ソラメンテZ/iS連携を追記しました。I-Vカーブとは、太陽電池が実際に作動している状態での電流Iと電圧Vの関係をグラフ化したものです。このカーブの特性を計測し発電能力を把握するとともに、複数ストリングのカーブと相対比較する事により、異常ストリングの判定も行います。設備メンテナンスと測定のポイント」で、太陽光発電設備の概要を説明しました。)に大別されることを述べました。各項目の測定箇所鳥瞰この記事では、太陽光発電設備の故障診断における故障位置特定の手順と測定手法を軸に、各種測定器を、I-Vカーブテスター群と故障位置測定に特化した故障位置測定器群に体系的に整理して、様々な観点における比較から、測定器の選び方を説明します。太陽電池については、市販ではソーラーパネルと呼ばれていますが、太陽電池メーカーはモジュールと呼んでいます。ここでは、モジュールで表記を統一します。引用でパネルとなっている場合もあります。太陽光発電設備の故障診断における調査の目的と流れ太陽光発電設備の故障診断は、正常に発電しているかどうかの通常の正常性確認と表裏一体の関係にあります。故障診断の手順の大きな流れは1.から4.のサイクルです。太陽光発電設備の故障位置特定の手順と測定手法1メガWの太陽光発電であれば、モジュールの数は約4000枚になります。1ストリングあたり15直とすれば、ストリング数は267にものぼります。故障交換はモジュール単位に行うため、最低限、モジュール単位で故障特定することが求められます。効率的な故障特定のために、以下のような2段階の手順が一般的といえましょう。異常ストリングの絞り込み異常モジュールの絞り込み1異常ストリングの絞り込み1メガWを例にとれば、接続箱にある267個のストリング個々に設定されているブレーカーで測定を行い、異常ストリングを絞り込みます。異常ストリングの絞り込みにおいては、次の2種類の測定手法があります。写真1~3は、各ストリングのI-Vカーブを比較して、異常ストリングを絞り込んでいる様子を示したものです。写真4、5は、接続箱から送信した信号の返信信号を分析して、異常ストリングを絞り込んでいる様子を示したものです。接続箱から送信した信号の返信信号を分析して判断する手法があります。双方の方式に該当する測定器群においては、ともに異常ストリングを絞り込むという故障診断に変わりはないのですが、i)は、太陽光発電性能の正常性確認の為に測定したI-V特性結果を分析・活用したものであり、ii)はI-V特性を測定することなく故障診断に特化しています。そこで、このブログでは、表1のように、i)に該当する測定器群をI-Vカーブトレーサー、ii)のそれを故障位置測定器と定義しています。各々のメリット、デメリットは以下の通りです。ために必須なI-V特性測定の機能がない以上、価格、精度は除いたおおきな意味でのメリット、デメリットをのべましたが、次章以降の様々な比較から、総合的に判断していただければと思います。次項2の異常モジュールの絞り込みの測定器も、故障診断に特化しているので、故障位置測定器に分類しています。信号を分析して判断する手法2異常モジュールの絞り込み1メガWを例にとれば、267個のストリングの中から絞りこまれた異常ストリングに対して、そのストリングを構成している15のモジュールから異常モジュールを特定します。詳細は後述しますが、基本的に1のiiと同様に、故障診断に特化した測定器で、モジュール表面をセンサ等を用いて故障特定します。写真6,7,8は、その様子を示したものです。異常個所の絞り込みとその判断方式による測定器群の定義」に基づいた測定器のラインナップを表2に示します。表2の測定器の価格は、一部20万円前後の他は、50万円から70万円前後が大半です。校正は年1回で3万円程度~10数万円かかりますし、付属品価格もそれなりにします。故障、トラブル発生、費用増のリスクもあります。使用頻度と費用対効果を考え、メンテナンスの為の機器費用にどれだけ投じることができるか経営判断が必要です。必要な時に、必要な機器を、必要なだけ、安価でレンタルする、というのも一つの選択肢といえましょう。