content当サイトは、ブラウザのJavaScript設定を有効にしてご覧ください。SystemsOctetプラットフォームは、96ウェルおよび384ウェルのマイクロプレートに対応する生体分子の相互作用を分析する機器、バイオセンサー、試薬、およびアッセイキットで構成されています。濃度定量を行うための、リアルタイムかつラベルフリーでの測定が可能です。既存の方法における処理量、性能、およびコストに制限がある薬物開発環境で、より簡単、迅速、そして優れた薬物候補の特性評価環境が実現します。弊社独自のバイオレイヤー干渉法(BLI)技術は、タンパク質や他の生体分子間の結合をリアルタイムで直接モニターできます。•ハイスループットOctetシステムは96ウェルと384ウェルのマイクロプレートを用いてサンプル分析を実施し、最大96サンプルを並行して処理します。古典的なELISAを使用すると96サンプルのタンパク質定量分析は4時間から一晩かかることもありますが、Octetシステムでは最速2分で完了します。迅速なカイネティクス、スクリーニングおよびエピトープビニングアッセイは、多様なバイオセンサーにより対応可能です。•手ごろな価格で高品質のデータオクテットシステムは、従来のSPRシステムの数分の1のコストで速度論的な結合定数の信頼のおける分析を提供します。分析対象タンパク質は、細胞溶解物またはハイブリドーマ上清、グリセロールなどの粗混合物、または最大10%のDMSO中でもアッセイが可能で、サンプル調製の手間を劇的に減少させます。Systemタンパク質などの大きな分子の特性解析ならびに低分子およびフラグメントの、ハイスループット分析を可能にします。このシステムは2枚の384または96ウェルマイクロプレートに対応し、最大96ウェルの同時読み取り、バイオセンサーの再ラッキングおよび自動化が可能です。System低分子およびフラグメントの分析と大きな分子の特性評価が可能です。このシステムは、384または96ウェルの2枚のマイクロプレートに対応し、16ウェルの同時読み取り、バイオセンサーの再ラッキングおよび自動化が可能です。System大きな分子の特性評価と低分子およびフラグメントの分析が可能です。このシステムは1枚の96ウェルプレートに対応し、8ウェルの同時読み取りとバイオセンサーの再ラッキングが可能です。15〜40°Cのより広い温度範囲で、サンプル蒸発防止制御機能を用いた12時間までの長い実験時間のアッセイが実施できます。System大きな分子の特性評価を可能にします。このシステムは1枚の96ウェルプレートをサポートし、8ウェルの同時読み取りとバイオセンサーの再ラッキングが出来ます。Systemスループットを求めないユーザー向け。低分子から大きな分子までの分析を可能にします。2チャンネルシステムはバイオセンサーの再ラッキングにより96ウェルプレートを1枚サポートします。11ソフトウェアコンプライアンス要件への適合を支援するための追加ツールを提供しています。オフラインバイオセンサー固定化ステーションSidekickステーションは、バイオセンサートレイ内の96個すべてのバイオセンサーに同時に均一に試薬をロードできます。オンラインのシグナルモニタリングを必要としない標的分析物や他の試薬をSidekickのバイオセンサーにロードして、Octet®機器を他の分析者に一時的に使用させることができます。ForteBioのOctet製品の付属品は、Octetシステムの横に設置し連携して使用することも、単独で使用することもできます。・小型でポータブル・大量のカスタムバイオセンサーを作成するのに最適インキュベーション時間を短縮し、アッセイの精度と感度を改善カスタムバイオセンサーを調製する場合、Sidekickステーションでサンプルとバイオセンサーを振盪すると、必要なインキュベーション時間が半分になり、バイオセンサー調製の生産性が2倍になります。図1は、Streptavidinバイオセンサーへのビオチン化タンパク質の結合速度が振盪と共に増加することを示しています。カスタムバイオセンサーの調製を自動化するために、Sidekickステーションをリキッドハンドリングロボットワークステーションと組み合わせて使用​​することで、さらに効率を上げることができます。sandwichアッセイを可能にします。図1:ビオチン化タンパク質のStreptavidinバイオセンサーへの結合速度は、振盪とともに増加します。Stationデータシートをダウンロードしてください。Datasheet384-Wellチルトボトムマイクロプレートサンプル量が少なく、高感度分析を求める方に384TWマイクロプレートは、Octet®ファミリーの機器用に設計された、黒色のポリプロピレン製の384ウェル傾斜底プレートです。HTX装置は384マイクロウェルプレートフォーマットに対応しています。μLという少ないサンプルの使用を可能にし、バックグラウンドシグナルの変動を減らし、アッセイ感度を向上させます。