2018年5月3日TwitterFacebookGoogle+LinkedInPocketここでは、外測マイクロメーター0~25ミリを例に、構造や仕組みなどを紹介しています。]シンブルとスリーブシンブルとスリーブは内部にネジを持つネジ対遇の関係です。スリーブとスピンドルは一体型なので、スリーブを回すとスピンドルが伸縮します。ネジ対遇が離れるまで、回したら抜けてしまいます。このネジは非常に精度の高いのもなので、一般的なネジと違い[ガタ]がありません。ネジがキズ付くと使い物になりません。_)mスピンドルの根元には[おねじ]が、スリーブには[めねじ]があります。これらが対遇しています。このネジはピッチが0.5ミリなので、シンブルを一回転させると、スピンドルが0.5ミリ伸縮します。クランプクランプレバーを抜いた状態。常にクランプのへこみがスピンドルにかかっているので、スピンドルを抜いてしまわないと、クランプレバーは抜けません。クランプOFFの状態。スピンドルの穴に横穴が見えます。横穴があった部分が盛り上がっています。これがスピンドルを押し付けて、回転を止めています。ラチェットラチェットのフタだけを外した状態です。解体するとこうなります。止め棒の先端が変色していて、熱処理が施されていることが分かります。止め棒が入っていた穴の奥に、バネ状の構造が確認できます。止め棒の先のななめと、のこ刃状のおかげで一方向にしか回転できません。止め棒は、下の押しバネで一定圧で押し上げられています。これにより、バネの伸び以上の圧をかけてラチェットをまわすと空回りしてしまいます。dash2よろしければシェアお願いしますTwitterFacebookGoogle+LinkedInPocketミニ四駆用マイクロメーターの選びかたNextマイクロメーターについてPrev関連記事マイクロメーターについて対象物をはさんで、大きさを測定する工具です。...ミニ四駆用マイクロメーターの選びかたミニ四駆では滅多に使われない測定器具の選びかたについて解説しています。...ノギスで段差を測定する方法ここでは、ノギスで段差を測定するときの作法を紹介しています。...ノギスでは精度が高い測定ができない理由では、ノギスでは正確な測定は出来無い理由として、下の二つを挙げました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。