ST-103、St−106、ST−112も取り揃えております。よりローターのサージテストが可能と成ります。バー・ツー・バー機能を装備のサージテスターもご利用可能です。稼動中にステーター内部で発生する部分放電を測定し、回転機の劣化を分析する検査装置です。ステーター配線部に搭載したPDAカプラーを介して測定した部分放電パルスを検査装置付属のソフトウエアで分析し、パソコン画面に表並びにグラフで表示します。独自の表示ソフトウエアにより、回転機の劣化傾向の判定および劣化部の特定が行い易くなっています。部分放電探査をオフラインで行います。オンラインで測定された回転機の部分放電位置を更にスロット及びコイル部位まで正確に特定します。フェライト製のプローブが負の部分放電パルスを測定します。変則的な部分放電の発生の検査にも力を発揮します。他の部分放電測定装置が利用できない場合にも、独自で部分放電発生部位の測定に利用することが可能です。バッテリー出力が6V以上で有れば機能します。検査装置として長年に渡り使用されています。定格の4%の励磁で測定の為、ステーターの温度上昇を待たずに測定が可能です。簡易型ステーター・コア探傷装置モデルMCT-2中、小型回転機のステーター・コア用検査装置で、ELCIDのチャトックコイル及び測定原理を踏襲した、定評の有る簡易型検査装置です。ウエッジ緩み検査装置モデルWTD-501走査ユニットに搭載されたハンマーが1秒間に10回の打診を行い、同時に集音器と加速度計が打診音をシグナル・プロセッサ(分析装置)に伝達します。分析装置で解析された測定結果をパソコン画面に数値と分類等級の色分けで表示します。測定結果はウエッジ毎に等級の色分けで一覧表示が可能です。上の安定した走行を確保します。RIV702アドウエル社製各種検査装置(ELCID、WTD、TVカメラ)のプローブを搭載して大型ステーターの複数の検査を同時に行えます。出来れば色分けで一覧表示が可能です。