日立ハイテクサイエンスこのウェブサイトでは、JavaScriptの機能を有効に設定していただくことで、最適なコンテンツをご覧いただけます。長年培った信頼性と安定性をそのままに、コンパクト化を実現したAminoSAAYAを開発。初心者でも容易に扱えること、より快適な作業環境を提供することをめざし、ユーザーの操作目線を考慮した製品に仕上げました。人間工学に基づき、オペレーターの操作・動作目線を考慮ユーザーの操作目線・日常の作業および動作に配慮して設計しました。従来からのフロントアクセス設計に加えて、試薬設置部を操作しやすい高さに設定することで、日常の試薬交換やサンプルセット、保守がしやすいように工夫し、中腰姿勢を必要とする操作や作業を極力低減させました(前面扉の取り外しも可能)。場所をとらない省スペース設計(装置設置面積約3割減)専用システムの信頼性と安定性をそのままにコンパクト化を実現しました。流路系および本体内蔵モジュールを最適に配置設計することで、システム全体のコンパクト化(装置設置面積約3割減)を実現し、デスクトップタイプとしました。従来機種L-8800およびL-8900の分析法を継承します。従来機種より分析法を継承するため、基本的な分析条件は変わりません。これまでに蓄積された分析条件およびカラム(充填剤)、試薬を変わらずご使用いただくことができます。)目的に応じて、分析法(カラム、試薬、分析条件)を選択してご使用ください。緩衝液および反応試薬は、市販品(専用試薬)をそのままセットするだけで、調製の必要はありません。不安定なニンヒドリン反応試薬は、通常冷蔵の必要がありますが、日立アミノ酸分析計では、2液を誘導体化反応の直前に混合するため冷蔵の必要はありません。最大6種の緩衝液の使用や、カラム恒温装置のタイムプログラムが可能です。反応装置の高温対応といった独自の機能により、目的に応じた分析法の構築も可能です。分析の前後で緩衝液/反応液の量を確認することが、安定した分析を行ううえで重要です。フルスペック版は、液量センサにより緩衝液/反応液および廃液量を自動計量することができます。毎日の分析開始時や緩衝液/反応液交換時には、パージを行う必要があります。オートパージバルブを使用することにより、緩衝液/反応液交換時の操作を自動で行います。(オプション)AminoARTSは装置の立ち上げ、分析準備、分析スタートまでに必要なノウハウを搭載しています。お客さまを分析開始まで迷うことなく、スムーズに導きます。終わると分析開始前の装置コンディショニングを実施します。窒素ガスバブリング時間やポンプパージ時間は装置使用状況に合わせて、自動設定されます。分析開始前に自動的に消耗部品の使用履歴の確認を行い、交換目安を超えている場合にはアラートを表示します。登録したメソッドと分析本数から試薬使用量を計算、現在残っている試薬量と照合作業を行います。不足の場合、その不足量を表示します。不足ボトルは朱色で表示されます。8L0-5100-05)が別途必要です。AminoARTS単独で再解析を行うことはできません。開発者の声AminoSAAYAの開発者インタビューを動画でご紹介しています。動画を見る医薬品分野向けデータ集(アミノ酸分析計)のご紹介12種の測定例と付録付きのデータ集です。バイオ医薬品分野への応用に関するアミノ酸分析計の測定例を集約しています。ご要望のお客さまは、上記よりぜひお問い合わせください。アプリケーションデータ高速アミノ酸分析計の測定例を分野別に紹介します。「HPLCの原理とシステム構成」から「各種検出法の特長」まで、知っておきたいHPLCの基礎を紹介します。保守・サービス装置の保守・サービス会社のご案内です。