LED技術1.MC/Smart型MC/Smart型には多色チップが装着されています。様々な色のLEDチップを使うことにより手術室用照明の色温度を冷白色光(色温度4500K以下)や暖白色(色温度4250K以上)の調節することが出来ます。これによりまぶしさを防いだり、又、コントラストをあげて創傷部をはっきり見る事が出来るので外科医の疲労を防ぎ、集中力を高めます。2.SC型SC型には単色チップが装着されています。色温度の変更は出来ませんが、LED技術の他の利点は全て実現出来ます。オプションで内蔵レーザーポインターも供給可能です。Machは異なった色のLEDをライトガイドとファセットレンズでコンピューターで計算した光学系により融合させます。合成された光は白色光として光学系はそのままに、創傷域で均一に分散します。外科医の頭部、肩、手などによって生じる色影は光線中の色合成によって回避されます。異なる色のLEDを使用することにより、外科としてはじめて用途に応じた光色の変更が可能になりました。外科医は組織のタイプや創傷部の繊維に応じて最適な照明を選択する事が出来ます。4500、4750の5種類の色温度値を設定する事が出来ます。設定はランプハウジング上のキーボードの入力でも、滅菌ハンドルの右回転によっても行えます。多面的マルチレンズコンピューター計算された多くの多面レンズは光野に於ける最小限の影と均一性を保証します。MC型では4個のモジュール、SC型では1個のLEDモジュールが別個に配置された光学系はそれぞれ独自に光野を形成し、ORランプのコントラスト効果を上げます。Luxの光強度を得られます。優れた演色コンピューター計算された多くの多面レンズは光野に於ける最小限の影と均一性を保証します。傷の色スペクトルを認識するために厳密な赤色範囲の演色が重要です。R9(赤)≥90は外科医に詳細を認識させるのに役立ちます。創傷部の色スペクトルは豊かななコントラストで与えられます。目に優しい手術室用照明です。手術室用照明の中央セグメントの光強度を上げることが出来ます。これにより創傷部の肌理や影に応じて最適な照明が可能です。高く、適切な光強度は、創傷部が深く狭い溝である場合に特に重要です。内蔵OTレーザーポインター(オプション)内蔵のレーザーポインターは常に光野の中央を示し、創傷部に対する最適な照明位置を探す手助けとなります。レーザーポインターはランプハウジング上のキーボードから、滅菌可能なハンドルのリングを左方向に回すことからでも動作します。ランプハウジング上のキーボードここでは以下のランプの機能を調節できます。ORランプの開発はその性能について非常に繊細な努力を払いました。5では開放リング形)と最小の表面により、医師の頭部での熱の上昇を避け、完全なラミナーフローパフォーマンスをつくります。光出口のディスクシーリングや円周シーリングコードは埃、汚れやランプヘッド内部への液体に侵入を防ぎます。壁パネルOTランプはオプションの壁パネルで操作できます。ランプの機能は壁パネルでもランプ上のキーボードでも操作が可能です。以下のランプ機能が電子的に調整可能です。光強度の電子的制御エンドーライト色温度の変更(MC/Smart型のみ)ハンドル光野の強度は滅菌ハンドルを回すことで出来ます。ハンドル上部のリングで無菌域の重要なランプ機能を設定することが出来ます。以下のランプ機能が滅菌ハンドルのリングで調整可能です。レーザーポインター(オプション)(リングを左回転する。)色温度の変更(MC型・Smart型のみ)や深部照明(リングを右回転)クールライトLEDはハロゲンランプなどの従来の光源に比べてはるかに効率的です。50,000時間に及び長寿命で、以前の手術室用照明に使用されていた従来のハロゲンランプなどに比較すると、コストや交換の手間などはるかに減少します。電力消費も50%の削減となります。57オプションについては、カタログをご覧下さい。※「*」マークは、必須項目です。