パラマウントベッドベッドで上体を起こしたときに臀部にかかる圧力を効果的に分散する「アクアセル」内臓のマットレス。¥131250[非課税:税抜¥125000]※マットレスは介護用ベッド(非課税)とセットで購入する場合に限り非課税となります。持ち運びのしやすいハンドル付き■臀部(おしり)にかかる圧力を分散する「アクアセル」内蔵マットレスの中央部(床ずれ発症リスクの高い臀部(おしり))に水溶液を密封した「アクアセル」を埋め込みました。水溶液の流動性を生かして、寝ているときばかりか、上体を起こしたときに臀部(おしり)にかかる圧力を効果的に分散します。※「アクアセル」の内部には堰(せき)を設け、水溶液の流動にともなう振動を伝えにくいように配慮されています。「アクアセル」は大きな力がかかっても破損しにくい構造で、内部の水溶液は凍結・腐敗を防止する処理が施されています。上半身部には、からだの支持性の高いウレタンフォームを使用しています。優れた体圧分散性能を有しながら、からだが沈み込みすぎないので、寝返りなどの動作がしやすい構造です。臀部(おしり)とともに床ずれの起こりやすいかかと部分には、カッティング加工を施すとともに、膝からかかとに向かってなだらかな傾斜を設けることで、ふくらはぎへ圧力を効果的に分散します。同程度の体圧分散性を有する当社従来品と比較して3cm薄い構造です。低床ベッドの特長を生かせるとともに、ベッドサイドレールの有効高がより多く確保されます。■従来品より幅を広げたサイドエッジ端座位をとるときや移乗するときに姿勢が安定しやすいように、マットレスの両サイドにはかための素材を使用しています。従来よりサイドエッジの幅を広げ(約10cm)、安定性を高められるよう配慮した設計です。■寝位置表示スナップボタン付きマットレスの側面に寝位置表示スナップボタンが付いています。股関節(大転子)の位置を合わせることで、「アクアセル」との適切な位置関係になり、体圧が効果的に分散できます。■伸縮性に優れた生地を使用クッション性と曲がりやすさを損なわないように、側地(トップ)には伸縮性に優れた生地を使用しています。側地にはマットレスのサイズが識別しやすいように寸法(幅)を大きく印刷してあります。■通気性に優れ、洗浄が可能アクアクッション部を取り外せば、マットレス洗浄器が使用できます。側地の通気性は当社のプレグラーマットレスに比べて約1.5倍*に向上しているので、乾燥時間が短くて済みます。側地は強度と耐磨耗性に優れているので、洗浄の繰り返しによる劣化を抑えます。※*JIS規格で定められた試験により比較。■においのもととなる細菌やカビの繁殖も阻止MRSAを含む細菌だけでなく真菌類(カビ)、酵母類にも効果を発揮し、感染予防にくわえて、微生物の繁殖が原因となる不快臭の発生を予防します。抗菌剤は水に溶けにくく、紫外線や消毒剤の影響も受けにくいので、長期間効果が持続します。クッション材の両方に、着火するまでの時間が長く、いったん着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。■持ち運び用のハンドル付きマットレスの両側に持ち運び用のハンドルが付いています。持ち運びしやすいように、ハンドルの間隔は肩幅より少し広い約55cmに設定してあります。材料や工法などで地球環境に与える不可を減らし、グリーン購入法に基づく特定調達物品の基準を満たしています。相続・遺言ブログこんな会社です。お気軽にご相談ください。