Machはその手術用照明に2種類のLED技術を提供1.MC・Smart機種には多色チップが装着されています。K)に段階的に調節することが可能です。色感受性に応じて色温度を手術中に現場で設定することが出来ます。この機能により、作業中の疲労を軽減する効果が期待できます。:たとえば、暖色光を使ってぎらつき効果を下げることや、また、高い色温度をつかって外科医の集中力を高めるコントラストを上げる場合も考えられます。SC機種には単独カラーチップが装備されています。色温度を変更することは出来ませんが、LED技術の優れた点は実装されています。オプションで内蔵式レーザーポインタを注文することができます。Machが既にコンピューターで計算したライトガイド及びファセットレンズのついた別の色のLEDの光学システムを調整します。;合成された光は、白色光として光学システムを出て、創傷域に均一に拡散します。外科医の頭、肩、手によって生じたORライトの中のカラーシャドーは光学システムの中の色合成によって妨げられます。異なった色のLEDの使用は手術に於いて用途に応じた色の変化を初めて可能にします。手術中に組織の種類、創傷域の繊維に応じて最適な色温度を選択可能です。3750、4000、4250、4500および4750ケルビンの5種類の色温度の値を設定することが出来ます。この設定変更はランプケース上のキーパッド操作、または、滅菌ハンドルのリングの回転によって調節可能です。MC・Smart機種とSC機種の共通特徴マルチレンズシステムに加え、コンピュータで計算された多数の切子レンズが、均一な光照射野と、無影性を確保しています。優れた演色Raは96以上、びR9(赤)90以上の演色指数で外科医は明確に組織の色のわずかなニュアンスを認識できます。SC機種の演色指数はRa=95です。傷の正確な色分光を認識するために、赤色の範囲の正確な演出が不可欠です。90の仕様によって、傷の色のスペクトルが豊富なコントラストで自然に演出されるので、外科医の目に詳細に認識されます。手術用照明の中央部分の輝度を増大させることが出来ます。これは、傷領域への肌理や遮蔽効果に応じて最適な照明を可能にします。高く適切な輝度は狭く深い傷には特に重要な場合があります。※「*」マークは、必須項目です。