放射線計測器SV-2000(シンチレータ)のご紹介|ビデオカメラ機材レポートレンタル館の機材マスター「てし」が監修する、カメラやレンズ、そのた映像機材のレビューや使い方紹介を行っているブログです。作例や使用感なども豊富に掲載しています。音響機材お知らせレンタル館ダビング館パソコンレンタル館トラベル館ビデオエイペックスてしの機材レポート(旧)レンタル館の機材マスター「てし」が監修する、カメラやレンズ、そのた映像機材のレビューや使い方紹介を行っているブログです。作例や使用感なども豊富に掲載しています。弊社で取り扱っている放射線計測器は「ガイガーカウンター」と「シンチレータ」の2種類があります。その中で新規取り扱い機材であるSV-2000(シンチレータ)の性能を主に紹介していこうと思います。放射線の代表的な単位シンチレータ・ガイガーカウンターの違い(構造・特徴)放射線とは被曝することとはSV-2000の表示説明1放射線センサ位置マークこの十字線部分の装置内部にセンサがはいっています。2放射線検知のLEDセンサで放射線を検知する毎に、赤色LEDが瞬時に点灯します。3BEEP音マークビープ音をオンに設定するとマークが表示され、放射線を検知する毎に音を発します。オフにすると表示されません。4表示単位3種の表示モード毎に、単位が表示されます。■μSv:積算値(単位はμSvのみ)5POWERボタン長押し(2~3秒)することで、電源を投入/遮断します。6MODEボタン■3種の表示モードを切り替えます。■長押しすることで、積算値をクリアしたり、検知時のビープ音のオン/オフを設定します。7バーグラフ数値の下側には、年間換算値(mSv/年)をバーグラフで表示します。μSv・mSvの違いSV-2000を使用する際、表示されている単位は【μSv(マイクロシーベルト)】【mSv(ミリシーベルト)】の2種類がありますが、この違いは以下のようになります。1mSv=1000μSvこのSV-2000の【年間換算値】ではmSvの表記を使用しているので注意が必要です。ちなみに0.001Sv=1mSv=1000μSvという事になります。出現するSv・Bqの違いSv(シーベルト)・・・放射線によってどれだけの影響があるかを表す単位Bq(ベクレル)・・・放射線の強さを表す単位シンチレータ・ガイガーカウンターの違い(構造・特徴)SV-2000はγ線(がんません)のみの計測が可能な放射線測定器なので、α線(あるふぁせん)・β線(べーたせん)・中性子線(ちゅうせいしせん)などの他の放射線の影響を受けず、正確な放射線量を計測する事ができます。計測方法はシンチレータとシリコン半導体を組み合わせ高感度で放射線量を計測することが可能となり、測定開始より1分間で低い線量値でも安定した測定が可能です。放射線の計測は他にガイガー・ミュラー菅(GM菅)を用いた計測方法があります。GM菅での計測・シンチレータを用いた計測での違いを説明したいと思います。シンチレータとはSV-2000にはCsI(TI)(タリウム活性化ヨウ化セシウム)の無機結晶シンチレータが使用されています。有機シンチレータと比較しても放射長が短く、発光量が多い・エネルギー分解に優れているという特性があるのでγ線の検出に向いています。純粋なCsIを用いらずあえて不純物(TI(タリウム))を使用する事によって励起(れいき。高エネルギーを持つ定常状態)した電子を捕らえやすくしています。シンチレータは放射線の接触によって蛍光を発することができます。接触する事によって放射線を構成する原子が励起されます。これと同時に励起エネルギーと同等の発光が生じる原理を利用し放射線の数と放射線エネルギーを測り線量に換算します。GM菅とはGM菅とは不活性ガス、またはペニング混合ガスに満たされた中空の円筒と、その中心にある芯線により構成されています。円筒と芯の間には高電圧が掛けられていますが、通電はしていません。円筒内に放射線が侵入すると不活性ガスが電離され、正に帯電したイオンと電子を作り出します。高電圧のため、このイオンは陰極に、電子は陽極に向かい加速されます。このイオン対は加速による運動エネルギーを得るため、移動中に気体分子に衝突し、その気体分子も電離させます。これが繰り返し起こる事で電荷粒子のなだれが発生します。その結果陰極と陽極の間に強いパルス電流が発生するのでこの通電回数をカウントして計測しています。計測方法以外の違い一番決定的に違うのが【計測制度】です。一般的にはシンチレータでの計測はガイガーカウンターの10倍の制度があると言われています。γ線のみしか計測できないという事もあり計測結果に誤差が生じにくいという特性もあります。ガイガーカウンターの長所は表面汚染を計測する事に有利です。表面汚染を計測する場合β線を検出する必要があるのでこちらの使用方法についてはガイガーカウンターの方が向いています。精度ならばシンチレータ、表面汚染ならばガイガーカウンターという事ですね。放射線とはここからは放射線の簡単な知識となります。自分が何を測っていてなぜ測っているのかという事を知れるくらいの豆知識となります。代表的な放射線にはα線・β線・γ線・x線・中性子線があります。これにはそれぞれ透過性があります。α線は粒子が大きいため透過性が低く、紙1枚でも遮ることができます。反対に中性子線は名前の通り中性子でできており、中性子というのは電気的に中世であるので電気エネルギーに影響を受けません。弱くなりにくい性質があります。様々な種類がありますがどれも被曝する事に変わりはありません。それでは被曝するとどの様な影響があるのでしょうか。被曝すると色々な障害が出てしまいます。これを放射線障害と言います。放射線が原子にぶつかった際に電子が原子から離れそうになります。その電子が元に戻ると大きなエネルギーを得ることができます。その大きなエネルギーを得た原子は化学反応が起きやすい状態になってしまいます。この状態をラジカルと呼びます。ラジカルにより細胞分子が直接破壊されたり、体内の水分子に作用し間接的に細胞構成分子を破壊してしまう事もあります。細胞へのダメージによってDNAの切断が主な障害の原因と言われており、通常DNAは2本鎖で構成されている内の1本鎖が放射線により切断される場合と2本鎖の切断があり、2本鎖の切断は大きな障害を残しやすくなってしまします。1本鎖切断は、もう1本鎖を見本とし傷ついた鎖を修復できます。2本鎖とも切断されてしまった場合は見本がなくなってしまうため、自己修復の際に誤った修復をしてしまう可能性が高くなってしまいます。生じると考えられています。γ線1mSv被曝すると、身体の細胞の核に1本放射線が通ると言われております。10mSvならば10本の放射線が通るという事なので放射線に被曝され続けるということはいかに危険かということがわかります。細胞を破壊されると上図の様に変異し、皮膚の再生が止まったり、発癌したりと様々な問題が生じます。