加湿下雰囲気(20~95%RH)における気体透過度試験が可能です。材料の用途に合わせた室温以下(ー10°Cまで)での測定が可能です。ガス・水素・ヘリウム等を一定に供給し、「加圧側」をテストガス雰囲気下に保ちます。絶えずテストガスを供給しているため、余分なガスは「テストガスOUT」より外部へ排気されます。この「テストガスOUT」の解放弁を調整する事で、常圧状態(1気圧)~最大600kPa(約5.9気圧)まで「加圧側」(テストガス)を加圧することが可能です。湿度コントロール雰囲気下での加圧は不可で、常圧状態となります。2.サンプルを挟んで、「加圧側」と「減圧側」との間に差圧をつけることで、「加圧側」のテストガスはサンプルを透過(通過)し、「減圧側」へ移動します。リング(二重リング)」間を真空排気している「ガードガス流路」によって、外部へ排気されます。「焼結フィルター」の上にサンプルを置くことによって、加減圧による試料形状の変形を防止するため、単位面積あたり(透過面積φ44mm)に対して、正確な測定が可能です。3.単位時間あたりに対して、「減圧側」に透過したガスは、ヘリウムまたはアルゴン等のキャリアガスによって、ガスクロマトグラフに運ばれ、TCDまたはFIDの検出器により定量分析されます。(透湿度)を算出します。本試験装置には、ガスクロマトグラフを用いているため、混合ガス等の分離分析が可能です。(TCD)】タングステンフィラメント4素子構造の半拡散型で、ガス伝導度の差を検出する方式により、応答が迅速で正確な上に、キャリヤガスの流動変動を受けにくい構造の検出器です。イオン化検出器(FID)】キャリアガスおよびカラムにより分離・溶出した成分をカラム出口で水素と混合し、過剰空気の存在下により炎を形成させ、水素炎で燃焼する有機化合物は燃焼してイオン化され、コレクター電極との間に直流電圧をかけておくことにより、生じた電子とイオンが再結合するのを防止し、コレクターに集めたイオン電流を測定する検出器です。