術後の高次脳機能障害の防止マイクロバブルの流出低減を目指した血液流線コントロールドデザイン■体外循環中の血液希釈による合併症の防止プライミングボリューム190mL血液希釈による非生理的な環境下での体外循環の影響を最低限に抑えることを目的としています。リザーバーマイクロバブルの流出低減を目指した血液流線コントロールドデザインスキッパーは脱血ポートがリザーバーの下部に位置しており、血液の流線方向コントロールによってマイクロバブルの除泡を行う目的でデザインされています。一本統合化されたフィルタースキッパーのリザーバー内には、静脈血フィルターとカーディオトミーフィルターの2種類のフィルターが上下に一本統合化されています。190mL術後の合併症に影響しうる可能性のある血液希釈を軽減する、というコンセプトのもとでデザインされたのがスキッパーの人工肺の低プライミングボリュームです。カスケード動脈フィルター内蔵スキッパー人工肺に内蔵されているフィルター機能は、カスケードフィルターというフィルターが、中空糸膜間に挿入されています。2種類の異なるポアサイズのフィルターが2枚挿入されており、それぞれ80μm、38μmのサイズとなっています。▲このページの一番上へコーティングスキッパーの人工肺、リザーバーともに使用されているコーティングをA.g.i.l.e.コーティング(以下、A.g.i.l.e.)といいます。A.g.i.l.e.は血液の活性化を抑制するコーティングとして、生体適合性の高い非生物由来性の高分子ポリマーコートである、ホスホリルコリンのコーティングが施されています。ICGイメージングデバイス製品カタログ/ビデオ。