マウス検索CLOSEなんでも屋ME田舎の総合病院で悪戦苦闘中の臨床工学技士(ME/CE)です。今回は、シャントに使用されるグラフト(人工血管)の材質特徴についてです。グラフトの材質によって、早期穿刺が可能であったり術後の浮腫が多かったりと様々な違いがあります。多用されるグラフト手術の操作性が良好キンク(屈曲)しにくいので関節をまたいでもある程度は問題ない。(穿刺が術後24h以内から可能だが推奨手順あり)なものやヘパリンコーティングされているものもある。穿刺は基本2週間以降で可能。血清腫が起きる可能性がある。エコーで内腔が描出される。エコーでは壁が二重線のように描出されます。血清腫が少ないシャント音が小さい。手術の操作性はコツを要する。(キンクがやや起こりやすいが改善されてきている)エコーでは見えない。繰り返し穿刺を行うと徐々に内腔が描出される。3層構造で組成されている。血清腫が少ない手術の操作性はコツを要する。PUと違ってエコーでは内腔が描出される。グラフトの屈曲防止目的でpolyesterの補強材がらせん状に巻かれており、この補強材を外すと容易に屈曲してしまう。PUと比較して高キンク性が高いため肘を超えて移植することも可能。ループ状に作成する場合は頂部を強い角度にしないことを推奨されている。エコーでは壁に補強材が描出されます。個人的経験になりますが、ePTFEとセルフシーリングの人工血管では止血時間が違うように感じます。なんでも屋MEセルフシーリングの方が止血時間は短めです。ePTFEでは針穴が開いた状態で止血となるためだと思います。最新情報をチェックしよう!フォローするこの記事を書いた人なんでも屋ME田舎の総合病院で悪戦苦闘中の臨床工学技士(ME/CE)です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。シャントエコーPTAVAマップなんでも屋ME田舎の総合病院で悪戦苦闘中の臨床工学技士(ME/CE)です。Twitterで主に臨床工学技士関連をつぶやいてます。なんでも屋ME.ホームシェアメニューTOPへ。