・水温換算式の変更により、現用のシステムで新プローブをご使用になると誤差が発生します。・誤差は分解能(0.01°C)以下で影響はほとんどありませんが、更新版の適用をお願いいたします。・更新版のダウンロード提供は2020年1月より開始予定です。水温換算式について・サーミスタと呼ばれる温度変化に対し抵抗値が大きく変化する素子を用いて水温を測定します。・サーミスタの特性は低温で抵抗値が大きく、温度が上がると抵抗値が下がります。・サーミスタの抵抗値を温度に換算する式は、一般的にB定数を用いた式が用いられ、現用のMK-130/150NコンバータではB定数に準じた式を採用しています。・一方、より近似を高めた式としてSteinhart-Hart式があります。現用式とSteinhart-Hart式でそれぞれ抵抗→温度換算を行い、実測値に対して0,15,30°Cの3点で補正した後の誤差の例を示します。・Steinhart-Hart式は比較的ばらつきが少なくサーミスタの特性をよりよく表現できるため、今回のモデルチェンジに合わせて水温換算式をSteinhart-Hart式へ切り替えます。・新プローブを現行システムで使用すると、水温で最大0.003°Cの誤差が発生します。・水温の分解能は0.01°Cであるため、誤差の影響で0.01°Cずれて塩分換算で0.01(PSU)の誤差が生じる可能性があります。・プローブ側回路で、0,15,30°Cのときに現行品と同じデジタル値となるよう設定しているため、差は抑えられています。・ファイル形式に変更はありませんので、新旧ソフトで再生、印刷等の処理が可能です。・生データ(*.RAW)ファイルは読み込み時に水温換算を行いますので、現行版で開くと誤差が発生します。○(*)新ソフトではファイル1行目に新基板情報(8文字)を追加しています。仕様変更いたしました)・RAWファイルの1行目、CTDファイルの1行目(空きエリア)に新基板情報(8文字)を追加します。・新基板情報は"0000"+基板リビジョン2桁(01~)+ファームウェアリビジョン(01~)で構成されます。・現用ソフトで記録したデータファイルは新基板情報が保存されません。そのファイルを対応版ソフトで開くと現行プローブと認識してしまうため、事前にファイルの編集が必要です。XBTプローブは影響ありません・XBTとXCTDは同じサーミスタを使用していますが、XBTの公称精度(±0.2°C)に影響はありません。・MK-30N、MK-130,MK-150NでXBT処理の変更はありません。本件に関するお問い合わせは、営業部(sales@tsk-jp.com)までお願いします。