この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。層皮膚の断面図ファントム。ファントム行列のトップに表示。ファントム行列のトップに表示。血液濃度Cbがあります。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。層皮膚組織ファントムからの拡散反射スペクトルを測定した。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。librarian.Discussionこのプロトコルの最も重要なステップは、基材の温度コントロールです。以上、脂質エマルジョンと全血の変性が発生します。結果として、幻の光学特性が悪くなります。未満の場合基材が不均一ゼリー状になるし、したがって、光散乱及び吸収剤が不均一幻に配布されます。保ったが、温度を下げる注射器で吸引します。日以内に限定されている使用可能な有効期間の短いに苦しみます。密封された容器で基材にファントムをカプセル化や防腐剤を使用して、使用可能な有効期間を延長があります。厚の表皮層ファントムは、人間の表皮の厚さより大きい大きさの順序です。拡散反射スペクトルと同様のスペクトルを示したので、ファントムの表皮の散乱及び吸収係数が規制されたファントムの測定の拡散反射スペクトルにこの厚さの期待される効果を減らすためには、人間の皮膚に。ミリメートルよりも薄い層を作るために有望に見えます。ヒトの皮膚の文学43で報告されています。メラニンや寒天ファントム層におけるビリルビンの一様分布は、それらの発色団は完全に水溶性でないために、ここで説明したプロトコルを使用して難しいかもしれません。ローストのコーヒー豆から抽出したメラノイジンの使用は同等として使用することができます。代替品メラニン、ビリルビン、それぞれ。シミュレーションは、反復的な方法のため比較的時間がかかる。別の光輸送計算モデル計算時間を短縮する追加倍増法44を使用することができます。散乱係数μs'は集中光散乱係数μsと異方性係数gを組み込みます。推定するには、合計の透過率と拡散反射38,40に加えて幻の平行透過率を測定しなければなりません。各層の屈折を測定しなかった。ゲルは、水の主にで構成されていますので水の屈折を設定します。つの層の屈折率の差がないと仮定。つの積分球はコスト効果の高いが有利です。よると積分球の配置は変更する必要がありますかかります。形、サイズおよび介在物の単層または多層膜の光学ファントムを作成するこの資料に記載されているプロトコルを拡張できることが有利です。層を積層することにより一緒に付着しました。番目の層を固化することが可能ででしょう。その場合は、正確に均一な層厚の薄い表皮層を作りにくいがあるしかしがあります。幻の乾燥を防ぐためにメガネとファントムが挟まれています。シミュレーションのガラスの厚さと見なされます。したがって、ファントムの推定の光学特性に影響はありません。近赤外波長域の拡散反射スペクトルを表現する能力です。このプロトコルによって作られた光のファントムは拡散反射分光法と分光に基づく新開発光学方法の検証に利用できるでしょう。librarian.Disclosures著者が明らかに何もありません。補助金によって支えられました。gdpr@jove.com.。