この条件は、ペプチド、低分子、フラグメント分析に特に有益な機能です。図1および表1は、溶液中のヒトIgG(hIgG)を検出するためのプロテインAバイオセンサーを用いた定量化アッセイの結果を示します。Acquisitionソフトウェアで入手可能なRegenerationモジュールを備えた基本定量設定を使用して、OctetRED384システムで実行した。μLのサンプルを使用して384TWマイクロプレートで得られたデータを比較すると、アッセイ性能は両方のマイクロプレートで同等でした。hIgGのダイナミックレンジの検量線。384TWマイクロプレート使用の結果は、標準的な平底96ウェルマイクロプレートの結果と非常によく似ています。9%表1:測定された濃度とCVは、384TWマイクロプレートと標準96ウェルマイクロプレートのダイナミックレンジ、回収率、精度が良好であることを示しています。高感度スクリーニングおよびカイネティクス分析では、検出限界は多くの場合、ベースラインシグナルの標準偏差の3倍と定義されています。384TWマイクロプレートは、システム由来ノイズを減少させベースライン信号の変動(標準偏差)を減少させ、より微細な信号をベースラインノイズから検出することが出来ます。Streptavidin(SSA)バイオセンサーを用いてOctetRED384システムで測定したデータをまとめたもので、バイオセンサーのベースラインの平均シグナルおよび標準偏差です。各データポイントの平均と標準偏差は、1920回の反復実験から計算しておいます。表中の検出下限は、平均ベースラインに対する標準偏差の3倍として定義されています。多くのスクリーニング分析では、この値はポジティブ結合サンプルによる最小シグナルの寄与として定義します。この実験では、384TWマイクロプレートのメリットが示され、標準384ウェル平底プレートよりも2倍の低い検出限界を示しました。Streptavidinバイオセンサーを使い384TWを用いた結果です。データは、384TWマイクロプレートを用いると平底プレートに比べ検出限界が2倍以上の改善した事を示します。Datasheetをダウンロードしてください。お見積もりのご請求は、注文ページからお願いいたします。HTX、RED384装置の内蔵バイオセンサーマウントを自動的にクリーニングできます。長時間分析を行うと、プラスチック製のセンサーの残渣がOctetシステムに蓄積し、アッセイ中にバイオセンサーのピックアップとアライメントの問題を引き起こす可能性があります。メンテナンスの合間に問題が発生しないようにする簡単な方法として、クリーニングトレイを定期的に使用することを強くお勧めします。Acquisitionソフトウェアバージョン9.0および10.0のリリースで利用可能なソフトウェアウィザードと連携して動作します。洗浄手順は完全に自動化されており、実行時間は、約8分で完了します。適度に使用される機器には、少なくとも月に1回の清掃をお勧めします。クリーニング手順は予防策として設定されており、定期的に予定されているメンテナンスに代わるものではありません。バイオセンサーマウントにプラスチックセンサーの残留物が過剰に蓄積されていると思われる場合は、清掃の前にまず予防的メンテナンスをご検討お願いします。HTX装置は最大96個のバイオセンサーを同時にモニターし、比類のない速度でタンパク質定量および速度論的特性解析をラベルフリーで実行可能です。このシステムは8、16、32、48または96ウェルを並行して読み取ることができるため、分析スループットまたは感度を最大化するようにアッセイデザインを調整することができます。迅速な全プレート検出時には96バイオセンサーモードを使用して実行し、わずか2分で96サンプルの定量データ、または数時間ではなく数分で全プレートのカイネティクスクリーニングのいずれかを実施できます。mLまで測定するための高感度を提供します。32または48のバイオセンサーモードでは、エピトープバイニングや多段階定量など、より複雑なアッセイを最短時間で分析することができます。HTXシステムの独自の強みを活用する主なアプリケーションには、エピトープバイニング実験、Offレートのランク付け、力価の濃度などがあります。HTXシステムは、Avitideで開発された自動化法と組み合わせ、1日あたりの結合試験スクリーニング能力を500から10,000まで向上させる技術の一つになっています。スクリーニングし、パートナーに業界標準の貴重な情報を提供することができます。データをご提供いたします。学術分野やスタートアップバイオテックラボのお客様向けに価格を抑え、ラベルフリーアッセイシステム導入を検討する際に微量サンプルで分析の実施を望む研究者は、コストと性能の間のトレードオフにもはや束縛されません。低分子間の結合相互作用を提供します。システムの2つのチャンネルを使用して、独立またはタンデムにサンプルを測定し、サンプルの読み取り値を専用のリファレンスと紐付けることができます。サンプルは標準的なマイクロプレートにセットし、珊瑠プルが流れる流路のメンテナンスは必要ありません。