同一材料または他材料の上を滑らせた時の摩擦係数を測定するものです。K7125に準じていない試験片に関してはご相談ください。動き始めるときの衝撃を吸収するため、スプリングを用います。力は直線的に増加して摩擦を与え、最大荷重に達する。このピークが静摩擦力Fsを表します。式(1)より、静摩擦係数μsを求めます。ピークを無視し、接触面間の相対ずれ運動を開始した後から60mmまでの平均荷重が摩擦力FDです。スプリングは用いません。式(2)より動摩擦係数μDを求めます。動摩擦係数測定(スプリングなし)よくあるお問い合わせQ:厚さ3mmくらいの試料で摩擦係数を測定したいのですが。接触することになります。試験片の大きさは厳密である必要はありません。0.5mm以上のシートの場合、試験片に剛性がでるため、すべり片による押付荷重が有効でなくなります。厚い成型品の場合、接触面積が試験片の面積になるため厳密にする必要があります。いて動かなくなります。試験片と相手材の面精度、表面粗さの影響が高くなり、素材の摩擦係数評価に不向きなのです。反対にヒケが大きい面同士では、接触面が点接触になるため摩擦係数は小さくなります。