WSシリーズ最大出力1080W、スイッチング方式を採用したコンパクトな単出力直流電源です。全7モデルをラインナップしました。種類のラックサイズに対応、様々な試験システムに最適な組み込み電源です。容量3倍の直流電源として使用できます。(結露無きこと)※各仕様において確度を示した数値は、周囲温度20°C~30°Cの単体時に適用される保証値です。確度のないものは公称値または代表値(typ.と表示)です。※特に指定なき場合の条件は、30分以上のウオームアップ(出力オフ)後となります。※[set]は設定値、[rdg]は読み値、[R.V.]は定格電圧、[R.C.]は定格電流、[F.S.]はフルスケールをを示します。PCからのリモート制御時に計測する確度。電源入力85V~132V間、または170V~265V間の変動に対して、負荷一定にて。+10mV)内に復帰するまでの時間。よって電圧・電流を設定する場合、スルーレート設定は無効になります。p-p値:周波数帯域幅10Hz~20MHz、rms値:周波数帯域幅5Hz~1MHz。直列運転および並列運転は同一モデルのみ。遅延時間は0sから設定できますが、設定値と実際の遅れ時間が一致するのは約30ms以上(出力オン遅延)、約50ms以上(出力オフ遅延)に設定した場合です。過電流保護は、出力短絡などの急激な負荷変動時に起こるWSシリーズに内蔵された出力コンデンサの放電ピーク電流に対しては動作しません。状態出力はオープンコレクタ出力(フォトカプラ)です。状態確認するためには、外部電源を用いる必要があります。対応LabVIEWのバージョンはLabVIEW2010となっております。カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。