0°C、1atmの基準状態で表していますので注意してください。口径を選定する必要があります。流量表を掲載するには膨大なページ数を必要としますので、代表的な「AIR」と20°C、1atmの仕様を例として掲載しております。なく、型式により正常に流量計測が可能な1次圧力が必要になります。m3/h(ntp)の気体用流量計の口径を選定します。換算して数値代入してください。AIR換算流量を求めます。m3/h(ntp)が得られました。通常は左のEXCELL計算をご利用ください。型式:EMGシリーズを選定すると仮定して下記流量表より最小流量〜最大流量の範囲に計算した244.3m3/h(ntp)が該当する口径を選定します。本体サイズ50Aが選定できます。30.0※流量単位がL/h(ntp)の場合も計算式は同じです。※上記表は一例であり、口径に対する製作可能流量範囲は流量計型式により異なります。御使用になる流量計型式の最新版カタログ流量表をご覧ください。決まっている場合(質量流量)カタログの流量表には「口径−AIR流量」が記載されていますが、このAIR流量は操業状態20°C、1atmの想定で、流量単位はm3/h(ntp)で記載されています。口径を選定する必要があります。客先仕様流量の単位が質量流量(kg/h)の場合は下記換算をします。kg/hの気体用流量計の口径を選定します。換算して数値代入してください。AIR換算流量を求めます。m3/h(ntp)が得られました。型式:EMGシリーズを選定すると仮定して下記流量表より最小流量〜最大流量の範囲に計算した195m3/h(ntp)が該当する口径を選定します。本体サイズ40Aが選定できます。kg/hに換算してから代入してください。※上記表は一例であり、口径に対する製作可能流量範囲は流量計型式により異なります。御使用になる流量計型式の最新版カタログ流量表をご覧ください。想定でAIR流量m3/h(ntp)が記載されています。製作可否判断して口径を選定する必要があり、下記換算を行います。kPa(G)、温度80°Cで最大流量300m3/h(op)の流量計の口径を選定します。換算して数値代入してください。ヘリウムのオペレーション流量m3/h(op)をヘリウムのノルマル流量m3/h(ntp)に換算します。(ボイル・シャルルの法則を用います。m3/h(ntp)が求められました。次にQ(AIR)流量に換算します。AIR換算流量249m3/h(ntp)が求められました。適する口径を選定します。決まっている場合(体積流量−オペレーション表示-2)カタログ流量表は20°C、1atm操業での想定でAIR流量m3/h(ntp)が記載されています。製作可否判断して口径を選定する必要があり、下記換算を行います。m3/h(op)の流量計の口径を選定します。換算して数値代入してください。アルゴンのオペレーション流量m3/h(op)をアルゴンのノルマル流量m3/h(ntp)に換算します。(ボイル・シャルルの法則を用います。m3/h(ntp)が求められました。次にアルゴンガスのノルマル状態の密度を求めます。kg/m3(ntp)が求められました。Q(AIR)流量に換算します。m3/h(ntp)が求められました。適する口径を選定します。kPa(G)で口径40Aでは最大流量はいくらになるかの最大流量を計算します。m3/h(ntp)が最大流量となります。kPa(G)では最大流量220m3/h(ntp)が製作可能です。最大流量値の選定は標準目盛分割の最大目盛をお使いください。上の1.2.3.4.5.の「換算」を用いて流量計の口径、流量を選定しましたが「換算」とはこれから製作する流量計の仕様を計算することで概に購入し、ご使用されている流量計で仕様と異なる条件で流れている場合に実流量(真値)を求めることを「補正」と云います。計算式はたいへん似ていますので混同しないでください。