より1日50m3以上の排水量がある事業場、又は排水基準が適用される事業場は排水量により年間の水質検査の回数が義務付けられています。堰(せき)を設置可能な水路であれば排水量測定以外の用途でも使用できます。検出器は円筒状の保護電極(ガード電極)に関数パターンの電極板を円筒状に巻き付け樹脂被服にて保護した独創的な構造です。「せき」の水頭「H」と流下する水の流量「Q」は次式にて求める事が出来ます。変換し、統一電気信号とします。特徴プローブ(電極)が円筒状で極めて強度が高い。保護電極を用いた当社独自のガード式で付着物の影響を受けにくい。あらゆる堰に適した関数プローブが容易に製作でき、既設の堰にも取付が簡単。可動部がなく長寿命です。本質安全防爆型も選択できます。メンテナンスが容易です。導入コスト、維持コスト共にローコストです。製品構成QBS-FM型(非防爆型)<変換器分離型>堰に取付けた検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。共通オプション製品構成NSB-FM型(本質安全防爆型/i3nG5)<完全分離型>堰に取付けた検出器と変換器と電源で構成し、専用ケーブル及び4芯制御ケーブルで接続されています。専用ケーブルを短かくすることができ、ノイズを拾うことも少なく安定した性能を得ています。QBS-FM型と同一特性を持っています。×PreviousNext。