?熱電対(ねつでんつい)は、温度計測のあらゆる分野でもっとも多く使用されている温度センサーです。異なる種類の2本の金属線を接合して閉回路を作ります。この対の金属線のことを熱電対といいます。2本の接合点に温度差を与えると電圧が生じるという現象がおきます。このとき流れる電流を熱電流、生じた起電力を熱起電力と言います。熱起電力は2つの金属線の種類と両端の接合点の温度だけで定まり、金属線の長さや太さには関係しません。この現象は、1821年にドイツの物理学者トーマス・ゼーベックによって発見されたので、ゼーベック効果と呼ばれています。構造がシンプルで丈夫です。目的に応じたセンサが選択でき、広範囲の温度測定が可能です。使用できる分野は広範囲におよび、世界的に規格が統一されています。・接合する金属ごとに特性が色々あるため、安定性、起電力の大きさなどが異なります。・熱電対の種類、素線の径などは各種規格(IEC、JIS、ANSIなど)によって定められています。・接合する金属ごとに温度の測定範囲や測定精度などが異なります。・使用する金属の材質によってもかかる費用がさまざまなので、金銭的なことも考慮に入れて選択されることをおすすめ致します。(※)碍子付き:リード根元部をご使用時に曲げる可能性がある場合は、曲げを考慮した碍子の詰め方をしますのでお申し付け下さいませ。広く工業用途に使われている。熱起電力の直線性が良い。1000°C以下の耐酸化性に優れている。還元性雰囲気には適さない。熱起電力がもっとも大きい。還元性雰囲気には敵さない。E熱電対の次に起電力が大きい。+極に鉄を使用しているので錆びやすく酸化性雰囲気には敵さない。還元性雰囲気での使用可。低温測定に適している。還元性雰囲気に使用可。+極に銅を使用しているので錆びやすく酸化性雰囲気には適さない。Kに比べ、高温域で使用する。精度が良く劣化が少ない。還元性雰囲気には敵さない。