趣味のアマチュア無線や電気工作を中心に日々の話題なども綴ります。SP-220WELZ(DIAMOND?)製SWR&パワーメーター、SP-220を入手しました。いつ頃の製品かわかりませんが、古いものでキズやサビがあります。1.8~200MHzの範囲で、2W/20W/200Wのパワーレンジ切換えが可能。2WレンジはQRP機の電力をモニターするのに都合が良い。Power:尖頭包絡線電力)を切り換えて測定可能なので、SSB運用時の電力モニターに便利です。こちらは50MHz帯CWモードでAVG電力のモニター:こちらは50MHz帯SSBモードでPEP電力のモニター:マイクから700Hzのシングルトーン信号を入力してみました。校正もしていないので、あくまで目安ですが、実用上、電力モニター、SWR計として、問題なく使えそうです。KENWOODのモニタースピーカーSP-120と横幅がほぼ同じなのも良いですね。ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。こちらをクリックしてください。システム(FRMS2)で7MHzVCH式アンテナのSWRを測定してみました。V1.43ではSWR測定モードが追加されています。このフラットな波形は、50Ωのダミーロードの場合です。おおむね全体でSWR1.1以下。こちらは、75Ωのダミーロードの波形です。SWRは約1.5になってますから、問題ないようです。7MHzVCH式アンテナのSWR特性がこちら。縦の赤い点線をドラッグして左右に動かし、緑の線と交差した位置の周波数とSWR値が下にリアルタイムで表示されます。dfは2本の赤い線の間の周波数幅。この場合、SWR1.5以下の帯域が110kHzを示しています。今日は雨の影響か、ディップ点が低い方に移動しているようです。アンテナアナライザーのようにフィールドフットワークはよくありませんが、自宅で使うには便利なツールです。ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。こちらをクリックしてください。本体7,800円+ミノムシクリップアダプター(TL-21)780円で8,580円。2年前、本体価格は4,700円でしたが、円安のあおりで1.6倍になっています。LCRメーターとはコイルのインダクタンス:L、コンデンサの容量:C、そして抵抗値:Rを測る測定器です。説明することもないでしょう。スペック等は、秋月電子DE-5000を参照してください。Report.”でした。クリスタルの並列容量が測れるというので、購入を決めました。ラダー型クリスタルフィルタの設計のためには、クリスタルの並列容量Cpを0.1pF単位で精度よく測定する必要がりました。実際に、現在製作中のクリスタルフィルタに使用しているクリスタルの並列容量を測ってみました。4.5pFという測定結果は、当初設計していた数値より高めでした。フリーの回路設計ソフト”EasyXF”で計算してみました。帯域500Hzを実現するためには、もう少しC、2Cを増やしたほうがよさそうです。ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。こちらをクリックしてください。」2週間ほど前に製作してそのままになっていたFRMS2(簡易スペクトラムアナライザ)でジャンクの水晶発振子(11.275MHz)の特性を測ってみました。味見なのでインピーダンスはアンマッチです。下の写真のような水晶発振子の発振特性は本の世界(技術書)でしか見たことがなかったので、自分の机上で再現できて感動しました。グラフの左の山:直列共振周波数11.273MHzグラフの右のへこみ:並列共振周波数11.298MHzブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。こちらをクリックしてください。」FRMS2が完成しました。フロント側からリア内部を見たところ。リア側からフロント内部を見たところ。パソコンでFRMS2アプリVer.1.43を起動したところ。Ver.1.41から操作部と表示部が分離されています。フルスクリーンで表示できると思ったのですが、表示サイズはこんなもんです。FRMS2ハードとパソコンアプリが通信の上手くいくと、青色のインジケ-タ-がスィ-プします。部分)ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。こちらをクリックしてください。