31毎週日曜日は定休日となりますので、お問い合わせ・ご注文メールへの返信、商品の発送は翌営業日となります。MFOCモーターフォーカスは、カウンター数と温度を表示するハンドボックスを有した電動フォーカサーです。mm)レベルの精度の位置再現が可能です。付随機能として、ピントズレの可能性を知るのに便利な、180cm長のコード付き温度計も装備されています。MFOCは、一般的には便利な温度計付、デジタルカウンター付の高精度スタンドアロン電動フォーカサーとしてどなた様にもご利用いただける製品です。温度補償機能、フィルタオフセットポジション登録機能、永久フォーカス機能など、多彩な機能を搭載した超高機能フォーカスコントローラとして応用できる、ハイエンドユーザーのマニアックな要望にお応えできる製品でもあります。全品当社にて検査の上出荷いたします。●MFOCモーターフォーカスTAK2は当社にて国内検査の上、出荷基準を満たした商品を出荷いたしております。コントローラー筐体・表示窓は樹脂製のため、どの個体にも細かな擦り傷等がございますが、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。=MFOCMFOCは最大1ミクロンレベルの精度でピント調整が可能な高精度電動フォーカサーです。ハンドボックスにはデジタルカウンターが表示されますのでピントゲージの役割も果たします。温度センサーが付属しており、測定した温度をハンドボックスで確認することができます。温度センサーのケーブル長は180cmありますのでレンズセルやミラー付近に設置するのに十分な長さです。温度は0.01度単位(測定精度は0.1度)で表示されます。ピントズレを引き起こす要因である鏡筒温度変化を正確に把握することで撮影の失敗を未然に防ぐ事ができます。温度センサーを鏡筒に設置後、断熱性のある素材を巻きつけるなどして外気と隔離すればより良い測定結果が得られます。(ASCOM遠隔制御も可能)MFOCは、金属筐体に完全密閉されたステッパーモーターを使用します(筐体に共鳴する動作音が大きめですが仕様です)。パソコンなしの「スタンドアローン」で使用でき、ハンドボックスでフィルタオフセットを含むすべてのパラメータを設定することができます。スタンドアロン制御のみならず、USB経由でASCOM互換ソフトウェアでリモートコントロールすることもできます。ASCOM接続時は液晶画面上に”A”が表示されます。MGENスーパーガイダーで撮像カメラの制御を行っているユーザーは、別売のMGEN-MFOC連結ケーブルを使用してシステムを同期させ、後述する温度補償機能などによるピント修正作業を、露出と露出の間に行わせることができます。(=MGENがカメラのシャッターを閉じたタイミングにMFOCは温度を確認してピント修正作業を行い、MFOCのピント修正作業が終わると、MGENは次の露出を開始します。M-GENから露出が実行されているときにはMFOC液晶画面上にも露出中であることを表す”E"が表示されますので、露出中にピント補正してしまう失敗の回避に役立ちます。フォーカス補正が必要なときは、シャッター信号がオフになる(=”E”表示から”_”表示になる)のを待って補正してください。適した2種類のモードを持つバックラッシュ補正機能を装備しており、より正確かつ速やかに希望のピント位置まで移動させることができます。このバックラッシュ補正機能を使用するには、前提としてご自身でダイヤルゲージを接眼部に別途装着し、フォーカサーが持つ固有のバックラッシュ値を測定した上で、それをMFOCコントローラに入力する必要があります。バックラッシュ補正を有効化すると液晶画面上には”B”が表示されます。希望のカウント値まで一気に動かすことができます。ピント位置を大きく動かしたいときに便利です。ステップ量は最大カウンタ値250,000まで対応しています。TempComp値」(=10°Cあたりの温度補正量)をMFOCに入力しておくことによって、鏡筒の温度変化によるピントズレを自動補正できます。撮影中に外気温が低下すると、鏡筒やレンズは冷やされて収縮し、ピント移動することがあります。18.2°Cの時にカウンタ値540で合焦していたのが、15.5°Cでは558だったとします。この「66」を、「TempTrackMenu(温度トラックメニュー)の「TempComp」欄に入力してください。