J/cm2を測定できます。一般的に使われている用途に、治療に使われている紫外線またはブルーライトソースの定期的な放射照度チェック・調整があります。シリーズのディテクターは、このような治療に使われる輝度の高い紫外線またはブルーライトソースの光源測定に適しています。まで光源に対応できます。UV、UV-A、ブルー校正も出来ます。手動で選択が出来ます。操作はいたって簡単で、前回の測定でセットしたパラメーターは記憶され、次回の電源投入時に再現されます。バッテリーを使用しています。格納することが出来ます。レベル測定用に設計されています。低プロファイルに設計されたディテクターは、発光測定面に非常に近い距離での測定を可能にします。コサインディフューザを備えたセンサーは、フラットフィールド光源や一般的に多く使われているサイズのファイバーオプティック光源の光出力を測ることが出来、分解能の良好な結果を提供します。従来の放射照度ディテクターに多く見かける構造、すなわちディテクターハウジングにフォトダイオードと光学帯域フィルタ(バンドパスフィルター)の両方を組み込み直接高輝度測定光にさらされる構造と違い、ギガヘルツオプティク社は光検出エレメントと光検出器を分離するヘッドを開発しました。この構造は、入力光学系の素子のみ高い測定光にさらされ、ディテクターと光学帯域フィルタは入射光による熱の影響を受けません。出来ていて、高温と強い紫外線照射(40W/cm2)に耐えることが出来ます。放射線を使ってプリエイジ処理されています。入射光を必要な値まで減衰し、ライトガイドに沿ってディテクターに送り届けます。フォトダイオードと光学帯域フィルタを囲んでいるディテクターカプセルは、ファイバーライトガイドの他方のエンドに取り付けられています。ディテクターは注文の際、広い範囲でスペクトル感度指定が出来ます。これはユーザーがアプリケーションと光源の発光スペクトルに応じた有効波長範囲を選ぶことが出来ます。ディテクターカプセルをつないでいます。様な機械のストレスに弱いディテクターを保護することが容易です。ディテクターカプセルをつないでいます。9Vバッテリー1ヶで約100時間操作可能(ご使用環境により異なる場合があります。TEL:042-684-9100。