13:40:00どっちのチューブを長くする?入り口?それとも出口?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はち今回は「配管あるある」をお届けします。15:50:00AKTAに外部計測器を接続したい!そんな時は?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回は「良くいただくお問合せ」の一部をご紹介させていただきます。「AKTAに蛍光ディテクターの信号を入力したい。」など、外部計測器をAKTAに接続したいというご要望をよくいただきます。機種名のルールとは?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。pureの機種名についてお届けします。お客さまの中にはAKTAに名前を付けてかわいがっていただいている方もいらっしゃいます。本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はサンプルのロスについてお届けします。少量サンプルをアプライするゲルろ過の時を思い出して下さい。「あれ??アプライしたサンプル量に比べてピークが小さいなぁ。」なんてご経験がないでしょうか。13:55:00こんな時はいつもと逆向きでカラムに送液してみよう日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はAKTAの機能ネタをお届けします。クロマトにかかる時間とバッファー体積を調べるには?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回は「そんなところに表示があったの?」という便利情報をお届けします。14:00:00低温だとイオン交換ピークの位置が変わるってホント?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回は再現性についてのお話です。(タイトルは「酒と泪と男と女」のようにしたかったのですが・・・諦めました。)さて、アフィニティークロマトとイオン交換クロマトではpH、非常に重要なパラメータです。イオン交換の場合はコンダクティビティーも大きな影響を与えるパラメータになります。先輩の実験を追試したけど結果が違う。夏と冬でカラムに結合したりしなかったりして再現性が取れない。14:00:00フラコレに黒い粉・・・犯人は誰だ?!日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回は、「フラコレに黒い粉・・・犯人は誰だ?!」としてお送りいたします。皆さまのかわいいAKTAの中でも、今回はフラコレがエスカルゴ型のシステムが対象のお話になります。10:00:00AKTAだってキレイになりたい日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はAKTAの洗浄についてご紹介いたします。10:30:00ゲルろ過の小ネタご紹介します日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はゲルろ過の小ネタをお送りします。皆さまゲルろ過をお使いでしょうか?サンプル量を少なく、流速を遅く、カラムを長くすれば分離能が向上するという事は良く知られています。具体的にそれぞれどのような効果があるのかをご紹介させていただきます。10:30:00AKTAと日本の意外な関係お届けします!日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回は日本との意外な関係についてお届けいたします。私どもGEはエジソンが作った会社が始まりです。当時GE電球のフィラメントは京都の竹だったいうことをご存知でしたか?実は、AKTAでご使用頂いている弊社カラム。16:00:00AKTAの名前の隠された意味?!日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。16:00:00あれ?グラジエントがはじまらない!?からのコンダクティビティ急上昇。こんな時どうする?日頃AKTAをかわいがって頂いている皆さま。これからかわいがっていただく皆さまに、今回はよくあるトラブルシュートについてお送りしたいと思います。イオン交換のときにコンダクティビティーのクロマトデータがでちゃったことありますか?こうなると溶出時のピーク位置再現性が取れませんよね。この原因はポンプウォッシュを忘れたことです。13:50:00SEC-MAL分析を成功させるためのゲルろ過カラム操作のヒントゲルろ過クロマトグラフィーは、タンパク質の分子量を測定する方法として簡単かつ分取可能という長所を持っています。一方で、タンパク質の立体構造の違いや、疎水性、イオン性の違いにより、絶対分子量を測定することができないという短所があります。SEC-MALS分析を成功させるためのゲルろ過カラム操作のヒントを、4つのよくあるトラブルと解決方法に分けてご紹介します。