(V/A)の4種類の利得をラインナップしました。高利得において、他にはない広帯域を実現した電流増幅器です。(特願出願中)周波数帯域が広いにも関わらず、センサや接続ケーブルの入力付加容量に対して、安定に動作し、発振の心配がありません。パルス応答に対して、オーバシュートやリンギングをほとんど生じないのが特長です。ケーブルやセンサの容量に対して安定しているので、さまざまなセンサに安心して使用できます。エヌエフの広帯域増幅器なら従来の電流増幅器は、入力に容量が付加されるとパルス応答に大きなオーバシュートやリンギングが発生します(左下のグラフ)。この場合、帰還コンデンサを追加してオーバシュートをなくすことはできますが、立ち上がり時間は大幅に増大します。補償できる入力付加容量は1点のみで、入力容量が変わると再調整が必要になります。このため、従来の電流増幅器は入力の容量が決まったセンサと組み合わせて使用されることが多く、標準化しにくいため、汎用的に使用できる電流増幅器が求められていました。エヌエフの広帯域電流増幅器は、入力側の容量に対して安定な上、従来の10倍以上の高速応答を実現しています。ありながら、fA(10-15)オーダーの低雑音を実現しました。入出力にはシールド特性に優れたSMAコネクタを使用しています。-周波数特性図LPF出力ローパスフィルタ(LPF)出力を装備しているので、帯域を制限した出力が可能です。パネル面のスイッチで切換えができます。右のグラフは、SA-604F2のLPFを切り換えて、出力電圧ノイズを測定した例です。お問い合わせ一覧サイトマッププライバシーポリシーWEBサイト。