電流源においては貴重な直流を、まるで公園にある蛇口の如き安定感をもって吐き出してくれる甘美な装置。このネーミングにおける「安定」ということばが意味することは、時間が経っても、同じ直流電圧を出力し続けるということであります。それは、まるで公園の水のごとしであり、仮に公園の蛇口から出る水が、急に勢いが変わったりしたら困るわけです。電気界における蛇口、それが直流安定化電源なのであります。実験においては、非常に重要なファクターを持つ野郎でして、こいつの安定性に我々の実験結果がかかっていることもままあるわけです。MS305-Dなる安定化電源が本当に安定であるのかどうかを、実測して調べました。このようわからん会社の電源、素性が非常に分かりにくく、会社のホームページにさえ、詳しい情報がありませんでした。スイッチングレギュレーション方式まず、買った際も特に詳しいスペック表が載った紙が入っていたわけでもなく、この会社のページにさえ、大した情報がありませんでした。なめてるやろ!その結果、上記スペック一覧の中で、出力電圧の安定性に関係がある部分はリップルの項だけです(赤マーク)。リップルというのは、明確に回路の物理から導かれる、電圧および電流の振動現象のことで、よく整流回路の説明などに現れております(図1参照)。直流安定化電源においては、コンセントからとる交流電源をダイオードで整流して、図1のような波形に近づけます。リップル幅が非常に小さくなれば、直流とみなすことが出来るというわけです。リップルはノイズとは別の概念であるということを強調しておきます。図1の矢印で示すように、リップルには幅がありまして、これは小さい方が性能が良いことになります。いうことなので、それくらいの電圧変動は装置の使用範囲内ということになります。リップルではないノイズなどの仕様は載っていないので、どれほどの電圧振動があるかは不明です。このリップル測定も、僕持ってるオシロスコープで観測出来たら載せようと思います。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングもしリップル測定もしたい場合は、オシロスコープも必要です。いえ、今回はこのオシロスコープはオススメしません。性能が良いオシロが必要に思います。以下に、まずは簡潔に測定方法を載せていきます。単純に、テスターを直流安定化電源から出てくる、プラスとマイナスに直に繋いで測定します。パソコンとテスターをKB-USB7で繋ぐことで、パソコンにデータを送り、長時間測定の結果を随時パソコンに取り組むというわけです。図2になるべく全体が写るように写真を撮ったので参考にしてください。MS305-DのプラスをPC7000の赤い端子にクリップで繋ぐMS305-DのマイナスをPC7000の黒い端子にクリップで繋ぐPC7000の裏側にKB-USB7を接続し、もう一方を自分のパソコンのUSBに繋ぐパソコン上でPCLink7を立ち上げる。PC7000をONにして、直流測定モードにセット。PCLink7の接続画面を以下に載せておきます。左上のデータ履歴の部分に測定データがずらずらと流れていきまして、終了ボタンを押してもまだこのデータは残っています。その後、保存すれば普通に時間と電圧が保存されます。この点は非常に良いです。測定結果さえデータとして保存できれば、後に示すようにデータ解析は他のソフトで出来ます。7000円もするソフトであることを考えると、データを取得できるという点以外のメリットはないような気がします。データも確か、10時間以上は保存できませんし、なにより図を見て頂くとわかります通り、図が見にくいのです。問題は、自由に拡大出来ないことです。これにより、小さい値の電圧変動を観察することはこのソフトだけではできません。前に測定を開始し、朝起きてから装置を止めましたので、約10時間の時間測定していたことになります。横軸を時間、縦軸を直流安定化電源の出力電圧として、グラフにしてみました。測定を開始する前に、PCLink7を立ち上げていたので、直流安定化電源の電源を入れた瞬間から、測定結果を得ることが出来ております。グラフが、どうやらギザギザと振動しているのですが、この原因はテスターの分解能の限界を超えているからであります。テスターの表示も小数点3桁以上は無理なので、それ以下の変動はとらえきれていないのです。電圧変動の時間依存性さて、全体の振る舞いですが、電源投入直後は急遽値が落ち込んで、その後徐々に上昇といった形をとっております。7時間くらいたったところで、僕が部屋に入って確認をしたのですが、そのせいで、この上昇が途切れてしまったかもしれません。電圧変動の値を調べてみましょう。V}//\end{equation}マジすか!?怪しげな商品の割に、電圧変動低くないすか!?これだけ見ると、これより2倍以上値段が高かった、DPS3003より良い値ということになります。15Vの入力に対して0.08%の変動率であります。Vより少し高いので、多少の誤差は生じています。Vの時のリップル波形を載せております。うーん、リップルなのかどうか明確にはわからない上、ノイズもすごい乗ってしまって、幅がどれくらいか測定出来ませんでした。黄色い線がぼやけているのがわかると思いますが、y軸方向にこの輝線が伸びまくっていて、グリッド線を消してしまっているのです。mV程度の電圧幅を持っている、ということになります。10mVなので、だいたい仕様値くらいと見てよいのかなー、と言ったところ。厳密にはこのオシロでは測定できないことがわかりました。Vまで上げてみたらどうか、というのが図6です。