いうことで有り難くお借りします。すると、まず、接眼レンズの鏡筒が「JIS鏡筒」ってやつじゃなくなって、前の顕微鏡で使ってたビクセンのアダプターが使えなくなる。これは、上記写真ですでにカメラがくっついてますが、家にあったケンコーのアダプタで接続できました。単眼鏡のようなものを付けるときに使うアダプターですね。これを使ってデジタンできそう。P5100は専用のフィルターアダプターをつけると995と同じフィルター径28mmなのです(このあたりの情報、食いつく人が多そうだ)。P5100はNikonつながりでいいのですが、シャッターを半押しするまで絞りとフォーカスが勝手に動き続けたり、液晶に表示される明るさが撮影結果と全然違ったりして、やりづらいのです。絞りが動くと、光軸の微妙なズレからか、視界に陰ができたりして見えなくなる。GX100の43mmのフィルター径を28mmに落とせるように機材集めに走ります。次に、暗視野検鏡用に自作したスリット群が、ちょっと仕様が変わるので作り直しになります。前の顕微鏡の時と同様に、コンデンサーレンズの絞り羽根直下をねらいます。前回はティッシュ箱にコンパスで線引いてカッターで切ったりしたんですが、今回はIllustratorで図面を書いて、厚手のプリンタ用紙に印刷してみることにします。紙を探していたら、「何かに使えるかも」と買っておいたOHP用紙を発見。コンデンサーレンズユニットを外して、2つ出っ張ったツメ部分を輪ゴムで留める仕様。結論として、これは失敗作。視界を黒にしたり青く透かしたりは出来たけど、光が回り込まないので検体に光が当たらない。作戦変更で、光源部分にスリットを置くことに。この顕微鏡は光源がこの「窓」の位置にはなく、奥の方から横向きに照射された光を上向きに反射しているようで、この位置は熱くならない。OHPフィルムを使って......こんな感じ。遮へい部分の径の調整で難航。22mm〜24mmぐらいの径がいいようです。・ところで、何回もスリットを作り直して試すのに、生きたミジンコを使っていては可哀想なので、水槽下の方の堆積物をプレパラートにしてました。このモジョモジョしたものを食べている微生物が多いですが、黒い点はミジンコの複眼?死んでしまった個体も、ちっぽけな水槽の食物連鎖の一部になってるんですね。14:45)周辺減光は、光源の絞りのせいだったようですね。開けたら解決しました。要は、遮へい部の径が大きすぎると、中央まで光が届かなくなったりするみたい。今は26mmがいいという結論に。このEntryにコメントするname:comment:※name,commentは必須です。Studioイミアリスケッチめーたんブログ。Systems市川ソフトラボラトリーSILKYPIXGANREFDIGISCO.COMでじすこやデジスコ倶楽部LINK。