溶出を最小限に独自精製したイオン交換を二段処理しますので高純度かつ低TOC(※1~3ppb)な超純水を安定的に使用できます。循環ラインから外れた場所で溶出の起きやすい採水口フィルターをつけなくても各種高感度分析に使用できます。バイオ研究用水に最適UF仕様を採用することでRNase、DNaseフリーな超純水を仕様できます。DEPC処理を不要にできますので、処理後のオートクレーブも不要です。豊富なオプション純水タンク(10L/20L/60L/100L)やディスペンサーなどオプション品を多数ラインナップ。遠隔監視も可能(IoT通信)IoT通信機器(オプション)を接続する事で、運転状態(水質、警報など)を監視したり、警報メールの送信などができます。製品フローオプション純水タンク10L/20L/60L/100L(公称容量)から選択できます。タンクUV有無を選択できます。タンクUVは新型を採用しており消耗品になりません。連続(滴下~2L/min)、定量、フットスイッチいずれの採水も可能です。採水口UVの有無を選択できます。採水口UVは新型を採用しており消耗品になりません。※NAディスペンサーは連続採水(1.5L/min)のみとなります。