Time)立ち上がり時間という用語は多くの分野で使われているが、ここではパルス用語として説明する。0161(EMCに関するIEV用語)では次のように定義されている。パルスの瞬時値が最初に規定した下限値に到達し、その後規定された上限値に到達するまでの時間間隔。ピーク値の10%及び90%に固定とする。パルス信号を入力して出力波形から算出することができる。測定アンプなどの立ち上がり時間と周波数帯域幅は、一般に次の式で関係付けられます。周波数帯域幅1MHzのアンプの立ち上がり時間は概ね0.35μsとなります。この式は、オシロスコープで観測した方形波応答波形から、アンプの周波数帯域幅を推測するのにはとても便利です。この関係式の値は、1次のLPFのステップ応答であるイクスポネンシャルカーブの式から簡単に求めることができます。周波数帯域幅100MHzのオシロスコープの最速立ち上がり時間もこの式から3.5nsと求まります(オシロスコープの応答は1次のLPFとは異なりますが、実用上は十分近い値です)。Timeと呼ばれることもあります。