I-Vカーブトレーサーの選び方1開放電圧測定の限界とI-Vカーブ特性測定の必要性そもそも何故I-Vカーブテスターが必要なのでしょうか?多くの場で同様の記載を目にしますが、以下2点を引用します。太陽光発電工事は、I-V特性を測定して完了!!汎用テスタで測定出来るのは、開放電圧だけです。接地した太陽光発電の発電能力を測定するには、負荷試験が必要です。不具合が有る系統でも開放電圧は同じ電圧値です。したがって開放電圧測定だけでは不具合のある系統を発見するのは不可能です。いって、何故、不具合があっても、汎用テスタで開放電圧に差が出ないのか理解できず、腑に落ちませんでした。調べて、ようやく腑に落ちました。その過程を紹介します。太陽電池が発電するのは直流電力で乾電池と同じです。ゆえに、乾電池で考えます。腑に落ちなかった点を言い換えると、テスター(電圧計)で古い乾電池の開放電圧を計測すると、新しい乾電池と同じ1.5Vを示すのはなぜか、という点についてです。起電力1.5Vの乾電池には、電池の内部に仮想の抵抗があると考えます。電池が劣化すると、この内部抵抗が大きくなり、さらに電圧降下が増加します。電池の内部で、当初の起電力を食いつぶしていき、端子の電圧が下がっていきます。ところで、テスター(電圧計)は、測定しようとする対象の電力を可能な限り使用しないように、邪魔しないように、テスター自らに非常に大きい抵抗(ここでは例として1万Ω)が直列に入っています。対象物に並列にテスターを接続します。そのテスター(電圧計)で、何もつながない開放状態の電池を計測すると、どういうことになるでしょうか。テスターの1万オームの抵抗が直列に接続された形になってしまいます。新品電池で1Ω、劣化電池で3Ωと仮定しましょう。テスターの内部抵抗との合成抵抗は、新品で10001Ω、劣化で10003Ω。端子電圧は、新品で1.5-1×(1.5/10001)=1.49948、劣化で1.49955となります。通常のテスター(電圧計)では、スケールの関係から、新品も劣化したものも、1.5ないしは1.50Vで表記してしまう、ということです。それでは、電池の劣化をなんとか計測するにはどうすればいいのでしょうか?それが、負荷を与えて電流を流すということです。負荷をかけた状態で、電池劣化を認識できるイメージ12Ωの負荷抵抗を接続した回路にすれば、電池の内部抵抗3Ωと負荷抵抗12Ωの直列抵抗で0.1Aが流れます。(電圧計への電流は無視します)。電池の内部抵抗による電圧降下は0.3V。電池の端子電圧は1.5-0.3=1.2Vです。このレベルならテスター(電圧計)のスケールで対応でき、劣化した電池として1.2Vと表示します。太陽電池でも同じことです。テスターで開放電圧が正常値を示したとしても、モジュールに故障、影、劣化などの不具合がおきているかもしれません。それをしっかりと検知するためには、ストリング、モジュールに負荷電流を流してI-V特性を測定する専用の機器が必要なのです。いうことで、ようやく腑に落ちました。このブログでは、こんな感じで自分が思った疑問等が腑に落ちるまで調べた内容を共有させて頂きたいというスタンスで書いています。よろしかったら、おつきあいください。2I-Vカーブとは?I-VカーブI-Vカーブは図9のように、太陽電池から出力される電力における電流と電圧の関係をプロットしたものです。モジュールに何も接続していない解放状態、即ち電流が流れていない状態での電圧であり、開放電圧といいます。モジュールの負荷をショートさせた時に流れる電流で短絡電流といいます。解放電圧と短絡電流は太陽電池の性能を示す代表的なものであり、I-Vカーブはその中間の状態を示しています。発電能力Pは電流(I)と電圧(V)の積ですから、グラフの原点と動作点からできる四角形の面積が発電能力になります。太陽電池の性能を最大限に発揮するには、この面積が最大になる状態で動作させることが必要です。その動作点を最大出力動作点といいます。Ipmax)と呼んでいます。いい、I-Vカーブによる電流、電圧特性の良さを表します。