導入:無線スマートな水道メーターは遠隔基づいた水道メーター、無線通信モジュールおよび他の部品から成っています。このプロダクトは低い電力の消費、長い生命および対面データ伝送が付いている出入口を通して2地点間のデータ収集を完了できます。データを毎日出入口にデータ自動的に自動的にアップロードします;このプロダクトは維持し、取り替えること容易な構造で簡単でケーブル無しで接続します。従って、取付けることは容易です。肯定的な回転、subtrahend場合の反対の回転。124G5/4B正当な最高の間違い:最低流れから分界の流れを含んでいない低い地帯への:±5%;分界の流れから積み過ぎの流れを含む高い地帯への:±2%。電源:出入口は外的な220V電源を必要とします;すべての前払いされた費用はメーターの示度システムで貯えられます。使用水量の集められたデータに基づいて、それはユーザーが料金を負うかどうか断固としたです。コミュニケーション紹介:LoRaWANは一組のLoRaの長距離の通信網のために設計されている通信プロトコルおよびシステム構築です。モジュールは動力を与えられるとき、自動的に結合の包みを送ります。出入口からのネットワークへの応答が間隔で、結合の包み送られなければ。モジュールは出入口によってネットワーク・アクセスの許可メッセージを受け取った後、心拍データの包みを押します;それ以来、それは時間を計り始めます。積極的に6時間の間隔で心拍データ1パックを押して下さい。アップロードのメカニズムは時間を計られるか、または量的または両方のどちらでありまた請求あり次第カスタマイズすることができます。累積使用水量データの2ビットへの小数位のデフォルト。予約アセンブリ:1.The水道メーターはきれい、乾燥しているがあるおよび直接日光または汚染または溺死べきではないです位置に取付けられている。2.The水道メーターは水平に取付けられLCDは上向きべきです。3.水流は水道メーターのボディで示されると同じ方向と合わなければなりません。4.Whenは、水道メーターの前の弁閉鎖しますべきです集まっています。5.Whenは損傷から防ぐために、水道メーター覆われるべきです集まっています。6.The水道メーターは配水管へのカップリングに直接最初に接続され。余分部品はカップリングおよびナットを含んでいます。取付けおよび注意:水道メーターの取付けそして使用は標準的なGB/T778.2-2007の章およびJJG162-2009の記事6.3の第6関連した準備に従います。購入されるべき水道メーターは流動度の頻繁に使用される準備中に基づき水道メーターの通常の流動度に近いですべきです。管に水道メーターを、外交問題および汚染は取付ける前に取除かれるべきです。機械損傷を防ぐべきです。水道メーターは読みやすい、取付ける、維持する、そして分解するべきです。水道メーターは水平に取付けられているべきです。場合の矢は管の水流と同じ方向で指すべきです。水道メーターの両端に接続される管は同じ軸線に水道メーターおよび付属品が傷つくことを防ぐために取付けられているべきです。