DG-5100と高分解能ではないゲージセンサを組み合わせて使用できますか?高分解能ゲージカウンタDG-5100には、小野測器の高分解能タイプではない遠隔表示タイプのゲージセンサを組み合わせることも可能です。以下の3つの設定が必要です。AA-8910(又は同仕様のケーブル)が必要です。DG-5100のセンサ入力コネクタと、高分解能タイプではないゲージセンサの出力コネクタは形状が異なるため、変換ケーブルが必要です。変更する必要があります。工場出荷時には「ラインドライバ形式」になっています。これを「電圧形式」に変更する必要があります。下記二つの作業が必要です。マイナスドライバーなどを使って変更してください。DG-5100内部メニューで入力信号形式を変更してください。TYPE〉を、「1:VOLTAGE」に変更してください。表示分解能を、接続したゲージセンサに合ったものにしてください。DG-5100は、初期状態では、表示分解能が「0.1μm」に設定されています。DG-5100メニュー設定で、「MEASURE」内にある〈SENSOR〉を、使用するゲージセンサに合わせて選択してください。記載事項は変更になる場合がございます。表示価格は参考用として記載された日本国内価格です。ご購入をご検討いただく場合には最寄りの当社営業所又は代理店にご確認下さい。