日々公差の厳しい製品を測定しているかたほど、測定機の精度は気になるところ。「精度3.5μmとか4.5μmとか書いてあるけど、この数字は何をどう測ってるの?」と疑問を持たれたかもしれません。そこでこのページでは、TomoScopeの精度保証について、「他の寸法測定用CT装置と共通するところ」と「それに加えたTomoScopeの特長」に分けて詳しく解説します。この規格に準拠していること、あるいは準拠することでいずれかの認定機関に認められていることを『精度保証』としている装置が多いです。TomoScopeもこの規格に準拠しています。2617】にも準拠しています。これは国際規格の【ISO10360】に対応しています。CTの規格だけでなく、国際規格に対応した三次元測定機の規格に準拠することで、TomoScopeはドイツの技術審査認定機関であるDAkkSの厳しい審査を通過し、認定を得ています。これは寸法測定用CT装置としては初めてのことです。2630は、1MKDN(27本のピンの先端にルビー球が付いたデバイス)や、2サファイアの基準球を測定して精度を評価します。1は球と球の距離を、2は球直径と真球度を測定します。球の中心間距離を測定しています。これだけでは、球のエッジ部分(=球と空気の境界)の精度はわかりません。そこでTomoScopeでは「球エッジ距離測定誤差」も明記し、精度保証しています。P:4.5μm実は弊社でTomoScopeの精度を記載する際、今までは最も厳しい「球エッジ距離測定誤差」の「(4.5+L/75)μm」のみをご紹介してきました。最近はどの業界でもますます精度要求が厳しくなり、測定機の精度への関心も日に日に高まっています。そこで「精度保証」の詳細を開示し、よりわかりやすく測定機を比較して頂けるように致しました。測定機の歴史からすれば、寸法測定にX線CTを用いるのはまだまだ新しい技術です。精度保証について知って頂くと共に、ご納得いくまでデータのご評価をして頂けるよう、エスオーエルがお手伝い致します。ご不明点はお気軽にお問合せ下さい。展示会で配布した事例集を追加しました。【資料ダウンロード】TomoScopeの総合カタログを更新しました。XSのカタログを更新しました。