その為、実行可能なアッセイサンプル数が増えます。K2システムはアッセイを実行する前にセットアップ作業を簡素化し、最小限のトレーニング時間と労力に抑えます。Analysisソフトウェアは、強力でありながら直感的に理解できるソフトウェアインターフェースで、取得したデータを分析する様々なパラメータと測定基準を分析者に提供します。30kDa)のデータ例。結合条件は30°C、振盪速度1000rpmで行った。200nMのPSA溶液を調製し、1:2に段階希釈して5段階で濃度試験を実施。結合条件は30°C、振盪速度1000rpmで行った。100μMのベンゼンスルホンアミド溶液を調製し、1:4に段階希釈した。K2システムは溶液中の特定のタンパク質や他の分子を直接測定します。正確で再現性のある測定濃度は、サンプルあたりわずか2分で決定できます。K2システムは、実験終了時にバイオセンサーを再利用可能です。バイオセンサの再ラッキングは、バイオセンサーにリガンドを担持する際の柔軟性を高め、バイオセンサーに貴重な標的試薬を担持した際の運用コストを削減します。速度論的特性解析を行います。ReadTMアッセイ機能を使用してバイオセンサーを96ウェルマイクロプレートに直接浸し分析を行うため、微細流路にサンプルを流す事は必要ありません。QKeシステムは8チャンネルパラレル分析用に構成されており、分析者は予算や人員を増やすことなくスループットを向上させることができます。このシステムは共存物質に分析結果が干渉されることがない為、バイオリアクターまたはペリプラズム調製物から直接採取された粗精製サンプルを分析可能で、サンプル調製ワークフローが改善されます。QKシステムに代わる次世代機種であり、より速いデータ取得を目的とした高性能分光計を有しています。この改善により、当社の以前のシステムに比べて、定量およびカイネティクス分析の感度とダイナミックレンジが広くなりました。96システムと同じ設置面積で、1つのサンプルプレートの位置が異なります。QKeシステムにもあります。Hzの標準取得レートです。Hz(3.3秒あたり1データポイント)の高感度取得レートにより、ソフトウェアはデータポイントあたり40回の平均を実行してノイズを減らし、S/N比を高め、タンパク質定量の感度を高めます。QKeと同等の性能を維持しています。HTXは、最も広いダイナミックレンジ、最高の感度、低分子―タンパク質結合およびサブnMでの迅速な測定能力を備え、Octetファミリーの機器の中で最高の性能を提供します。QKeシステムは実験終了時に使用したバイオセンサーを再利用する機能を提供します。バイオセンサの再ラッキングは、バイオセンサにリガンドを装填する際の柔軟性を高め、バイオセンサに貴重な標的試薬を装填したときの運用コストを削減すします。代わる、付加価値の高いアッセイを提供します。RED96システムの機能強化した機種です。強化した点は分析可能なサンプルの数と種類を拡大し、データへのアクセスを増やすことで医薬品候補を市場に出す際のリスクをより減らすことが出来るように設計されている所です。RED96eシステムは、将来の重要な事象をより早く見つけるためのパートナーです。バイオレイヤー干渉法(BLI)を使用して、低分子、タンパク質、抗体、細胞の結合相互作用を測定し、特異性を決定し、力価を計算し、親和性を評価します。RED96eシステムでは15〜40°Cの広い温度範囲でアッセイが可能になり、低温では不安定なタンパク質、生理的温度では生物学的に関連性のある分子を動的に測定できます。マイクロプレート用の蒸発防止カバーは、最大12時間にわたり最小限のサンプル蒸発で、より長い無人自動分析を可能にします。HTソフトウェアは、カスタムレポート作成オプションと分析時間を数時間から数分に短縮する複数の実験分析が可能です。ReadTMフォーマットは、アッセイ時間とメンテナンスコストを削減します。RED96eシステムの再ラッキングオプションは超低コストで分析を実行できます。・非破壊サンプリングタイプを採用しており、完全なサンプル回収を可能にします。マイクロプレート蒸発カバーはさらにサンプル量の損失を最小限に抑え、12時間の分析実行後に貴重なサンプルの回収を可能にします。・最大12時間の無人自動分析。パラメータを計算するために複数の温度での結合速度定数を決定可能です。11への準拠をサポートする複数実験分析、カスタマイズされたレポート、機能を提供しております。RED96eシステムは、複雑なマトリックスからの干渉を最小限に抑えながら、溶液中の特定のタンパク質やその他の分子の存在を直接測定します。正確で再現性のある濃度は、簡単なワンステップアッセイを使用して、1サンプルあたりわずか2分、またはプレート全体の分析は32分で決定できます(図1)。mLレベルの定量で高感度を達成でき、ELISAよりも速く正確に宿主細胞タンパク質や残留プロテインAなどの汚染物質を自動測定できます。