インチの微調整機構を備えています。インチの精度で位置合せが出来ます。アルマイト仕上げで、無給油にて使用出来ます。調整ノブはゴールドアルマイト仕上げです。XYZ-300には左ハンドル(左利き用)・右ハンドル(右利き用)があり、工業用途、メディカル、バイオロジカル、半導体、及び一般的な理科学機器に使用出来ます。上記写真は左ハンド用です。同軸プローブなど多くのオプションを用意しております。インチの微調整機構を備えています。(写真上)もあります。ステンレススチールボールベアリングは、精密位置合わせを実現します。ステンレススチールが使われています。スライドベースは高密度アルミで出来ており、白色梨地仕上げです。マイクロメーター調整機構のいずれもが可能です。テストポジショナーは標準テストアームホルダー・テストアーム・ニードル及びマグネットベースが付属します。半導体産業では、検査用マイクロプローブングは欠かすことの出来ない必すうアイテムです。クオーター社ではこれらの需要に答え、多くのスタイルのプロ−ブアームとこれを取り付けるプローブアームホルダーを供給しています。20249のアームはより大きなドロップが可能なことです。20240はセンターマウントタイプも用意しています。標準装備されています。20240シリーズには、20240-2c〜20240-6cセンターバージョンもあります。これらのテストアームホルダーは上下逆さまに取り付けることが出来ます。XYZ-500に取り付け可能です。20340同軸プローブアセンブリーは、20338テストプローブ、20339プローブホルダーで構成されています。部品は真鍮・銅で出来ていて金メッキ仕上げが施されています。中心導体はタングステンワイヤーでタップアングル0.120"コンタクト半径0.0005"です。タングステンニードル(プローブピン)です。ニードルの材質としてタングステン以外に銅が標準であり、、ご注文にはミニマム数量があります。弊社営業にお問い合わせ下さい。】20279バキュームベースは、XYZ500のマイクロポジショナーに容易に取り付けられます。XYZ300に使うにはアダプタプレートを用意しています。オフスイッチと1/6インチ真空ホースが付属したいます。この他にマグネットベース等多数のオプション品がございます。詳細は弊社営業にお問い合わせ下さい。Quater社のカタログ(和文)を用意しております。リンクより入手して下さい。Index項目の上にカーソルを置くと説明文が表示されます。2012.10.24。