図10はFF値を向上させることにより、出力電圧をより多く引き出すということを意味します。太陽電池は天候、気温の影響を受けやすいです。電流値(I)は、主に日射量に比例して数値が大きくなります。電圧値(V)は、温度に比例し、温度が下がると電圧値が上がります。Condition)に変換するということで、STC変換といいます。STCは、日射強度1000W/m2、太陽電池モジュール温度25°Cです。異常ストリング判定I-V特性測定器では、電気的仕様から想定されるI-Vカーブと比較してストリングの異常を判定したり、図11のように複数のストリング形状を同時表示して、相対比較による異常判定を行う機能を具備しています。正常な太陽電池のI-Vカーブはなめらかな形状をしていますが、実際には電気的仕様から想定されるI-Vカーブと差異がみられることがあります。「I-V曲線形状の解釈」を引用します。正常な太陽電池のI-V曲線はなめらかな形状をしており、次の3つの要素に分けることができる。不確かさ、又は部分的な日射又は受光面の汚れなどによって、測定したI-V曲線と電気的仕様から想定されるI-V曲線に多少の差異が見られる場合がある。このような差異は、計測器のパラメータ設定又は測定方法が間違っている場合を含む。1曲線に段差又は変形I-V曲線の異常な段差又は変形は、供試太陽電池モジュールに異常が生じているおそれを示している。(影、汚れ、損傷等原因を示しているが割愛)2電流小(太陽電池アレイ側、計測器のパラメータ設定、日射測定の精度等原因を示しているが割愛)3電圧降下(太陽電池アレイ側、計測器のパラメータ設定、測定上の原因等原因を示しているが割愛)4肩部分の曲線が緩やかになるI-V曲線の肩部分の曲線が緩やかになるのは、劣化の兆候を示している場合がある(FFの低下)。肩部分の前後の直線部分のこう配が変化していると、肩部分の曲線が緩やかになったように見える場合がある。5こう配部の傾きが緩やかになる最大出力点(Vmpp)とVocの間であるI-V曲線右側部のこう配は、供試回路の直列抵抗の影響を受ける。直列抵抗が高いと、この部分のこう配が相対的に緩やかになる。http://www.jpea.gr.jp/pdf/161228_pv_maintenance.pdfより引用)以上、差異を1から6のパターンに分け、どのように解釈し、どこに問題があると考えられるかのポイントが、ガイドラインにまとめられています。いずれにしても、膨大なI-Vカーブの読み取りと解釈に基づく的確な判断が必要で、専門知識と熟練が求められます。(コンデンサ充電方式と電子負荷方式)6社の測定器の計測方式は、コンデンサ充電方式(受動形)と電子負荷方式(能動形)に二大別されます。コンデンサ充電方式(受動形)は、可変負荷のコンデンサに充放電を行うことにより、電子負荷方式(能動形)は、トランジスタに制御信号を加えることにより、I-Vの特性を得ています。この方式に基づくと、表3のような分類になります。表4は、表3にI-Vの基本特性を加えたものです。きあり電圧、電流精度については表記が区々であり、横並べ比較がイメージしにくいです。全測定器について、各社が言わんとしている精度の具体例が必要です。用語は以下の通りです。F.S.」とありますが、これは「0~30Aの全測定範囲で±0.15Aの精度」であることを意味します。一方で、I-V400Wは、「測定電流範囲が0.10~15.00Aで、電流精度が±1%rdg.±2dgt、分解能0.01A」とあります。1dgtは分解能ですので0.01です。メーカー表記を翻訳すると、F.S.とは異なり、精度は測定値に依存し、「測定値±1%±0.02の精度」になります。ところで、ここで述べている精度は確度にあたります。「確度とは?」について、YOKOGAWAから引用します。確度とは?指定された条件において種々の要因で生ずる誤差の限界(誤差限界)で表した計測器の精度となります。言い換えると計測器が確定した値がどれだけ真の値に近いかを示すもので「入力した信号に対する誤差の限界値」を表したものとなります。各社が表示する電流精度の具体例です。