条件B:40°C・90%RHM測定は、透湿カップに吸湿剤/塩化カルシウム(無水)を封入し、一定間隔(24時間毎、48時間毎、または96時間毎)の秤量操作を繰り返し、カップの質量増加を水蒸気の透過量として評価します。封ろう剤には、吸水・透湿性がなく、試料およびカップの内縁から容易にはく離せず、封かん操作が容易なものを使用しております。50°C以上の測定を行う場合は、封ろう剤の融点が50~60°C程度であるため、封ろう剤を使用せず、ネジ締めタイプの透湿カップを使用して測定を行うことが可能です。測定の際、試験体の質量増加が小さい場合や試料の吸湿性を考慮するために、塩化カルシウムを封入しないブランクカップに対しても同条件の測定を行い、その質量変化を踏まえ、測定値の補正が必要となります。試験片は、70mmΦ、ないしは75mmΦ(試験温度:50°C以上)の形状が必要となります。(60mmΦ)を満たすアルミニウム材の透湿カップを使用します。