CTは,従来と同じCT撮影をするだけで,すべての検査でスペクトラルイメージングを可能にするシステム。日本国内でも2016年春に販売が開始された。2種の素材の検出器を重ねる二層式構造とすることで,通常の120kVp撮影をするだけで,高・低エネルギーに弁別収集され,レトロスペクティブにスペクトラルイメージングを行うことができる。これまでもデュアルエナジーCTによるデータ収集でスペクトラル解析は可能だったが,ルーチン検査とは別に,デュアルエナジー撮影をするための事前設定が必要だった。CTでは,ワークフローや被ばくがこれまでと変わらずにスペクトラルイメージングが可能になり,被検者,操作者の負担を増やすことなく,より多くの情報を得ることができる。仮想単色X線画像や実効原子番号画像では,通常画像で認識しにくい造影効果を強調,弁別することができるため,がんの多発や転移などの広範囲の検索や,腎機能が低下した患者への低量造影剤での検査などに有効である。仮想単色X線の高エネルギー画像によるアーチファクト低減を併用できる機能が追加されることが発表された。一般的に金属アーチファクトの低減は,アルゴリズム適用か仮想単色X線画像のどちらかで行われるが,両方を組み合わせられることで,いっそう強力に,かつ金属ごとに異なるアーチファクトを適切に低減することができる。ブース正面に配置した半透明ディスプレイでは,ガントリイメージや臨床画像を提示し,来場者にアピールした。ディスプレイ上部にはセンサーが設置されていて,見学者の動きを検知し,それに合わせてガントリイメージの表示角度や仮想単色X線画像のkeVを変えるなど,ユニークな展示を行った。CTは現在,全世界で25台が稼働しており,すでに2万5000例のスペクトラルイメージングが撮影されている。2016年末までにさらに10台が稼働する予定。日本では熊本中央病院に導入されており,会場では同院のデータも紹介された。大型透明ディスプレイでは,見学者が左右に移動することで仮想単色X線画像のkeVが変化する。すべてのルーチン検査でスペクトラルイメージングが可能になる特長をアピール神経内分泌腫瘍(NET)症例の通常画像。大腸に複数の造影効果が認められる。同一症例の仮想単色X線画像(45keV)。通常画像よりも明瞭に,複数の造影効果が認められる。ごとにカラーリングされるため,よりいっそう腫瘍を鑑別しやすい。