微小な電流信号検出に役立つ、エヌエフのI/Vアンプの特長をご紹介します。SA-600シリーズを用いた観測波形を動画でご紹介します。電流アンプの動作を等価回路などから技術的に解説した動画です。電流を電圧に変換するI/Vアンプの構成は、オペアンプに抵抗でフィードバックをかける方式が一般的です。図1に基本回路を示します。この回路の利得は帰還抵抗Rfで決まります。高域遮断周波数は、帰還容量CfとRfで決まります。CfとRfによって決まるので、利得帯域幅積の大きなオペアンプを使っても、I/Vアンプの高域遮断周波数を高くすることはできません。:フィードバック方式を用いたI/Vアンプ帯域を伸ばすためにCfの容量を減らしていっても、一般的な部品/回路の寄生容量によってCfを0.1pFより小さくすることは困難です。帰還抵抗Rfが10GΩで、寄生容量による帰還容量が0.1pFあると、高域遮断周波数は160Hzにしかなりません。0.1pFの帰還容量に対する高域遮断周波数を、表1に示します。Cf(F)高域遮断周波数(Hz)10M0.1p160k100M16k1G1.6k10G160エヌエフのSA-600/CA-550/CA-650シリーズは回路構成と部品実装の工夫、調整により、寄生容量による帰還容量を等価的に0.1pFより小さくし、高い高域遮断周波数を実現しました。表2にエヌエフのSA-600/CA-550/CA-650シリーズの高域遮断周波数と帰還抵抗(利得)、等価帰還容量を示します。表3に高域遮断周波数の他社製品との比較を示します。表3よりエヌエフのSA-600/CA-550/CA-650シリーズは他社製品を凌ぐ広帯域特性を実現していることがわかります。図2、3は±5nAの方形波電流を入力したときのパルス応答波形です。エヌエフのSA-607F2とC社I/Vアンプを比較しました。ともに利得は10GV/Aです。図2の1kHzのパルスの場合、SA-607F2の立ちあがり時間はC社I/Vアンプの20倍早く立ち上がっています。C社のI/Vアンプは10kHzの信号を増幅することができていませんが、SA-607F2では、信号が出力されていることがわかります。CA-550シリーズ/CA-650シリーズより高精度な信号処理に。