-0.17~+0.1725A測定値に対する精度を図13に示します。電流測定値毎の精度(カタログ記載)あくまで、「入力した信号に対する誤差の限界値」です。プローブ(戸上電機製作所用)の計測ツールと、I-Vデータを集計・解析するソフトウェアがセットになっており、短時間で正確な解析レポートを出力。本項の仕様レーダーチャートで各測定器の特徴をつかんだ上で、次項でメーカーキャッチフレーズとNTTRECラインナップの位置づけを述べることとします。一般的に、コンデンサ方式は、コンデンサという受動素子を負荷としているため、構造の簡易化に有利です。測定時間は短いですが、掃引時間がコンデンサの容量や太陽電池のI-V特性に依存するため、制御できないという特性があります。目的にかなった全体最適解に向けては、より一層の技術的な工夫が求められます。電子負荷方式はトランジスタで能動的に電流をコントロールすることで、掃引時間を制御できます。向けては、より一層の技術的な工夫が求められます。これを参考にして、以下項目でレーダーチャートを作成しました。電圧はSPST-A1が700V以外は、他はすべて1000Vなので割愛しました。精度は、測定値範囲で異なり比較表示が困難であるため、表示してもミスリードする可能性があるので、レーダーチャートから外しました。測定範囲毎の各測定器の振れ幅比較を図31、32で示しています。レーダーチャートにおける各仕様項目の値は、各仕様項目の最大値を1.0として基準化した相対的ポジションを示しています。電圧測定値毎の精度あくまで、「入力した信号に対する誤差の限界値」です各社とも計測方式のメリットをいかし、不利な部分を技術、工夫でカバーしているようで、それが価格にも反映しているようです。実際のお客様は、方式での選定よりは、現場での使い勝手、どれだけのレンジを使えるか、何アンペア、何キロワットまで使えるか?レポーティング、STC対応等パネルメーカーと交渉できるような環境はそろっているか、現場ユースかラボユースか、そして目的に照らし合わせた費用対効果に見合う価格か、等の観点から総合的に判断されているようです。9I-Vカーブトレーサーのカタログ表記による特長とNTTRECラインナップの位置づけメーカーキャッチフレーズを考慮した上で、相対比較からのNTTRECのラインナップの位置付けをコメントします。メーカーキャッチフレーズは、各社のカタログから原文のまま表示しました。相対比較は、前項で示したレーダーチャートを再掲しました。各項目の相対的ポジションは、各項目の最大値を1.0で基準化した値です。最小A1のI-V同時測定数は4で最多ラキット対応。考慮すればコストパフォーマンス高い10ラキット(太陽光発電のメンテナンスキット)とI-Vカーブトレーサーの相乗効果MP-11、PVA14300、SPST-A1・A2は、以下ラキット対応です。ラキットメーカーアピールは以下の通りです。ストリング単位で電流電圧特性を計測し、太陽光発電システムの特性や異常値等を把握するメンテナンスキット。日射計、温度センサー、多連プローブ(戸上電機製作所製ストリングトレーサを使用した場合)を含む計測ツールと、I-Vデータを集計・解析するソフトウェア(I-Vデータアナライザー)がセットになっており、短時間で正確な解析レポートを出力。多連プローブ高速計測で発電ロスを低減、異常値もひと目でわかる多連プローブ(多連プローブホルダーで特許登録:第5912156号)を用いた検査により、4ストリング同時計測が可能です。これにより、計測時間は1MWあたり2時間となり、メンテナンス中の発電ロスを抑えます。解析画面の一例https://www.npcgroup.net/product_and_service/multifunctional_high_speedI-V.htmlより引用ラキットのI-V測定ツールで、NTTRECの各機器のラインナップの補完が可能になるとともに、クラウドサーバー管理で、多機能データ解析ソフトウェアが使用できるようになります。故障位置測定器の選び方1SOKODESとソラメンテZの開発思想の違い表7に示すように、故障位置測定器のうち、異常ストリングを判定できるものは、ソラメンテZとSOKODESです。