次に、温度補償機能を有効化すれば(=ENTキーを1秒長押しで有効と無効とを切り替え。有効中はメイン画面に”T"が表示されます)、MFOCは30秒ごとに温度を検出し、TempComp値に基づいて推測された合焦位置に有意な差が算出されれば即座にピントを修正します。■パーマネントフォーカス(=永久フォーカス)機能MFOCには物理的な電源スイッチが備わっており、通常はこのスイッチで電源を切ることができます。シャットダウン)」を選択してください。MFOCはそのときのピント位置と温度を記憶したうえでホームポジションに移動します。OFF」(=電源をオフにしてください)と表示しますので、この表示を見てからスイッチをオフにしてください。次回電源を入れたときには、温度を参照して最適な補正を加えたうえで、元のピント位置まで自動的に移動します。■3つのスピードモードマイクロステップ、フルステップ、およびそれらを組み合わせるマルチステップの3つのスピードモードを切り替えて駆動します。マルチステップはフルステップとマイクロステップを組み合わせ速さと正確さを兼ね備えています。Heating(液晶ヒーター)機能が装備されています。モーターが使用する消費電流を設定できます。モーター駆動時とモーター静止時をそれぞれ160mA、400mA、600mA、800mAから選択できます。重量約1.4kgの冷却改造デジカメをε-130DおよびFSQ-85EDPに装着した国内での動作テストでは、駆動時400mA/静止時160mAの標準設定で問題なく動作することが確認できました。■手動ピント合わせMFOCは、常時モーターに電流を流してその位置を保持しており、最大5kgの負荷を静止させる能力があります。電源を切ればモーターはスリップしますので、モーターがついていないほうの鏡筒ピントノブを使用し手動ピント操作することが可能です。安全のため、手動操作される場合には電源を切るだけではなく、ハンドボックスとモーターをつなぐケーブルも必ず取り外してください。ASCOM対応のソフトウェア(FocusMaxやMaximDLなど)を使って、ピントを合わせることも可能です。モータ電流とモータの方向のみハンドボックスがUSBポートを介して通信デバイスとして機能します。バックラッシュ補正と温度補正は、ハンドボックス内でゼロに設定する必要があります。フィルターを交換するごとに、オフセット値を読み出してピントを一気に合わせることができます。■ハンドコントローラーの画面表示についてハンドボックスに表示される英数字の意味は以下表のとおりです。表示と意味11ステップモードが作動しています。マルチステップモードが作動していると、"*"が表示されます。A正常にASCOM接続されています。未接続の場合、"_"が表示されます。Bバッククラッシュ補正が作動してます。未接続の場合、"_"が表示されます。T温度補正が作動してます。未接続の場合、"_"が表示されます。露光中以外であれば、"_"が表示されます。01現在選択されているフィルターの、オフセット番号です。温度センサーを接続していない場合は"NC!"と表示されます。Positionこの文字の下に、現在の座標が表示されます。Dirこの文字の下に、直前の駆動が表示されます。HTこの文字の下に、コントローラー内ヒーターの消費電力/秒が表示されます。発生すると、"*"が表示されます。写真右:一般鏡筒(FC-100DF鏡筒)タカハシFSQ106ED、FSQ85ED(P)鏡筒および、写真右側のタイプの一般的なタカハシ鏡筒のラップピニオン接眼部にご使用いただけます。(タカハシ純正の減速微動装置MEF-3が適合する機種であればOKです。)※FSQ130EDおよび、TOA-150B、TOA130Fなど大型フォーカサーにはご使用いただけません。上記に加え、一般鏡筒用・FSQ鏡筒用の取付金具と工具が同梱されています。※FSQ用はFSQ130ED鏡筒には対応しません。一般用はTOA150B/130F鏡筒には対応しません。ハンドコントローラーの接続端子は、次のように構成されています。/coilmaxcurrentモータ接続RJ45-8p8c(※製品付属のケーブル以外は使用しないでください。ケーブルとハンドボックスとの接続を切断してください。MOTORFOCUSの損傷の原因になります。日曜定休(土曜日・祝日は営業致します。関して、お支払い頂いた代価のご返金以外の損害賠償には一切応じかねますことをご了承ください。会社紹介|個人情報保護ポリシー|。