理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|526-527(528-529)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。526527お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。CARRYCOOL■水槽に冷却コイルを浸けるだけで素早く冷却。■軽量設計で手軽に移動、設置が可能。商品コード区分型式冷却コイル(mm)冷却コイル材質価格(円)43-00817LPC1-Jφ66×130チタン171,00043-00827LPC2φ78×200SUS304155,00043-00837LPC2-Jφ78×210チタン205,000型式LPC1-JLPC2LPC2-J適用流体工業用エチレングリコール水溶液※1温渡範囲(°C)−20~30冷媒R-134a冷却能力(W)160/190※2370/430※2外寸法(mm)W290×D210×H370重量(kg)約18約19電源単相100V50/60Hz3.8/3.5A単相100V50/60Hz4.0/4.1A※1.凍結しない濃度にする必要があります。※2.液温15°C、室温25°Cにおける冷却能力。HANDYCOOLERTRL-107NHTRL-117N■小型・軽量のハンディクーラー。手持ちの容器や水槽に冷却コイルをセットするだけ。■冷却コイルタイプはスパイラル、フレキシブルをご用意しました。■TRL-117SR、TRL-117SFRはデジタル温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。F:フレキシブル※1.水温20°C、50Hz時。※2.水温10°C、50Hz時。■温度コントローラー(ON-OFF制御)■本体背面には投込みヒータ用のコンセントを設置。長■TRL-107SL/SLCは−80°Cまでの超低温タイプ。■TRL-107GLは最大200Lまで冷却可能な大型産業用タイプ。■スパイラル銅管メッキ仕上げの冷却コイル。■TRL-107SLC/GLは、デジタル温度調節器ON-OFF制御(±1°C)を内蔵。長■過電流付漏電ブレーカーの採用により安全性が向上。■ステンレス製により耐食性に優れています。■取手の標準装備により作業性も向上しました。商品コード区分型式冷却コイル(mm)価格(円)43-04716BE201スパイラルφ35×170160,00043-04726BE201Fフレキシブルφ15×500158,00043-04736BE301フレキシブルφ15×1000195,000型式BE201BE201FBE301温度範囲−20〜35°C冷凍機レシプロ160Wレシプロ400W冷媒R-134aR-404A冷却能力(W)190350冷却コイル材質SUS304外寸法(mm)W410×D320×H303重量(kg)約24約25電源(50/60Hz)定格電流AC100V3.0/2.3A(ブレーカー10A)AC100V5.5/4.9A(ブレーカー10A)※冷却能力は液温0°C、室温23°C、ナイブライン60%・5L使用時の値。HANDYCOOLER■−45°Cまで冷却可能なTC45、−100°Cまで冷却可能なTC100をご用意。■操作は至ってシンプル。熱媒体を迅速に冷却します。■冷却コイルはフレキシブルタイプも製作可能、浅いバスで使う際に便利です。特注プローブも製作できますのでお問合せ下さい。−90°C:70W冷却コイル(mm)φ48×105φ48×155外寸法(mm)W190×D295×H360W295×D500×H570重量(kg)1661電源AC115V50/60HzTC45TC100※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。