測定結果ラボレポートブログラボレポート技術的な試験結果や測定結果の検討などをレポートします。石垣市民ラボがこれまでに測定した食品・飲料中のセシウム134・137の検出についての報告会を行いました。測定した2074検体の検出率は14%で、検出された食品の経年変化、市内3カ所の空間線量と砂土の定期測定についても報告しました。石垣市民ラボがこれまでに測定した食品・飲料中のセシウム134・137の検出についての報告会を行いました。測定した1742検体のうち、石垣市内流通品の13%、非流通品の15%から微量の放射性セシウムを検出しました。ラボ発足2周年の2014年10月7日、これまでに測定した食品・飲料中のセシウム134・137の検出についての報告会を報道関係者に向け行いました。測定した食料・飲料のうち、石垣市内流通品の11%、非流通品の13%から微量の放射性セシウムを検出しました。石垣市民ラボが2014年3月までに測定した食品・飲料中のセシウム134・137の検出についての報告会を行いました。測定した食料・飲料のうち、石垣市内流通品の11%、非流通品の14%から微量の放射性セシウムを検出しました。不注意をお詫びします。10月13日訂正版では、食品・飲料のみに限った値に修正しています。No.8マリネリビーカーへの試料の充填度が測定値に及ぼす影響について石垣市民ラボが放射能濃度の測定に用いているベルトールド社のLB2045は、試料をマリネリビーカーという特殊な形のビーカーに入れて測定します。これは検出効率を上げるために、円筒形の検出器の周りを試料で囲むように、円筒形のビーカーの中央部分だけが円形に上げ底になって、検出器に覆い被さる形になっています。メーカーは試料を420mlのビーカーに出来るだけ一杯に入れて測定することを推奨していますが、もし少ししか試料を用意できなかった時に、何か違いが出るのかどうかを確認してみました。2014年5月No.7LB2045のスペクトル性能、塩化カリウム測定結果より使用しているガンマ線スペクトルメーターLB2045で市販の塩化カリウム試薬500gを24時間測定した結果です。ガンマ線スペクトロメーターに特定のエネルギーのガンマ線が飛び込んでくると、検出器内部の物質とさまざまな相互作用をして、その結果がスペクトルとして表示されます。そこで、元のガンマ線エネルギーの主要ピークだけでなく、相互作用で生じたいくつかの副次的なピークや特徴的なパターンも表示されます。光電ピーク(主要ピーク)などです。LB2045がスペクトロメーターとして正常に機能していることを示しています。使用しているガンマ線スペクトルメーターLB2045の測定感度の安定性を調べるために、ほぼ1ヵ月毎に標準試料の測定を行っています。標準試料としては、ラボレポートNo.2の誤差評価測定で使用した静岡県産の緑茶粉末を用いています。精度つまり測定値が正しいかどうかは、IAEAが提供しているウクライナのほうれん草の粉末を用いて精度確認の測定を行っています。2013年4月から9月までに行った結果から、石垣市民ラボで使用している測定器は適切に較正されており、約10%の測定誤差の範囲内で安定して正しい測定値を出しているといえます。2013年10月No.5食品に含まれる放射性物質~公的機関による測定で17都県以外の農産物や水産物から検出された例~産地表示だけでは安全性がはかれないケースが明らかになってきました。公的機関の測定をまとめた厚生労働省の発表を見ますと、広島県産の原木シイタケから基準値を大幅に超えた放射性セシウムが検出され、北海道のマダラからも高い数値が出ています。農作物にかかせない肥料においても、昨年、島根県で原発周辺で肥育されていた牛の移入による堆肥汚染や宮城県産の稲わらを与えた件が報告され、今年7月には愛知県産の汚泥発酵肥料から基準値を下回るものの放射性セシウムが検出されています。(Bi-214)の609keVのガンマ線放射による「にせピーク」。鉛214の半減期は26.8分、ビスマス214は19.7分と短いから、それらだけを密閉容器に閉じ込めて1~2時間放置すればほとんど消えてなくなる。(Ra-226)の崩壊によるものと思われる。