磁気センサ(じきセンサ)は、磁場(磁界)の大きさ・方向を計測することを目的としたセンサ。測定対象磁場の強さ、交流・直流の別や測定環境等、目的に応じて多種多様な磁気センサが存在する。はじめとして、ありとあらゆる工学分野に亘っており、各種のセンサの中でも極めて多彩な部類といえる。磁界センサ、磁力計等、多くの同義語が存在する。(SQUID)適切な選択のための観点[編集]感度(分解能)磁場の大きさのレンジに適したものを選ぶ。感度が高ければよいというものではない。(SQUID)を用いるのは不適当である。自動車の車内のように振動の激しい場所で使用する場合には、高い機械的精度を要するファラデー素子や電気力学的センサを選択することは適切でない。温度変化の激しい場所で使用するには、感度の温度依存性が大きいホール素子は適していない(出力に対する何らかの補正が必要になる)。高温の場所においては、冷却を要するSQUIDは勿論適さない。ホール素子やフラックス・ゲートセンサは磁場の向きを判別できるが、磁気インピーダンス素子やファラデー素子は(そのままでは)磁場の大きさのみ測定可能で、向きは分からない。後者のセンサで向きまで測定するためには、何らかの手段でバイアスをかける必要がある。電磁誘導を利用するコイルは基本的に交流磁場しか測定できない(工夫すれば直流磁場も測定可能である)。測定対象の磁場が交流であることが既知であるなら、安価に構成可能なコイルで十分かもしれない。ダイナミックレンジSQUIDや光ポンピング磁力計は微小磁場の検出には適しているものの、ダイナミックレンジが極めて小さいため、シールドルームを必要とする。ダイナミックレンジが大きい素子であれば、適切なフィルタ回路で電気的に雑音を除去できる。1998年11月10日。&活用ガイド』第9回『磁気センサ』」『トランジスタ技術』、CQ出版、2005年12月。幹彦『新しい磁気センサとその応用』トリケップス、2013年9月11日。9784886572684。『磁気工学の基礎と応用』電気学会・マグネティックス技術委員会、コロナ社、2013年10月25日。9784339008562。佳年雄『磁気センサ理工学センサの原理から電子コンパス応用まで』コロナ社、2015年12月。9784339008821。外部リンク[編集]ウィキメディア・コモンズには、磁気センサに関連するメディアがあります。MI効果の発見この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:技術と産業)。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。