ソラメンテ-Zは異常ストリングを絞り込んだ後、ソラメンテ-iSで異常モジュール判定を行うという思想であり、SOKODESは1商品で異常ストリングから異常モジュールまでを判定するという思想です。異常判定に対するアプローチ方法が異なるため、測定器比較は行わず、個々に紹介することとします。異常ストリングと異常モジュール異常判定の観点に基づいた測定器の分類を表7に示します。SZ-200と連携することが可能となりました。これにより、非発電時にも天候に依存することなく検査をすることが可能となりました。GFを含む)SOKODESの測定原理と判定方法をシステム・ジェイディー社に問い合わせたところ、パルス検知型の方式であるとして以下答えをいただいたので、引用します。SOKODESは、発電量を計測するのではなく、PVストリング(PV:太陽光発電の意味)中のインピーダンスを計測することにより判定します。PVストリングの+極および-極それぞれに、わずかな電圧レベルの電気信号(パルス信号)を順次印加し、それらの反射応答波形を解析し、断線の有無を判断し、また断線位置とインピーダンス値を推定します。印加するパルス信号は、その特性を生かし、モジュール内にあるバイパスダイオードを通らずに、通常の発電経路を伝搬し、高抵抗となっている箇所を見つけだします。SOKODESのインピーダンス測定は、交流電流による測定方法と異なり、印加する周波数の影響を受けにくい手法となっております。インピーダンスとは、交流回路での電流の流れにくさを表す量です。直流回路と違い交流回路では抵抗の他にコイルやコンデンサも周波数に応じて抵抗のように働きます。Reflectometry)方式で、パルス波を送り、異常個所からの反射を解析する検査方式です。TDR測定」と「SOKODESの高周波パルスによる検査のしくみ」の図を引用します。TDR測定TDR測定は特性インピーダンスを簡単かつ正確に測定できるので、ケーブルやコネクタ、プリンタ基板、LSI(大規模集積回路)パッケージの検査などに広く用いられています。特性インピーダンスとは、交流回路の電圧と電流の比のことで、抵抗にあたります。伝送路で、高速信号を歪ませずに正確に伝えるためには、信号と特性インピーダンスを整合させることが必要です。TDR測定では、ケーブルやプリント基板などの伝送路に高速パルスやステップ信号を伝播させ、その反射波形を測定します。この反射波形は伝送路における特性インピーダンスの変化を表します。そこでこの反射波形を解析すると、特性インピーダンスの変化に対するパルスや信号の遅延量がわかり、測定回路を確認することができます。小型化や高密度化が進むLSIでは、断線や短絡(ショート)などの不具合が起きる場合も多く、それを検出するためにTDRを利用した検査装置が開発されています。TDR測定の模式図SOKODESへの応用のイメージ図も引用します。太陽光のモジュール劣化判定においては、接続箱からストリング毎にパルスを送ります。断線箇所は抵抗が高くなっていて反射波が戻ってくるので、異常の有無がわかります。その反射波が戻ってくる時間で、断線などの位置も推定できます。装置の開発にあたっては、相当の困難があったようです。反射波形の異常の位置(時間)から故障箇所を推定するといっても、太陽光モジュールは様々な種類があり、かつ現場環境も区々です。そのため、モジュール1枚あたりの反射時間が変化して、様々な現場での再現性が困難であったとのことです。試行錯誤を経てたどりついたブレークスルーが描かれているので、その部分を引用します。「『産総研の研究では、正常なパネルのデータをもとに計算する方法がありました。現場によってパネルは千差万別なので、どんな場合でも正しいというデータはありません。してあみだしたのが、正極および負極の両方からパルスを入力し、その反射波の比率で故障箇所を推定するプログラムです』。接続箱から得たデータだけで解析し、(割愛)、発電していない夜中や、悪天候の日の検査も可能にしました。