理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|544-545(546-547)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。ホットプレート・温度コントローラー544545お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。デジタル設定・表示のため、簡単に行えます。温度制御はPID制御方式で高精度の温度コントロールが可能。■水槽はステンレス(SUS304)と保温材により構成。OILBATH■高温タイプの恒温油槽です。200°C以上の高温に耐えるように撹拌機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、安定した能力を発揮。■漏電ブレーカー、過昇防止、センサ異常警報付。長■φ300mmのステンレス水槽、大容量のデジタル温度調節器を組合せました。■過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。コード長2m付属品φ3.2mmセンサ用ホルダー2個(ステンレス製)※温度調節器用センサ及び過昇防止器用センサは別売です。長■20ステップまでのプログラム運転機能。■6段階出力調節可能なポンプ搭載で強力な撹拌。E4Sは外部循環ノズル、蓋が標準付属しています。■Mini-USB搭載でPC通信接続やソフトウェアのアップデートが容易。長■180°Cまでの液槽内の媒体液を冷却する装置です。ためマグネットスターラードライブ内蔵。■シリンダー形状の水槽。加熱装置は水槽下部に配置。■PC接続用USB/RS232インターフェイス内蔵。プログラミングが可能(別途ソフトウェア必要)。吐出・吸引ポンプ内蔵。■冷却水と併用することで−20°Cの低温から高温までワイドな温度制御が可能。■バス内部には断熱材が敷き詰められているため、周辺の温度変化にも強く、保温性抜群です。■ICcontrolは脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載。10mまでの遠隔操作が行えます。PC接続用のUSB/RS232インターフェイス内蔵。商品コード区分型式価格(円)44-16526ICCbasicpro20c313,20044-16536ICcontrolpro20c485,100型式ICCbasicpro20cICcontrolpro20c温度範囲(室温+10)~150°C(室温+10)~200°C温度安定度±0.02°C±0.01°C最大流量18L/min(0bar時)31L/min(0bar時)最大ポンプ吐出圧0.3bar0.61bar最小吸引圧0.2bar0.45bar投げ込み部サイズ(mm)W147×D158×H340W285×D291×H313バス容量(L)20バス開口部(mm)W255×D309W255×D262外寸法(mm)W292×D495×H368※電源AC100V50/60Hzパッケージ内容ICCbasic本体、バス容器、バスブリッジ、カバー、冷却用コイル、ポンプ接続セットICcontrol本体、バス容器、バスブリッジ、カバー、冷却用コイル、温度センサー※外寸法はサーモスタット本体とバスを取付けた際の寸法です。ICCbasicpro20cICcontrolpro20c※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。