電流センサーとは電流センサーとは電流センサーとは、その名の通り「電流を測定する」ことができるセンサーです。電気の知識が少しある方ならわかると思いますが、「電圧」は比較的簡単に計測できますが、「電流」は線の中を流れているわけですから中々計測するのが面倒なのです。「電圧」と「抵抗」が分かれば「電流値」が分かるのです。一般的には「シャント抵抗」と呼ばれる抵抗値が小さな抵抗に電流を流し、その両端電圧を測ることで電流値を求めます。これは非常に簡単な方法ですが、色々なデメリットがあります。・感電の危険そこで電流センサーの出番です。電流が計測できる大変優れたセンサーなのです。電流センサーと言っても、色々な形、方式のものがあります。交流の電流を安価に測定したい場合に用いられます。電線をコアに通し交流電流を流すと、磁束が発生し磁性体コアにより巻線比に応じた電流が発生します。その電流を抵抗で受け、その両端電圧を計測します。電圧は電線に流れる交流電流の大きさに比例します。磁性体コアは透磁率の良い珪素鋼板やパーマロイが利用されます。この方式は主に50Hz/60Hzの商用電源の電流計測で利用されます。コアに線を巻くだけなので安価ですが、交流しか測れないのが弱点です。後述するホール素子型と比較して、安定までのスピードが遅い、誤差が大きい、サイズも大電流となると大きいなどのデメリットがあります。ホール素子型ホール素子という、電流の周りに発生する磁界をホール効果により電圧に変換してくれる素子を利用した電流センサーです。こちらは直流、交流、パルス電流も測定ができ、また高い周波数(〜200KHz)まで測定することができます。ホール素子から出力された電圧は小さい(数十mV)ので、アンプで増幅する回路が内部に組み込まれています。ホール素子と増幅回路が内蔵されたICを「ホールIC」と呼び、ホールICを利用すると内部がすっきりし小型化できます。ホール式電流センサーは交流も直流も測れるので優れていますが、デメリットもあります。注意が必要アコンの電流センサーは、CT方式(交流電流センサー)は扱わず優れた特性を持つホール式電流センサーに特化しています。独自の専用ICにより、低温度ドリフト、自動オフセット、広い動作温度(-40〜105°C)の高精度、低価格の電流センサーを実現しています。ぐに届く」をもっとうに愛される会社を目指します。末永く宜しくお願い致します。詳しくはこちら技術者が集うインデックスプロに広告出展させて頂いております。配送料は全国一律540円となります(通常便の場合)。1回のご購入金額が合計8,000円(税込)以上で送料無料になります(通常便の場合)。※沖縄・離島は別途料金となります即日発送対応15:00までにご注文いただければ、当日中に発送いたします(平日のみ)。送料・配送について詳しくはこちらクレジットカード(クロネコWEBコレクト)VISA、Master、JCBなど豊富なカードがご利用いただけます。銀行振込(前払い)楽天銀行がご利用いただけます。際、配達員に代金をお支払いください。製品不良による1年以内の故障については、新品と交換します。故障時はもちろん、常時技術的なサポートも無料対応いたしますので、安心してご利用ください。reserved.HOME特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシ。