クラック伝播計測ゲージコンポーネントのクラック長さ検出RDSゲージシリーズは、コンポーネント(部品)のクラック伝播度合いを判断するクラック長さ検出用ゲージです。NextRDS:クラック伝播度合いを計測するゲージRDSゲージは、コンポーネントのクラック伝播度合いを計測するために使用されます。RDSシリーズには4種類のタイプがあります:RDS20タイプとRDS40タイプは、互いに電気的に絶縁された複数の抵抗体トラックで構成されています。この場合、クラックが伸びるに従い個々のトラックが切断されていきます。各トラックが個別に接続されていると、クラックが延びる方向を検出できます。この場合も、クラックが伸びるにつれて個々のトラックが切断されます。RDS17.8とRDS22は、並列に配置された多数個の抵抗体から構成されるグリッドからできており、クラックがゲージの下まで達すると相当する抵抗体が切断されるようになっています。クラックの広がりに従って、ひずみゲージの電気抵抗が徐々に増加します。この抵抗の変化を、抵抗計測器かひずみゲージアンプを使用して計測します。DAQシステムをこのアプリケーションに使用することができます(QuantumXやMGCplusなど)。このRDSの抵抗値(R)は、切断されたリンクの数に依存し、次式により容易に計算することができます。このゲージでは、n個の同一の抵抗(Ri)が並列に接続されています。グリッドの抵抗体1個が切断された場合、次のようになります。計測はひずみゲージ計測用アンプと同じような仕組みで行われます。この回路図には、RDSが1ゲージ式ブリッジ用ひずみゲージアンプの計測範囲内で発生する抵抗の変化をどのように補完するかを示します。温度の影響を最小限に抑えるために、温度安定製の高い固定抵抗体またはひずみゲージを完成抵抗として使用する必要があります。高い抵抗値の並列抵抗を選択することにより、より高い感度を得ることができます。HBMの標準的な仕様のひずみゲージによって適切にカバーされていない特別な要件がありますか?現在使用しているひずみゲージの互換品をお探しですか?独自の設計によるひずみゲージを使用していますか?HBMはカスタマイズされたひずみゲージを提供していますので、ぜひお問い合わせください。MX1615B/MX1616B省スペース・省配線、16個のひずみデータをダイレクトに接続できるブリッジアンプ。ロードセル、電圧、PT100接続も可能。ひずみゲージ用アクセサリ正確な計測のために求められるのは、ストレインゲージその物の性能だけではありません。それぞれの用途にHBM計測技術アカデミーHBMでは年間を通じトルク計測技術を中心にした技術講座を多数実施しています。技術コンサルティング速やかな。