入力値と出力値との間の相関関係を決定する際に使われる基準です。既知の値を入力信号として与えることにより、被試験デバイスの出力信号と校正標準の違いを評価することができます。これらの違いから校正補正係数を計算し、被試験デバイスの絶対的な表示の調整を行います。行われることは、国の校正試験所が管理する一次標準器の値を二次標準器に移し替え、この二次標準器を基準として個別の被試験デバイスを校正します。このように、定期的に国の一次標準器との比較のを行うことでトレーサビリティ要件を満たしています。これを行う校正試験所の技術的能力に依存しています。校正標準の適切な管理と使用は、長期的なキャリブレーションに対する信頼と成功に不可欠です。光度/放射強度それぞれのパラメータは、独自のキャリブレーション標準を必要とします。光検出ディテクターの光放射のキャリブレーションは、光検出ディテクターとして校正標準が使用されます。キャリブレーションは前述した方法「移し替え」を使用して行われます。絶対感度は、他の記述と手法の情報が記述された校正証明書で確認することが出来ます。ディテクターのキャリブレーションで典型的な例は、標準ディテクターの既知の分光感度と比較し、その出力を持つ波長可変単色光源を使用したフォトダイオードの分光感度校正です。校正には、キャリブレーション光源として標準光源が使用されます。ここでは標準光源が、未知の光源を較正するために使用される「光測定システム」を校正するために使用されます。分光放射計の校正のために使用されます。イメージングアプリケーションで画像検出素子の感度均一性は非常に重要です。均一な発光領域を持つ光源は、非均一性を持つレンズ系や撮像検出素子のキャリブレーションには参照標準として必要とされています。均一光源を得るために、積分球を使うことは一般的に最もよく知られている解決方法です。ギガヘルツオプティック社は、校正基準と均一な光源の幅広い選択を提供しています。分光放射照度の正確な標準光源規格です。タングステンハロゲンランプで、外皮は拡散クオーツ製で温度分布を平均化するためセラミックランプベース製です。ランプベースは自立性でポストマウント取り付けです。2っのバナナソケットは、ランプからの光と熱の照射を遮断するように作られています。BN-LH250-BCは、標準光源として認定されています。TEL:042-684-9100。