profiler)は、水温検出部及び電気伝導度検出部を装着したプローブを海中に投下することにより、水温及び塩分の鉛直分布を観測するシステムで、船舶航走中でも使用可能な測器です。センサー部で検出された信号はデジタル化されて船上の処理器に送られバイナリデータに変換された後にPCに送られます。PCでは処理器から送られてきたバイナリデータを物理量の深度、水温及び電気伝導度に変換した後、それらから塩分量を計算して水温、電気伝導度と共に深度毎に記録します。操作部は調査指揮室に設置されています。6XCTDは圧力センサーを搭載しない測器であるため、深度は投下後の経過時間より推定する必要があります。深度の推定に使用された換算式は以下の通りです。bt2経過時間t(秒)から深度Z(m)を求める深度換算式に使用する係数はプローブの型式により異なります。-0.47※上記係数はSippican社(米国)により提供されています。各キャストで使用した型式を以下にまとめました。着水後しばらくはセンサーが安定しないため、1m未満の水温値と3m未満の塩分値を欠測値に置き換えています。データ評価手法に基づいて品質管理しています。詳細なデータ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。DATAなお、さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。アイコン(観測点)をクリックすると、その観測点に含まれる観測をバルーンに表示します。観測名をクリックすると観測に関するグラフが表示されます。(サンプルプログラム)観測リストデータファイルに含まれる観測の一覧を以下に表示します。Formatに準拠しています。FormatについてはCCHDOのサイトをご覧下さい。Formatではありませんのでフォーマットは各航海のページをご覧下さい。フォーマットファイルは、ヘッダ1行とデータ部の1キャスト分が収録されている。データ行についてはヘッダに記載されている。'品質管理フラグについてはこちらをご覧下さい。CR+LF各項目は11バイトで表示される。欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示される。データ評価手法に基づいて品質管理し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。データ評価手法についてはNODCのサイトをご覧下さい。更新履歴2019-08-29観測データを登録しました。2017-06-14観測データを登録しました。2014-07-29観測データを登録しました。2014-02-18観測データを登録しました。2012-11-25観測データを登録しました。Technology。