モジュールタイプではできなかった直列数が多い大電流パワーLEDへの対応も可能です。ダイナミック・ショートモードを備えており、1台で幅広い試験が可能となります。LEDモードは、流れ始めるポイントVd電圧と安定時の電圧Vo、電流Ioから算出した抵抗値Rdを設定することで動作します。右図はLED負荷の電流・電圧波形です。赤線はCRモードのみで動作した場合のイメージです。I-Vカーブで考えた場合、RdはV1(右図ではVo)とVdの差分をIoで割った結果がRdとなり、それが近似値となります。従って、電子負荷へVd、Vo、Rdを設定することで、LED負荷モードとして動作します。VoとVdの差分で、設定できるRdのレンジが変わりますのでご注意ください。差分が大きくなると、Rdのレンジが変更され、設定したRdが変更されます。都度、設定との関係は確認してください。LED設定の詳細は仕様をご参照ください。工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。レンジは自動もしくは、CCモードではHIGHレンジに固定されます。40°C、全ての仕様は特に断りのない限り、25°C±5°Cでの仕様となります。電子負荷カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。