ワットチェッカーを接続し、ワットチェッカーのコンセントに被測定物の電源コードを接続する。場合、負荷にコイルやコンデンサの成分があると、電圧と電流の位相がずれる。エネルギーを消費せずに溜め込む性質があるためである。コイルの場合、電流の位相が電圧の位相から遅れて、コンデンサの場合は進む様になる。ベクトルの向きのずれしてみることもできる。この角度のコサインを求めたものが力率となり、0〜1の間の値となる。この力率が、負荷で有効に電力が使われる割合となる。なり、全ての電力を負荷で消費していることになる。なると、負荷に電力を送れなくなってしまう。(ボルト・アンペア)が用いられる。皮相電力に力率を掛けて求めることができる。0.6〜0.75程度になる。「積算電力量」の表示して、測定する。リセットする機能はないので、測定開始時の表示値と測定終了時の表示値の差分から求める。