O-Chartユーザ様専用ページを開設O-Chartユーザ様専用ページを開設しました。O-Chartをご使用いただいている皆様が今後より一層ご活用いただく上でお役に立つ情報が満載です。情報は順次追加して参りますのでご利用下さい。専用ページへのアクセスにはO-Chartの正規ユーザ登録が必要です。(お客様のメールアドレスとシリアル番号をご用意ください。2以上お持ちの方のみアップデートが可能です。お使い頂いているソフトウェアを最新版(バグ修正版)に無償でアップデートすることが出来ます。(※新機能が追加されたバージョンに更新する場合は有償となります。)○グラフギャラリーO-Chartを使用して作成できる各種グラフをご紹介しています。○よくある質問お客様からよくお問い合わせを受ける事項をFAQとしてまとめました。TO「こうしたらこういうことが出来る」、「この機能がこんな時に便利」と言った多くのTipsをアニメーションを使って解説しています。○新機能バージョンアップによって新たに追加・変更された機能・仕様を出来るだけ早く・詳しく皆様にお知らせします。VEシリーズセンサ端面で形成される静電容量からギャップ・変位を測定します。振動モードをかえることがありません。タービン、電動機、コンプレッサなどの回転機の軸振れ、シリコンウェハやハードディスク等の反り・平面度・厚さの測定に威力を発揮します。VEセンサは測定範囲が最大8mm用までの5種類を用意。VT-5200シリーズの2機種。対応の2タイプをラインナップしました。fo飛びの離散点で表されることがわかりました。信号の周波数がこの狭間にある成分はどうなるのでしょうか。今回はこれについて考えます。FFTアナライザでは周波数レンジ、サンプル点数を設定しFFTします。周期T、周波数分解能foはこの設定で決まってしまいます。高い周波数まで高分解能で分析するにはサンプル点数を大きく設定する必要がありますが、例えば固有振動数が9.72Hzの精度まで必要かというとそうではなく、実用的は10Hzとわかれば十分なことが多々あります。目的用途に適した測定条件を設定し測定することとなります。冒頭で記しましたfo、この整数倍に当たらない狭間の周波数fの成分Cはどうなるかというと、fの両サイドの周波数kfoと(k+1)foのC1、C2に別れて表示されます。kfoのスペクトルC1はfがkfoに近ければ近いほど大きく、また離れるほど小さく表示され、f=kfoではC1はCに一致します。kfoのスペクトルはちょうどfoを中心としたバンドパスフィルターを通した信号の大きさ(パワースペクトル)となります。このことをイメージ図として図7-4に示します。並んだもの」と考えることができます(図7-5)。このバンドパスフィルターの形、バンド幅は次号で説明しますウインドウ関数(窓関数)により決まります(図7-6)。http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm70add.pdf<ポイント>FFTは、多数のバンドパスフィルターが並んでいて、このバンドパスフィルターを通した信号のパワーを表します。バンドパスフィルターの形はウインドウ関数(窓関数)で決まります。きなれない用語が放送される。これは生活が不活発なことが原因で心身の機能のほとんど全てが低下するとのこと。普段でも確かにそう感じる。若い時はじっとしているといらいらし、体を動かしたくなったが、年とともに意識して運動しないと、体が勝手に楽をし、動くまいとする。腹、生活不活発病のかかり始めの症状かと疑う。ほんとに災害にあったらどうしよう。それにしても災害救援活動がすばやい。危機管理が機能しているように思う。https://www.onosokki.co.jp/EMM/emm_change.htmバックナンバーhttp://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/backcontents.htmメールマガジンをご紹介ください。