理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|524-525(526-527)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。524525お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。HEATCARRIER■−30~150°Cまで幅広い範囲で使用できるグリコール系加熱冷却用特殊ブライン。■引火点が無いため、消防法非危険物です。長期にわたり維持します。商品コード区分密度(kg/m3)動粘度(mm2/S)凍結温度(°C)沸点(°C)入数価格(円)43-056381.111(at20°C)4.1(at50°C)−5412820kg缶15,000※希釈せずに原液のままご使用下さい。※密閉系の装置でご使用下さい。CIRCULATOR■最高温度300°Cまでの高温度域に対応。±0.02°Cの精密コントロール。■日本語タッチパネル・ディスプレイで簡単操作。■最大100ステップのプログラム運転が可能(オプション)。CIRCULATOR■温度均一化を非常に高精度に行うことが可能。0.1°C単位制御、0.01°C単位表示。■PC接続用USB/RS232インターフェイス内蔵。■controlタイプは脱着可能なワイヤレスコントローラーにより遠隔操作ができます。(円)43-07036CBC5basic−25~200°C±0.02°C(at70°C)740,00043-07046CBC5control−25~200°C±0.01°C(at70°C)824,000加熱出力1250W冷却能力/冷媒400W(at20°C)/R134a最大流量31L/min(0bar時)最大ポンプ吐出圧0.61bar(吐出流量0L/min時)吸引圧0.45bar(停止時)バス容量・深さ最大7L・150mm外部循環用ノズルチューブ内径φ12mm用※外寸法・重量W275×D490×H690mm・39.5kg(controlタイプは40kg)電源AC100V50/60Hz※外部循環用ノズルサイズは別途選択可能。CIRCULATOR■脱着可能なワイヤレスコントローラーを搭載。便利で簡単な遠隔操作ができます。■大きなラジエーターで最適な熱交換をし、スムースに加熱します。■冷却コイル内蔵(※1)。※2.外部循環用ノズルサイズは別途選択可能。長■小型ながら1.1kWのヒータを搭載。アラームなど安全機能にも配慮しています。9/10L/min(50/60Hz)最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)外部循環ノズルワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm水槽ステンレスW162×D260×H142mm・約6L(液量約4.7L)外寸法・重量W210×D310×H430mm(突起部除く)・約10.5kg電源AC100V50/60Hz12.5A※80°C以上での循環を行う場合は金属製ノズル(標準付属)をご使用下さい。長■高温の水を密閉回路へ循環できる、恒温水循環装置です。恒温水槽としても使えます。装備し、電源部には漏電ブレーカーを備えています。0~5の6段階で最大28L/minのパワフルな吐出量。ソフトにより温度制御、最適なPID設定値を記録チャートにて確認、保存。CW3-30Gは±0.12°C(at50°C)温度分布±0.1°C(at50°C)ヒータ800W加熱能力50°C到達時間約30分以内(環境条件による)ポンプスピード012345吐出流量(L/min)05.6812.818.828揚程(m)00.350.751.73.54.2循環ノズル外径φ12.7mm電源AC100V50/60Hz10.1A操作部※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。