水に溶けない油であれば油の種類を問わずご使用頂けます。当社独自の測定原理インピーダンス式を採用しており、数μmに相当する極めて薄い油膜も検知できますので、放水、放流直前の排水ピットにおける最終チェック等で効果的にご使用頂けます。原理フロートに電極を設け水面に浮かべて使用します。油膜のない場合、センサは水のインピーダンスを検知しています。センサが油膜に触れると電極表面に油膜が広がり、油膜を通したインピーダンスに変化し検知信号を発します。油膜が流れなくなった場合は電極表面の油膜は水に奪われ元の水のインピーダンスを検知します。波立による信号のまばたきは警報設定器内の一次遅れ機能により平均値処理し安定した信号を得ます。水の色、油の種類による影響を受けない。可動部がないため長寿命です。消耗が少なくメンテナンスフリー。導入コスト、維持コスト共にローコスト。(フロートと電極の高さを可変することにより10μm~10mmまで油膜の厚みが測定可能です。製品構成QBS-OFμ型(非防爆型)<変換器分離型>フロート型の検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。共通オプション製品構成NSB-OFμ型(本質安全防爆型/i3nG5)<完全分離型>フロート型の検出器と変換器と電源で構成し、専用ケーブル及び4芯制御ケーブルで接続されています。専用ケーブルを短かくすることができ、ノイズを拾うことも少なく安定した性能を得ています。QBS-OFμ型と同一特性を持っています。×PreviousNext。