流れる流量計には適用できません。整流装置は各種ありますが、その中でも本器は性能が高く、圧力損失が最小で、ご使用に際してもフランジに挟んで使用する簡単な構造ですので、長期にわたり安心してご使用いただけます。0.22mm)となり製作および使用が困難となるために製作しておりません。外観目視検査の項目とさせていただきます。寸法許容差は弊社規格を採用します。あり、流量計の上流に付属して直管部の影響における流量計の精度低下の低減を目的に製造されておりますので、本器そのものに精度は存在しません。発行はできませんので、あらかじめご了承ください。発行しておりません、ミルシート発行は可能。上に記載しているように、本器の寸法検査については要求があった場合のみ寸法検査成績書の提出は可能となっております。フランジ規格は必ずご指定ください。速度分布修正の効果が高いにもかかわらず、他の整流装置よりも圧力損失が小さいのが特長で、多くの発電設備に採用されています。流量コントロールバルブの下流側に設置し、バルブにかかる圧力を分散しキャビテーションの発生を軽減します。エロージョンを発生するような機器の上流側に設置することで、エロージョン低減効果も得られます。ここで、特注として扱っている仕様は定価設定をしていない口径、フランジ規格を云っております。して照会されています。して照会されています。160整流板の整流穴は配管内径に合わせて、その穴寸法、穴位置が決定されます。配管内径の面積に対して約6割の穴開口面積比の特長があります。口径300Aまでの製作となります。場合は規格の穴径より強度を考慮して小さく製作しますので、金属製に比較して圧力損失は約10%大きくなります。使用温度範囲にご注意ください。規格値(3.6mm、4.8mm、5.6mm)よりも厚く製作しております。規格値のとおりにも製作できますが、この場合はご指定ください。規格値で製作した場合は支持棒は付属しません。ご指定なき場合は弊社標準となります。超える場合は支持棒はアイボルトに変わりますので、吊り上げ装置で取り付けてください。整流装置を取付後、必要がなければ取り外して保管してください。寸法は、JIS10Kフランジに合わせて外径が製作されています。(標準品)必ずJIS10Kフランジをご使用ください。(標準品)他の規格のフランジの場合は外径を合わせて製作いたします。(オプション)整流装置の片面穴周囲に面取りされている側を上流側として取り付けてください。(製品仕様によります。)整流装置の各部寸法は配管内径によって決定されますので、配管内径、フランジ規格をご指定ください。取付ボルト・ナット取付ボルトは整流板の芯出しを行う為、JISフランジ規格に規定されている呼び径のボルトを使用ください。ガスケット/パッキンガスケットはボルト穴付ガスケット(全面ガスケット)をご使用下さい。ガスケットの内径は、下寸法表を目安として、ガスケットを選定ください。ガスケット/パッキン内径2枚のガスケットが流路にはみ出さないようにするため、ガスケットはフランジの中央に当てて下さい。必要直管長さは測定精度に影響します。直管長さを短くする場合は流量計精度が悪くなります。なっているという開発者の実験論文によります。実験ではオリフィス板の下流側直管長さは820mm(4D)ですが、ここでは一般的に云われている5Dとしています。空間二重ベンドとは上流側に90°エルボ2個が90°交差した配管構造を云います。呼ばれることがあります。不確かさとして扱っています。上に記載の実験時期が1970年代であるために、ここでは実験が行われた当時の用語を用いています。流量計上流側のバルブ類は全開でなければなりません、流量の調節は流量計下流側でおこないます。当社での明石式(型)整流装置の生産に関しては開発者の論文(雑誌投稿など)などに基づいておりますが本整流装置は1976年に特許出願し特許登録されていますが、特許有効期間が過ぎておりますので生産販売に問題ないと判断しております。開発者の論文、特許公報などにつきましては当社より開示はおこなっておりません。雑誌などに開示されているようですので調べることは可能なようです。渦流量計の場合は直列7個の穴方向を渦発生対と直角方向に取り付ける。流量計の上流側10Dの位置に取り付ける。35個の穴端面に面取り(面取りが大きい)がある面を上流側としてください。水以外の液体の場合には圧力損失に密度(kg/L)を乗じてください。ご連絡いただければ圧力損失計算書(グラフ付き)をご提示できますので上記「お問い合わせ」にてForm送信してください。圧力損失計算書(PDF)の提示はできますが、計算式の提示はおこなっておりません。圧力損失計算書は試験成績書ではありませんので書類としては発行せず、参考資料としての提示となります。ご連絡いただければ圧力損失計算書(グラフ付き)をご提示できますので上記「お問い合わせ」にてForm送信してください。圧力損失計算書(PDF)の提示はできますが、計算式の提示はおこなっておりません。圧力損失計算書は試験成績書ではありませんので書類としては発行せず、参考資料としての提示となります。蒸気計算書(サンプル)。