この画期的な技術は特許を取得しています。以上、SOKODESは異常ストリング判定と異常モジュール判定双方をできる点が特徴です。後述するソラメンテ-iS、SMD-200、SPLC-Aは異常モジュール判定の専門機器ですが、これらは異常クラスタの判定まで可能です。SOKODESは異常クラスタの判定はカバーしていないことが相違点です。GFは、従来のSOKODESが持つ断線故障検出機能に加え、地絡検出機能の2つを併せ持っています。NTTRECでは、平成30年2月からレンタルを開始しました。地絡とは、本来絶縁されている状態のはずが、何等かの異常でその絶縁が破壊され、大地と電気的につながってしまうことを言います。太陽光発電設備で地絡が生じると、発電効率の低下や感電、火災などの事故を引き起こす恐れがあります。GFは従来のSOKODESの断線検出機能と同様に、接続箱からストリング単位で地絡を検出し、不具合個所を推定することが可能です。GFの構成」を引用します。GFは、下記のハード及びソフトウェアから構成されています。(ソラメンテZ/iS連携含む)STEP1で、ソラメンテ-Zにより故障ストリングを検出し、STEP2でソラメンテ-iS(次項で後述)で故障パネル特定を行うという2段階の商品構成となっています。アイテス社資料より以下を引用します。「クラスタ断線、クラスタ高抵抗化が発生すると、ストリングのインピーダンスを測定することでクラスタ故障を検出することが可能である。接続箱にてストリング毎に開閉器を開放にしてパワコンを切り離し、ストリングのP-N端子からインピーダンスの測定と解放電圧を測定する。本手法により、効率よくストリング内のクラスタ故障パネルの有無を判定することができる。ソラメンテ-Zは接続箱ストリングの直列抵抗成分Rsを測定している。インピーダンス測定は天候の影響を分離して良否判断が可能となる。p19より引用)クラスタ故障の種別は、STEP1のZとSTEP2のISを組み合わせた図47を目安に判別します。p19より引用)ソラメンテ-Zを理解する上で、開発物語は参考になるので、引用します。接続箱での点検(ステップ1)として構想されたストリングチェッカー、ソラメンテ-Zの開発者は、ストリングの開閉SWをOFFし、パワコン・送電系統と切り離した状態(開放時)でのストリングの抵抗値(インピーダンス)に着目した。Zとは電気回路の世界ではインピーダンスを表す記号に由来している。ストリングの直列回路に特殊な信号を印加し、その経路を通過した信号を受信し内臓のマイコンで解析してストリングのインピーダンス(抵抗)を割り出すのである。インピーダンスはほとんど日射の影響、すなわちソーラーパネルの発電の影響を受けない。その測定値は天候変化に左右されないため、昼夜に関わらず安定した値を示す。問題は、様々な環境条件にある発電所のストリングにて、いかに求めたいインピーダンス測定を実現させるか、である。基礎電気理論にめっぽう強い開発者は、それを様々な回路とソフトウェアの工夫により具現化させた。」(https://www.solamente.biz/資料-情報集/特集-ソラメンテ開発物語/より)ソラメンテZ/iS連携についてこれまでは、ソラメンテZ(SZ-100)は異常ストリング検出、ソラメンテiS(SI-100)は判明した異常ストリングの中から異常モジュールを絞り込む、という個別、段階的なステップを踏むことが必要でした。ソラメンテZ(SZ-100)は、インピーダンス測定法によるため、天候が良く発電していても、いったん非発電状態にして接続箱で測定します。天候が悪い非発電状態でも測定可能です。ソラメンテiS(SI-100)は、発電電流に伴う磁界の発生で異常モジュールを感知するため、発電しながら検査が可能ですが、逆に言えば、非発電状態では測定ができないという制約がありました。以上より、ソラメンテZ(SZ-100)とソラメンテiS(SI-100)を組み合わせて使用する場合、発電状態にある天候の良い環境であれば一連の連続動作は可能ですが、天候が悪かったり、発電していない環境にある時は、異常ストリングは判明できるものの、異常モジュールまでの絞り込むという連続動作は制約を受けていました。