EPDMガスケットはSIPに対して安定しています。BioPureの新しいガスケットと編組ホースのシリーズによって、流体通路のバリデーションに新しい基準が定まります。技術データOverviewDriveSureデータシート今すぐダウンロード統合されたブラシレスDCドライブであるDriveSureTMは、パネルマウント式OEMアプリケーションのポンプモータ制御の新しい標準を確立します。100、300、400および500シリーズのポンプヘッドにも統合プラグアンドプレイ小型のブラシレスDCモータドライブであるDriveSureは、パネルマウント式アプリケーション用として特別に開発されました。DriveSureはポンプモータ、ギヤボックスおよびドライブ個別の仕様に伴う関連するリスクを排除します。その結果、お客様は製品の開発コストと市場投入までの時間を大幅に削減できます。制御可能0~10Vまたは4~20mAでの可変速度制御。±1%、±1rpmの設定点精度で8~408rpmの速度範囲を実現します(機種により変わります)。DriveSureは、ブレーキ、回転方向機能およびタコ回転速度計出力により、バイオ医薬品OEM医療機器およびプロセス分析機器のソリューションを提供します。電源と制御接続へのアクセスが簡単で、配線と設置作業を簡略化します。モータ、ギヤボックスおよびコントローラは設置スペースを最小限に抑えるように設計されています。鋳造アルミニウム合金エンドプレートが熱安定性を保証します。高い信頼性DriveSureは、優れた制御、長期の耐用期間ロングライフおよび保証を提供し、ドライブモータ/モータギヤボックスおよび駆動部とギアボックスのポンプヘッドへの接続構成を簡素化します。OEM用途では導入設置後すぐに、運用コストおよびメンテナンスコストを削減できます。DriveSureは在庫から短納期で入手可能です。DriveSureポンプは、目的に応じて設計された信頼性の高いポンプとドライブの組み合わせにより、カテーテルまたは針をきわめて正確に冷却する必要がある外科用アブレーション用途に適しています。Watson-MarlowグループであるAlitea社製のこれらの新しいポンプは、低流量で0.6MPaの背圧の供給を可能にし、厳密に制御されたアブレーションプロセスを一貫して正確に保証します。精密で静粛な静かなDriveSureは、8rpm〜408rpmの幅広い拡張された可変速度範囲での性能を実現保証します。単一のサプライヤによる低トータルコストと、当社のプラグアンドプレイソリューションによる医療用途での使いやすさを兼ね備えています。当社の経験と知識がリスクと開発コストを最小限に抑えます。チューブポンプのOEM用途としては、最大0.4MPaの正確な流量制御とポンプ吐出圧力を必要とする滴定、タンジェントフロー流ろ過およびクロマトグラフィーなどのバイオ医薬品用途が含まれます。ポンプヘッドが重要な役割を果たすためには、検証された有効なドライブおよびモータギヤボックスソリューションが必要です。社Pumpsは、ドライブとポンプヘッド両方を生産する唯一の企業の唯一の開発者であり、OEMの最終製品のサービスにおける信頼性を保証します。当社のポンプヘッドは様々な水質分析用途に使用されています。Demand)は水中の酸素化合物を介して水質を測定するために使用されます。分析用途での使用は、様々な圧力および環境条件での正確な流量制御に依存します。DriveSureは、ホール効果フィードバックドライブと比較して負荷範囲によって性能を向上させ、速度精度を±2%に設定します。歯科用途において広く使用されています。DriveSureは、8rpm〜408rpmの幅広い拡張された可変速度範囲での性能を実現保証します。最小限の騒音レベルを最小限に抑えた備えたDriveSureは、医療分野におけるOEMの理想的な選択肢です。DriveSureは、製品性能を最大限に引き出し、市場投入までの時間を削減します。Researchの好意により提供されました。トルク出力はWatson-Marlow社製のポンプヘッドにおいて保証されています。CE、機械EMC指令2004/108/EC。EN61010-1準拠。2400流量は0MPpaでの基準値です。ポンプヘッドの吐出流量能力は、関連する流体移送システムでお客様ご自身でテストしてください。3500流量は0MPpaでの基準値です。ポンプヘッドの吐出流量能力は、関連する流体移送システムでお客様ご自身でテストしてください。Vヒートシンク/モータ速度と温度定数の制御。61010-1およびRoHS準拠。注記:回転数が低いと、最低開始速度は規定の回転数より最大で7rpm高くなります。高くなり7rpm以上になります。回転数が低い低速度で始動する場合は、200~500mSの設定点を上げてください。フォルトピン1(A)は、温度無効モータの上に掛かります。周囲温度が20°Cを超える環境または狭い熱く熱がこもりやすい環境では、モータ本体、ギヤボックスおよびコントローラ筐体の温度上昇によってドライブの最大性能が制限されます。モータ本体およびコントローラのヒートシンクは、冷却のための熱伝達を可能にする適切な空気循環機能を備えるものとします。温度性能を向上させるため、ギヤボックスの取り付け面を使用してモータギヤボックスから熱を逃がす必要があります。モータ本体、ヒートシンクおよびギヤボックスは、動作中に非常に高温(最高で105°C)になる可能性があります。動作後にモータを取り扱う際は、時間を置いてモータを冷却してください。313ツインポンプヘッド(5)平均電流を示します。100%の過負荷機能を備えた電源を使用してください。