適切な荷重設計を施された検出器内に高精度歪みゲージを備え、上下左右の方向を区別し測定する事が可能です。ポリエチレンプラント製造設備では流動化している粉体中に発生する塊がガスの旋回流により容器内を移動します。この塊がセンサに衝突すると荷重による歪みが生じます。荷重と歪みは比例関係の為、塊の大きさを知る事が出来ます。この現象を計測する事によりタンク内粉体の排出時に発生する詰まりの可能性を事前に把握する事ができ、安定した操業を可能にします。容器内に突出した中空棒に塊が当たると、中空棒に生じた衝撃歪は中空棒内の歪ゲージに伝わり、抵抗値の変化として検出します。歪ゲージはX軸とY軸の2組があり各々の信号を得ます。製品構成D-S型(非防爆型)<変換器分離型>検出器と変換器と2台の表示器で構成されています。共通オプション製品構成LD-11型(本質安全防爆型/i2BT4)<完全分離型>検出器と変換器と4台の安全保持器(バリア)と2台の表示器で構成されています。×PreviousNext。