バイオセンサーを再生して再利用することによって、プロセスの経済性をさらに向上させることができる。図1:ヒトIgGの定量プロテインAバイオセンサーに結合するヒトIgG分析物からのデータ例。結合条件は、振盪速度1000rpmおよび1ウェル当たり2分間の読み取りで30°Cで行った。logistic(5PL)回帰モデルに適合させた。RED96eシステムは、結合速度をリアルタイムでモニターし、オン速度(ka)、オフ速度(kd)、親和定数(KD)を計算します。このシステムの優れた感度は、小さな有機分子(図2)と広い範囲にわたる速度定数の測定を可能にします。1枚の96ウェルサンプルプレートの温度は15〜40°Cに制御できます。この性能により、温度に敏感なタンパク質の低温(図3)から生理的温度までの間で信頼性の高いカイネティクス測定が可能になります。試料の冷却によって得られる利点には、熱力学的測定値を推定するために複数の温度で結合速度定数を迅速に決定する能力があげられます。RED96eシステムの8つのチャンネルは、スクリーニング目的のために独立して使用することも、高品質の速度論的特性解析のためにコントロールと組み合わせてサンプルを分析することもできます。結合条件は25°C、振盪速度1000rpmで行った。100μMのベンゼンスルホンアミド溶液を調製し、そして1:4に段階希釈した。30kDa)からのデータ例。結合条件は15°Cで振盪速度1000rpmで行った。200nMのPSA溶液を調製し、1:2に段階希釈して5つの濃度試験を得た。RED96eシステムは、規制された環境下で確実に作動するように開発されています。11ソフトウェアとGxP製品およびサービスを提供します。ELNにアップロードする準備が済んでいるグラフ、テキスト、データテーブル、画像などのさまざまなデータ要素を組み合わせることによって作成されます。Certification(PC)サービスは、システムを調整済み状態と最良の状態に維持します。96システムと同様の分析性能を有しますが、より高いレベルのスループット、スピード、そして柔軟性を備えています。・高度なソフトウェアは実験計画とデータ分析においてより大きな汎用性を提供します生体分子の会合および解離を含む速度論的分析は、1枚の384ウェルマイクロプレート中の最大384個のサンプルに対して行うことができます。バイオセンサー、サンプルおよび試薬トレイは、ロボットによってOctet機器との間でやり取りできます。標的リガンドはバイオセンサー上にバッチ固定化し、次の実験で再使用するためにバイオセンサートレイに戻すことができ、したがって各バイオセンサーの使用回数を増やし、貴重なリガンドを保存し、実験設計における柔軟性を最大にできます。RED384システムで得られた濃度曲線。EXロボットに統合されており、低分子とフラグメントのスクリーニングが可能です。試薬の分配はMultidropディスペンサーで自動化されています。ソフトウエアOctetソフトウェアは習得が容易で、強力なデータ分析機能を備えた直感的なインターフェースを備えています。最新のリリースバージョン11は最も包括的なソリューションで、すべてのOctetシステムで使用可能です。詳細情報及びアップグレードオプションについては、ソフトウェアダウンロードリクエストフォームに記入するか、最寄りの営業担当者にお問い合わせお願いいたします。数分でアッセイを設計および分析する新しいアッセイはわずか数分で設定できます。アッセイの設定をさらに迅速にするために、実験方法のテンプレートが利用可能です。分析メソッド設定を保存して新しいアッセイに適用すると、日常的な分析を大幅にスピードアップできます。新生児受容体(FcRn)の相互作用。薬物のロット放出および安定性試験も、Octetソフトウェアを用いて分析することができます。・複数の実験、プレートまたはバイオセンサートレイからのデータを追加およびオーバーレイして高度な分析のための複合データセットを作成。・カスタム(ユークリッド、ピアソン、マキシマム)アルゴリズムを使用して、類似のビンまたはグループに抗体をクラスター化。・コントロールへの正規化や単方向バイニングペアの強調表示などの追加マトリックス解析を実行できます。・単純なデータ品質評価は、負荷レベルを監視し、高いオフレートで抗体にフラグを立てることで表示します。・ExcelとPDFで最終レポートをカスタマイズしてエクスポートする・カスタマイズしたレポート作成グラフ、テキスト、データ表、会社のロゴ、画像、実験の詳細などのさまざまなデータ要素を組み合わせて、個々の実験用にカスタマイズしたレポートを作成します。レポートは電子ノートブックにアップロードされるか、データベースに保存されますレポートテンプレートを保存して再ロードする事で、追加のデータセットについて同様のレポートを作成できます。11の規制の下で作業しているラボでのデータ取得とデータ分析が可能になります。FDAの規制に準拠するために必要なすべての技術管理機能も提供します。v11.0&v11.1リリースノートを参照してください。