10kW・50kW交流電子負荷及び直流電子負荷として使用可能。ご利用シーンに合わせてご活用頂けるマルチ相電子負荷装置です。複数台組み合わせた容量拡張で、システム構成は思いのままです。長く使うものにこそ求められる価値を搭載。先を見据えた電子負荷装置です単体で10kW/50kW、並列接続により最大50kW/200kW(単相2線/単相3線/三相3線)まで容量拡張可能です。多彩な負荷モードモデルにより異なりますが、交流・直流モードにおいて最大12の負荷モードに対応しております。電子部品の高電圧化に伴う各種高電圧機器の出力負荷試験に広く対応できるよう1台で最大1500V、2台直列接続で1500Vまで対応しております。モードPVパネルを直接接続してIV特性などの試験が可能なMPPTモード(山登り法*)を搭載。*最大電力が得られるまで動作電圧と電流を調整し続ける制御方法です。4.0の範囲まで0.1のきざみで任意に設定可能です。これによりコンデンサインプット型のスイッチング電源などのクレストファクタを再現した試験が可能です。PFモード(進み、遅れ電流位相設定)容量性負荷(C)、抵抗負荷(R)、誘導性負荷(L)の各負荷模擬が1台で可能です。-90deg~+90degの範囲で位相設定でき、力率による設定も可能となっています。インバータの出力負荷として最適です。(発電機出力向け工場出荷時オプション:AX-OP10)エンジン発電機のように出力波形に歪みが含まれていても、新しい負荷モードGCC及びGCRでは安定して負荷を取ることができます。(工場出荷時オプション:AX-OP05)標準の対応周波数は40~70Hzとなっておりますが、オプションをご指定頂ければ航空機・船舶向けなどの交流400Hz(380Hz~420Hz)に対応が可能となります。40~420Hzまでシームレスに応答可能な特注オプションを用意。産業用モーターインバータ(別途平滑用インダクタンスは必要)の評価・試験へも応用可能です。任意の値に設定が可能です。回生電力ノイズがClassAに準拠。回生電力ノイズに起因した他の機器への動作不良などの影響がないように低ノイズとなっております。業界最高水準の90%以上の回生効率90%以上(定格負荷時)と高効率を実現。定格電力の15%以上であれば80%以上の回生効率を実現。負荷電力の広範囲で高効率回生が可能です。系統側電力測定(工場出荷時オプション:AX-OP08)系統側の積算電力及び有効電力(瞬時電力)を測定することができます。この機能を応用させて、負荷電力を可変し系統側へ流入する電力を制御・補正することでマルチ発電シミュレータとして使用可能です。ソフトウェアによる発電動作の模擬できるため、スマートグリッドの実証実験などに最適です。本体にバッテリーを内蔵。停電時における単独運転検出後も本体の機能としては継続して運転し、系統復電時に再度動作させてパワーコンディショナーとして安定供給できる機能を追加しております。系統側単相3線入力電圧選択(工場出荷オプション:AX-OP10)単相3線(単相2線接続可)方式へ入力電圧を変更することができます。3相4線220V、230Vなども特注で対応可能です。様々な機能や設定を快適に操作できる大型のダイヤル(ロータリーノブ)を装備しました。直感的操作を重視して出来る限りシンプルな操作としました。オシロライクな操作性オシロスコープのボタン配列と操作性を採用。LCD画面上のボタンイメージに割り付けたファンクションが切り替わり、直観的な操作が可能です。非常停止ボタンカーエレ業界では必須となっている非常停止ボタンを装備。