パネル点検ニーズが高まってきました。非発電状態においても、ソラメンテZとソラメンテiSの連続動作の必要性が高まってきました。そこで、両者を連携するソラメンテZ/iS連携キットが商品化されました。これにより、発電状態でも非発電状態でも、異常ストリング検出から異常モジュール絞りこみまでの一連の検査が可能となりました。SR-200は、追図1に示すようにSI-200の先端にとりつける部品です。SZ、SIも個々に機能が強化されています。SR-200のSI-200への装着イメージ表9に、ソラメンテシリーズのZ/iS連携によるラインナップ強化機能を示します。表10に非発電状態時における既存シリーズと新シリーズの利用シーン比較を示します。-表11に発電状態時における既存シリーズと新シリーズの利用シーン比較を示します。表12にソラメンテZの仕様を示します。きあり表13に、ソラメンテiSと連携オプションの仕様を示します。きあり4SOKODESとソラメンテZのカタログ表記による特長一覧これまで述べてきたことを踏まえ、各社がアピールする特徴を一読ください。地絡電流が見かけ上ゼロとなり、地絡が検出されない状態のことをいいます。故障位置測定器におけるソラメンテ-iS、SMD-200、SPLC-Aの位置づけソラメンテ-ZとSOKODESは接続箱において信号を送出し、その返信号を解析して異常ストリングを判定します。SPLC-A、SMD-200、ソラメンテ-iSは、接続箱から信号の送出有無の違いはありますが、ともにセンサー等でモジュール表面で信号等を受信しモジュールからクラスタまでの異常を判定します。SZ-200と連携することが可能となりました。これにより、非発電時にも天候に依存することなく検査をすることが可能となりました。アイテスについては、同一メーカーで異常ストリング判定から異常モジュール、異常クラスタ判定できるようにラインナップをそろえています。システム・ジェイディーはSOKODES1台で、異常ストリングから異常モジュールまでの判定をすることが可能です。Z/iS連携キットが加わりました。写真26システム・ジェイディーSOKODESも異常判定専門の測定器ですが、一つの測定器で、異常ストリングだけでなく異常モジュール判定もできる点が特徴です。GFは、SOKODESの断線検出機能に地絡検出機能が加わったものです。写真27ソラメンテ-Zは異常ストリングを絞り込んだ後、ソラメンテ-iSで異常モジュール判定を行うという思想であり、SOKODESは1商品で異常ストリングから異常モジュールまでを判定するという思想です。異常判定に対するアプローチ方法が異なるため、測定器比較は行わず、個々に紹介することとします。モジュールの測定器比較は可能なため、後述します。込まれた異常ストリングに対して、モジュール個々に検査して異常モジュールを特定する機器です。ソラメンテ-iS、SMD-200、SPLC-Aの方式比較を表15に、仕様比較を表16に示します。発電電流を利用するパターンと送信信号を利用するパターンに大別されます。探査内容は双方とも断線のチェックですが、発電電流を利用する場合のみダイオードの断線チェックも可能です。SMD-200、SPLC-Aは双方のパターンに対応するために、送受信分離型です。相違点は、発電電流を利用する際に、SMD-200は発電の停止が必要ありませんが、SPLC-Aでは停止して検査する点です。双方とも送信信号を利用することにより、天候に依存なく断線のチェックが可能です。ソラメンテ-iSは、発電電流を利用したパターンに特化しています。発電電流に伴う磁界の発生をセンサーで感知する一体型の方式で、他2社と一線を画します。発電しながらの検査ですので、発電を停止する必要がありません。SZ-200と連携することが可能となりました。これにより、非発電時にも天候に依存することなく検査をすることが可能となりました。SMD-200、SPLC-Aのカタログ表記による特長一覧ソラメンテ-iSは2-2-4を参照してください。特別な負荷装置は必要なし。