レンズ用金型を加工している部署で三次元測定機を使用していますが、リニア部が故障するという不具合が発生しました。工場エアーを使用していましたが、油分発生量が多く、既存のエアーフィルターでは処理しきれず、油分が三次元測定機に流入していました。改善T-105A三次元測定機の一次側にT-105A*1台を増設。圧縮空気中に含まれている油分、水分、異物を除去することにより超クリーンエアーを供給する対策を取りました。効果3in1マルチドライフィルターにより異物を完全除去ができた事で、リニア不具合は完全解消しました。76-4TEL:0564-48-2411FAX:0564-48-6252お問い合わせホームへ│先頭へ│前へ戻る。