Distoを使って、リノベーションのための現地調査を行うシリーズ第2回です。前回の測定結果に、エントランス入口と廊下も追加していきます。Distoの場所を廊下へ移動します。この操作には、『リロケーション機能』を使います。リロケーション機能とは?リロケーション機能は、次のような場合に使います。最初に置いた場所から、測定できなかった場所を測定したい隣の部屋や廊下をつづけて測定したいが、レーザーが届かない建物の外観を複数の方向から測定したいリロケーション機能の流れリロケーション機能は、次の手順で使用します。1.現在地と移動先、両方から測定できる点を3~5点選び、目印を付けます。2.現在地から、目印を測定します。3.移動先から、目印を再度測定します。操作を詳しく見ていきましょう。Distoの移動先を決めたら、移動先と今ある位置、両方からレーザーが当たる場所はどこか、考えます。最低3点あれば機能は使えますが、余裕をもって4点決めておくことをお奨めします。この点の名称は、”セキュア・ポイント”です。セキュア・ポイントは、下記図のように、測定エリアを取り囲むように配置してください。同一面に縦・横並びの場合は、データ合致精度が悪くなりますのでご注意ください。セキュア・ポイントの目印として、同封のターゲットシールをご活用ください。今回の測定では、正面の台の下と柱の2箇所、入口と廊下の壁、4点を選びました。見づらいですが、ターゲットシールが張ってある場所です。セキュア・ポイントはできるだけ異なる面に配置してください。測定エリアを覆うような配置にしてください。2.セキュア・ロケーションセキュア・ポイントが決まったら、メニューから、ロケーション⇒セキュア・ロケーションを選び、測定していきます。選んだあとは、ガイドに従って、順に測定していくだけです。Disto本体の現在地を記憶させるための作業です。Distoの場所を移動します。今回は、廊下に出しました。セキュア・ポイントの測定ができるかどうか、レーザーを出して確認します。メニューから、ロケーション⇒リロケーションを選択します。セキュア・ポイントの測定時、同時に写真を撮影していましたので、どのセキュア・ポイントを再測するかは写真を見ながら決めます。こちらも、ポップアップに従い、順に測定していくだけです。Distoが、最初の位置からどれだけ移動したかが表示され、チェックマークが表示されると、リロケーションの完了です。リロケーション完了後は、再び通常どおりに測定をしていきます。動画リロケーションの様子を字幕入りの動画で紹介しておりますので、あわせてご覧ください。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。