~本物の安全と健康を宿した野菜づくり~ふるや農園の各種インフォメーションをお知らせします。放射性物質の測定方法(詳細)|採取した試料の可食部をフードプロセッサーにより均一に細断します。この操作は、測定容器の中で空隙が生じないように均等に封入し、正確な測定を行うために必要となります。(写真はクリックで拡大します)細断した試料を測定容器に空隙を作らないように入れます。重量を測り、測定試料重量を求めます。測定容器はポリエチレン袋に封入し、測定器への汚染を防止しております。(写真はクリックで拡大します)測定試料を検出器エンドキャップに載せ、測定を開始します。測定データの処理・ベクレル値は、ガンマデータ社開発のソフトウェアWinDASにより自動計算され、パソコンに出力されます。定量下限は4Bq/kg、測定誤差は約20%です。(3)ようこそ、ふるや農園へ。*...麗らかなり...*.。