防塵・防水仕様で一体型と分離型の2タイプです。校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。●一体型と分離型の2タイプスイングアーム付の一体型とレイアウト自由な分離型から、ご使用状況に最適の機種が選択可能です。重い容器にのせられた微量のサンプルを精密に計量できます。WinCT計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。液体の比重(密度)測定ができます。舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。●ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。●RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。接続ケーブルのみ別途お求め下さい。)●GLP・GMP・GCP・ISO対応出力GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。