマニュアルへのアクセスやその他の追加的な利益を得ることができます。メーカー製品保証は1年間です。3〜5台(機種による)以上まとめてご購入を検討されているお客様は、ぜひ、お見積りをご依頼ください。特値を適用させていただきます。こちらの商品はクレジットカード払いはできません。事前お振込みとなります。