D150)板状・シート状の測定対象に平板電極を接触させ、平行板コンデンサを作製します。作製したコンデンサの静電容量を測定し、比誘電率を算出します。誘電正接はLCRメータより直接読み取ることが可能です。比誘電率とは絶縁材料によって作製されたコンデンサの静電容量Cxの、同一電極構成で電極間を真空で満たした場合の静電容量C0に対する比となります。誘電率とは絶縁材料の比誘電率εrと真空の誘電率ε0との積となります。※薄い材料についてもご相談ください。-高周波領域(マイクロ波)空洞共振器摂動法により高周波数の誘電率及び誘電正接を求めます。)概要[空洞共振器摂動法の原理]空洞共振器内部の電界のみ存在する領域に誘電体を挿入すると、共振器の共振周波数とQ値が変化します。・共振周波数の変化から複素比誘電率の実数部(εt)・Q値の変化から複素比誘電率の虚数部(εtt)が求められます。上記の様に比誘電率、および誘電正接を測定します。※フィルムは厚さ5μm以上、幅1.5mmであれば測定可能。