他の追随を許さない品質で高速スキャンが可能な、高性能マウス・ラット用トータルボディPET/CTクラス最高の二つのイメージング技術を一つの装置に集約しました。vivo前臨床イメージングアプリケーションの大きな可能性を提案するため、このソリューションが開発されました。Photomultiplier)PETテクノロジーが、ついに低線量でハイスループットのSkyScanマイクロCTと融合。Si78が登場しました。mmの広い有効視野を持ち、均一で高分解能、定量的なPET/CTイメージングが特徴です。360前臨床イメージングワークフローインタラクティブなジオメトリエディタを採用し、対話形式でスキャン計画の策定が可能タッチスクリーンで高精度な動物の位置調整が可能ダイナミック撮影を実現する、容易なガントリーへのアクセス麻酔の供給・排気や動物の保温、呼吸やECGセンサを搭載したマウス・ラット用ベッドは、ワンタッチで簡単に脱着アクセサリーアニマルベッドブルカーのアニマルベッドは、前臨床イメージングラボで簡単に使用できるよう設計されています。ワンタッチで取り付け可能な動物ベッドは、以下の機器用ポートを備えています。動物セットアップ用架台イメージング装置と同じポート類を備えたセットアップ用架台をご利用いただけます。360は、PET、CT、MRIで共通のソフトウェアプラットフォームであり、シームレスなマルチモーダルイメージングへの扉を開きます。interaction)技術により、高精度な3Dローカライゼーションが可能となります。この高精度なイベントローカライゼーションにより、ガントリの中央から外れた周辺部においても、高空間分解能を維持することが可能となりました。均一な空間分解能により、オブジェクトのサイズ、位置や動きを問わず全視野内で一貫した再現性のあるトレーサーの定量化が可能となります。感度12%を誇る卓越した計数率特性により、ダイナミック撮像やゲート撮像で高時間分解能と最高の画像クオリティを実現しました。Accuracy)全視野において3方向全てで均一なサブミリメートルの空間分解能と定量化を実現しました。これはSiPMテクノロジーを用いた連続結晶検出器と10段階以上のDOI検出により可能となったものです。interaction)技術により、高精度な3Dローカライゼーションが可能となります。この高精度なイベントローカライゼーションにより、ガントリの中央から外れた周辺部においても、高空間分解能を維持することが可能となりました。均一な空間分解能により、オブジェクトのサイズ、位置や動きを問わず全視野内で一貫した再現性のあるトレーサーの定量化が可能となります。Accuracy)全視野において3方向全てで均一なサブミリメートルの空間分解能と定量化を実現しました。これはSiPMテクノロジーを用いた連続結晶検出器と10段階以上のDOI検出により可能となったものです。マイクロCTの技術的特徴エネルギー調節可能なマイクロフォーカスX線源と自動フィルター設定機能により、被ばく量を最低限にした最適な撮像プロトコルが実現できます。高速、高感度なフラットパネル検出器により、造影剤を使用することなくマウスの心臓や肺のダイナミック撮像を行うことができます。特許取得済みの空間ビームシェイパーは、画像を劣化させることなくX線被ばく線量を1/2~1/5に低減します。高速GPUによる画像再構成では、ビームハードニング補正、アライメント補正、リングアーチファクトの除去やその他多くのオプションをサポートしています。個々のX線透過像の情報を元に解析した被ばく線量を、リアルタイムでオンスクリーン線量計に表示します。マイクロCTの技術的特徴エネルギー調節可能なマイクロフォーカスX線源と自動フィルター設定機能により、被ばく量を最低限にした最適な撮像プロトコルが実現できます。高速、高感度なフラットパネル検出器により、造影剤を使用することなくマウスの心臓や肺のダイナミック撮像を行うことができます。特許取得済みの空間ビームシェイパーは、画像を劣化させることなくX線被ばく線量を1/2~1/5に低減します。高速GPUによる画像再構成では、ビームハードニング補正、アライメント補正、リングアーチファクトの除去やその他多くのオプションをサポートしています。個々のX線透過像の情報を元に解析した被ばく線量を、リアルタイムでオンスクリーン線量計に表示します。定量的な測定や脳の活動領域の変化には、高分解能PETが求められます。これは脳神経疾患や向精神薬関連の研究や、新規トレーサーの検証などにおいて、脳領域毎の差異を調べる際特に重要です。以下は画像の詳細です。画像例では、18FDG-PETにより大脳皮質、ハーダー腺、下顎の筋肉の代謝活性が明瞭に画像化されています。イメージングは、プラークや虚血を含む小動物の心臓疾患の特徴を見分けるために非常に重要です。以下は画像の詳細です。腫瘍周辺部の軟部組織を高コントラストで描写可能なCTは、正確なトレーサーの取り込みと動態解析を可能にします。高分解能PETは、腫瘍内不均一性の変化を正確に捉えます。以下は画像の詳細です。μm)トータルボディイメージングレーサーの体内動態イメージングトータルボディPETは、解剖学的に遠位の入力関数を用いた動態モデリングを可能とします。以下は画像の詳細です。LepOB(6週間)肥満マウスおよびコントロールマウスを毎週撮影マイクロCT画像による、長期にわたる疾患進行に伴う各組織体積の定量化LabScape磁気共鳴と前臨床イメージングのサービスおよびライフサイクルサポートブルカーは、初回のお問い合わせから、評価、取り付けまでの購買サイクル全体を通して、最高のサポートをお客様にご提供します。LabScapeサービスコンセプト.に記載しております。LabScapeの「保守契約」、「オンサイト・オンデマンド」、「エンハンス・ユア・ラボ」は、最新の研究室のメンテナンスおよびサービスに対する新しいアプローチを提供するように設計されています。