駆け出しCEのblog駆け出しCEのblog臨床工学技士として日々勉強しております。このブログでは、自身の知識や学んだことを他のコメディカルとも共有したいと思い作成しています。関東でMEとして働いています。臨床工学や医療機器について学んだことをMEの目線から書いていきます。看護師さんや他のコメディカルでもわかるように書きますのでみんなで知識を共有していきましょう。滴下センサについてはじめに輸液ポンプの滴下制御型は、滴下数を計測して、流量監視をしています。20滴分が1mLの点滴筒で、流量100mL/hの設定の時、1時間で2000滴落ちることになります。なると滴下と滴下の時間は0.556秒になります。細かい仕組みはわかりませんが、それにより設定の流量を監視することができます。滴下センサの表には、LEDが組みこまれており、薬液が滴下するたびに発光します。発光数が滴下数になることが分かります。滴下センサの仕組みについて※注意:いまから書くことは、私自身が、いろいろな事を試しながら仕組みを考察したものです。■滴下センサの構造・動作について滴下センサの構造は、点滴筒を内部に装着させた時に、点滴筒内を水平に発光させ、反対側に受光部を置くことによって、水滴の通過時に光が遮られ、滴下を検知できる構造になっています。滴下時の検知動作は、実際に指で光を遮断してみると、光を遮断初期にカウントし、それ以外ではカウントすることはありませんでした。これらの動作を縦軸に受光量、横軸を時間のグラフにすると、下の図のようになります。※受光量の単位が[V]の理由は、受光部にフォトトランジスタが使用されていると仮定した時です。受光量の変化時にカウントしているのが分かる。変化時といっても4ではカウントせず、2のみだけである。変化時のみに電圧(パルス波)が発生することがわかります。これらの情報から電気回路を想定すると微分回路とダイオードで、滴下時のLED発光とデジタル信号が出力できる回路に置き換えることができます。前段で微分をし、真ん中あたりのダイオードで4の電圧を取り除き、パルス波を反転させて、LEDに電流を通過させる回路になっています。アナログ回路の方が、動作が速いので、大方は間違っていないと思います。さいごに医療機器の内部構造については、メーカ側のブラックボックスになっていたりするなど、なかなか把握することはできません。工学的知識をつなぎ合わすことで何となくでも理解することができます。投稿する情報を記憶お問い合わせお問い合わせはこちらまで「Amazonライブリンク」は提供を終了しました。