分野で広く使用することができる測定または制御、いくつかの出力および表示方法を選択することができる。特徴(1)広く測定範囲、...電子楕円ギアメーターディーゼル燃料ガソリン灯油流量計はじめに製品のコントロールパネルは、完全な機能、簡単な構造、便利な操作などを備えたモジュラー設計で設計されています。使用することができます。画面はデジタル液晶ディスプレイで、画面は3行に分かれています。上の行は現在の測定データ、次の行は累積データとみなされます。CLEANキーを押して起動するか、センサに測定パルスがある場合は、スイッチを入れることができます。マシンは自動的にすべての操作なしで4~5分をシャットダウンします。3ビューの合計:通常の表示状態でTOTALキーを押すと、画面はTOTAL、次の行の累計は合計です。自動的に通常表示に戻る10秒後に表示されます。CLEANを押してデータが消えたらクリアします。CLEANボタンを押して3秒後に正常に戻ります。通常の状態で調整係数は、パルスをカウントしないで、5秒間待って、5秒間維持するために開始ボタンを押し、係数調整モードを入力すると、この行のディスプレイは、いくつかの係数を点滅している。SHIFTキーを押しながらSTARTキーを押し、STARTキーを1秒間押し続け、変更した値を保存して通常表示に戻します。操作しないと、30秒後に自動的に通常の表示に戻ります。変更は、実際の測定値と表示値に基づいて、実際の値を表示値で割った後、既存の係数を乗算して、値を変更します。簡単な一般化:システムが大きい場合、相対的なオイルは減少する。システムをマイナーにする。