)流量計の上流にSET型整流短管を取り付けると上流側の偏流、旋回流を整流します。上流側の非定常流(偏流や旋回流)の影響を受けると精度の影響を受ける流量計に適用できます。(500Aを超えるサイズはご相談ください。高圧ガス保安法適合品は製造しておりません。ついては型式記号に付加してご指示ください。フローストレイトナと呼ばれる整流装置と同じ機能のものです。整流短管の寸法検査につきましては、フランジ外径、フランジボルト穴ピッチ、フランジボルト穴内径、フランジ厚さ、短管長さ及び外観目視検査の項目とさせていただきます。寸法許容差は弊社規格を採用します。基づく圧力容器としての強度計算書の添付は可能です。整流板を短管の配管内部に設置して整流板と短管を配管外側より溶接した構造です。直管部は必要になります。SETに使用のボルト/ナット類、パッキングはお客様でご用意ください。ご下命くださればセットでの納入もいたします。直管長さは測定精度に影響があります。一般的に上記形式の流量計では上流側、下流側の直管長さは長いほど流量誤差を小さくすることができますので整流装置を用いる場合でも出来るだけ直管部を長くする配管設計をお薦めいたします。水以外の液体の場合には圧力損失に密度(kg/L)を乗じてください。kg/m^3をご連絡いただければ圧力損失計算書(グラフ付き)をご提示できますので上記「お問い合わせ」にてForm送信してください。圧力損失計算書は試験成績書ではありませんので書類としては発行せず、参考資料としての提示となります。気体・蒸気の流量(m^3/h)はオペレーション流量ですのでノルマル流量の場合は操業時の流量に換算してさらにオペレーション密度を計算して上記グラフを適用してください。kg/m^3(ntp)、温度、圧力をご連絡いただければ圧力損失計算書(グラフ付き)をご提示できますので上記「お問い合わせ」にてForm送信してください。圧力損失計算書は試験成績書ではありませんので書類としては発行せず、参考資料としての提示となります。