漂白、殺菌に用いる亜塩素酸ナトリウムの残留確認などに応用できます。測定前の調整等(*1)あり検水を専用カップの線まで入れ、K-1試薬(付属)を切って中身を加えます。滴ビンのK2試薬(付属)を1滴加え、蓋をして10回降ります。滴ビンのK3試薬(付属)を2滴加え、振らずにパックテストでへ検水を吸いこみ5〜6回降り混ぜ1分後に比色します。名称等を通知すべき危険物及び有害物」に該当します。ホームページよりpdfファイルとしてダウンロードが可能です。「PRTR法」「毒物および劇物取締法」には該当いたしません。過酸化水素などの酸化性物質によって発色する場合があります。測定時は塩素ガスが発生するおそれがありますので、必ず換気しながら測定してください。測定範囲を超える濃度が予想される場合には、塩素ガスが発生し危険ですので、あらかじめ希釈してから測定してください。パックテストは簡易分析器具です。測定値は計量証明の対象とはなりません。正確な測定値がご必要な場合は公定法など他の方法による測定を行って下さい。製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。測定前の調整等とは:「あり」の場合パックテスト(チューブ入り試薬)以外の試薬が付属しており、検水をパックテストへ吸い込む前にその試薬の投入・攪拌等の必要があります。デジタルパックテスト対応とは:標準色で目視し比色するかわりに光学的な濃度測定が可能なデジタルパックテストが別途販売されています。それに対応したパックテストかどうか、また対応している場合はデジタルパックテストでの測定範囲を示しています。>[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。ご購入依頼方法のページショップ内に表示されている価格は全て税抜です。他に送料、支払い方法により代引手数料そして消費税が必要です。表示金額及び納期は日本国内販売かつ日本国内使用においてのみ適用されます。日本国外への持出し(海外転売)を希望される場合はこちらをご覧下さい。海外(日本国外)への持出し・海外転売について。