どちらも外でも使えるファインダー付きで、専用アダプターがあり、三次元の座標情報を取得できます。「どこが違うの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。今回は、下記内容で、共通点や機能面での違いについてご紹介します。S910は、ライカ製、他社製含め、他のあらゆるレーザー距離計と一線を画す製品です。DISTOシリーズの最高峰モデルとして、他のDISTOが持つ機能は全て搭載されていますが、特徴はそれだけではありません。DISTOシリーズの中間的存在であること。特徴的な機能である「座標情報の取得」機能。世界で初めてハンディタイプのレーザー距離計に搭載されたのが、S910です。三次元の座標情報をもとに二点間の距離を計算できるため、場所の制約を受けずに、任意の二点間の距離や幅の測定ができるレーザー距離計です。X3とともに、2018年に登場。X310の後継機種として、過酷な環境下での使用を想定して設計されており、2mからの落下試験に合格し、耐じんあい・耐噴流仕様という丈夫なモデルです。初搭載された「IMU慣性計測装置」により、アプリを使うことで「壁を測っていくだけで自動的に図ができる」機能を実現しました。S910と決定的に異なるのは、オプションのアダプターDST360を付けることで、三次元測定ができること。本体ではなくアダプターに搭載したことで実現しました。ディスプレイまず、ディスプレイを比較してみます。レーザーよりも、ディスプレイを確認しながら測定することの多い屋外において、レーザー距離計を選ぶ上で重要なポイントの一つが、ディスプレイの大きさや見やすさです。S910は、本体のサイズもさることながら、ディスプレイはX4の2倍近くの大きさがあります。X4にはない、指によるタッチパネル操作が可能な仕様となっています。写真では、S910のモニター画面が小さいですが、これは測定後の結果を表示した画面です。測定中は、上の数字部分もファインダー画面になります。X4のディスプレイは、2色カラーでシンプルなアイコン仕様に統一されています。コンパクトなサイズながら直感的に操作できるよう、屋外の建設現場での使用を想定して作られたXシリーズならではのデザインです。デジタルポイントファインダー画面は、S910、X4のいずれもカラー表示となります。2点間の距離を、3次元の座標情報を用いて算出します。他のDISTOシリーズ、他社製品のレーザー距離計、いずれにも存在しない画期的な機能です。360」必須S910は本体に水平角・鉛直角のセンサーが内蔵されています。360に搭載されているため、アダプターが必須という仕組みです。距離と水平・鉛直角により、XYZの3次元情報が取得できます。S910を選択されるほとんどの方は、単体ではなく、三脚とアダプターがセットになったパッケージをご購入されます。アダプター「FTA360-S」を使ったほうが、対象物に正確にレーザーを当てることができるためです。この2点間距離測定機能により、これまで多くの問合せがあり、なかなか精度良く、簡単にできなかった「幅」測定が、実現します。測定精度は、10mで±10mm。対象物までの距離に応じて精度が変わるので、近ければさらに精度が上がります。正確に狙ったとして、5mで±5mm、2mで±2mmです。下図のように、多角形の面積を測ることもできます。「スマートエリア」機能という名称で、最大30点までの点を結び、点で囲まれた面積を計算します。面積と同時に、周長も計算されます。詳しくは、「レーザー距離計で、多角形の面積を測る」をご覧ください。測定結果を、DXFデータとして出力し、CADソフトで使うことができます。X4とS910では、出力方法が異なります。S910:本体に保存され、データはケーブル出力。データキャプチャ」機能があります。測定点数は最大30点までに限られますが、20ファイルまで、本体に保存することができます。3次元の、自由な空間測定ができます。Plan」から出力します。平面図か立面図になりますので、S910のように、3次元のDXFデータを出力することはできません。Facade(メジャーファサード)」を選んで測定し、出力します。両機種とも、アプリが使えます。有償機能は、初回30日間は無償でお試しいただけます。詳しくは下記をご覧ください。transfer」Windows端末へリアルタイムに測定値を転送し、XYZ座標を取得することができます。詳しくは下記をご覧ください。いずれも、専用アダプターがあります。メタリック素材で、洗練されたデザインのアダプターです。このアダプターに、離れたところからの2点間距離測定に必要な、水平角・鉛直角センサーが搭載されています。そのため、2点間距離測定にはアダプターの使用が必須になる、ということです。360-S」の役割は、S910本体を固定することと、微調整ねじを使って正確に対象物にレーザーを当てることです。S910本体裏に組み込まれたスマート・ベースを広げて使うのが特徴です。S910は、2点間距離測定に必要な、水平角・鉛直角センサーが本体内部に搭載されていますので、アダプターは必須ではありません。対象物を正確に狙うために、アダプターの微調整ネジが大変有効なため、ほとんどの方が、アダプターと三脚がセットになったパッケージをご購入されます。X4にはない、S910のみの特徴をご紹介します。タッチスクリーン画面をタッチパネルとして使用でき、測定の操作だけでなく、ズームの拡大/縮小ができます。touch)スクリーンショット機能カメラボタンの長押しで、ファインダー画面の写真(スクリーンショット)を撮ることができます。ケーブルでPCに出力することもできます。touch)高さプロファイル測りたい場所の真下が見えない、モノがある、空間になっていて真下がどこかわからない、という場合に、任意の基準からの高低差を算出する機能です。平面の凹凸や傾斜を簡易測定することもできます。ならびに専用アプリと併用し、レベリングを行うことでに二点間の高さ(高低差)が算出ができます。)高さプロファイルについては、下記のページで詳しくご紹介しておりますのでご参照ください。シリーズで高さを測る機能は2つ。多くの方が、三脚とアダプターを使いますが、単品のみでも使えるところが、S910の特徴です。徒歩移動が多く、荷物を減らしたいという方は、本体のみで完結するS910がおすすめです。S910にはない、X4のみの特徴をご紹介します。強さを表す国際規格では、IP65。これはDISTOシリーズの中で最高クラスです。ホコリや泥の多い現場で使ったあと、流水で洗うことが可能。2mからの落下テストをクリアしています。IPコードについては、下記ページで詳しく解説しておりますのでご参照ください。レーザー距離計は防水?保護等級(IPコード)の解説レーザー距離計の展示即売会に行くと、よく聞かれる質問の1つがこちらです。Xシリーズの登場に合わせてリリースされました。その特徴的な機能のひとつが「スマートルーム」。部屋の広さを知りたいとき、間取りを測りたいとき。壁を順番に測定していくだけで、アプリが自動で図を作成します。X4に搭載された、IMU慣性計測装置により、レーザー距離計の向きが分かるようになったため、実現した機能です。Plan」(Android版/iOS版)は、こちらからダウンロード(無料)できます。Plan」は以下のバージョンの端末(タブレット/スマートフォン)でご利用いただけます。アプリをご利用になる端末のバージョンを必ずご確認ください。11スマートルーム機能については、下記ページで詳しくご紹介しております。Plan」の中で、画期的な機能のひとつが「スマートルーム」機能です。X4は、本体の向きに合わせて、画面が自動的に回転します。この機能は、Xシリーズだけの新機能です。測定画面を見るために顔や体を無理に傾ける必要はありません。用途に応じて、最適な機種をお選びください。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。