分析計について、よくあるご質問を掲載しております。燃焼機器用の分析計に関するお問合せやエンジン用の測定に関するご質問等をまとめておりますので、お問合せ頂く際にご参考にして下さい。御見積依頼や製品についてのご質問は、お電話またはお問合せフォームよりご連絡下さい。最終データ確認において基準値に適合しているかの判定に必要です。完全燃焼すると、未燃分であるCOは排出されません。より規制値が制定されています。高濃度を直接吸引すると人体に危険です。換気が十分でないと人の呼吸で生成したCO2が排出され、その濃度が高くなります。一定以上になると眠気を誘う等の障害が発生します。環境基準が定められており、その確認が必要となります。人体へ影響する排ガス成分の一つです。大気中に放出されると、NO2となり、ぜんそく等の原因物質となります。人体へ影響する排ガス成分の一つです。大気中に放出されると、ぜんそく等の原因物質となります。Q.6排ガス分析計を使用中です。測定排ガス成分の指示値が出なくなってしまいました。センサーの寿命と考えられます。交換が必要となります。Q.7測定成分ガスの指示値の表示値が安定しない。センサーの寿命と考えられます。交換が必要となります。Q.8排ガス温度表示が安定しない。温度センサーの異常と考えられます。弊社へご連絡ください。ワイヤレスプリンターにデータを転送しているがプリントしない。赤外線ビームが正しく受信されているか、分析計とプリンター位置を正しく合わせてください。排ガス分析計の定期点検の時期に関して教えてください。分析計の精度保証のためには、1年経過時に1回の校正が必要となります。1年経過時に1回必要となります。弊社へ製品を送り返して頂ければ、校正の御見積書をお送り致します。排ガス分析の5年センサー式使用しています。定期点検の時期を教えてください。分析計の精度保証のためには、1年経過時に1回の校正が必要となります。リエロジャパンの5年センサー搭載型の測定器では、毎年の校正を実施し、故障等がない場合、5年間ご使用頂けます。分析計のセンサー寿命はどのくらいですか。ご使用頻度により異なりますが、セル式センサーは通常1~2年程度となります。弊社の長寿命5年タイプのセンサーでは、毎年の校正により約5年間ご使用が可能です。明らかにすすの黒さがついた時、ねずみ色程度になったら、交換をお勧めします。Q.14排ガス分析計のフィルター部分に水が付着した。