工業炉の冷却水等一定流量で操業中に、配管の目詰りや断水等で重大な損傷を生じる場合。多数の配管ラインの流量計を設ける際のコストを抑えたい場合。振動などの影響を受けやすい場合。冷却水が高圧、高温の場合。【流量計の構造】ステンレス製のケーシングにコイルスプリングで支持されたフロートが内蔵され、水流とバランスした位置まで移動しフロートに取付けられた磁石と、外部磁石との磁力結合で外部磁石が移動することにより、目視で流量を把握します。標準型は流速が1.5m/秒時を最大流量値としていますが、設定変更もできます。オプションとして磁気センサーを付け、流量低下の警報信号をだすことができます。流量計の前後にユニオン継手を設けることにより、取外しも容易。安価でスペースもとりません。流量計の接液部はすべて3MPaの耐圧剛性を有する金属筐体で囲まれており、サージング等の突発的な内圧上昇に対し十分な安全性を有します。接液部は全てステンレス製で腐食の心配がありません。