組み立てられた高圧容器。つのステップに約分けることが。反応の規模に基づいて適切な二次反応容器を選択。フラスコ、試験管は、適切な反応容器のいくつかの例です。共に、反応を置き、高圧反応装置に配置します。反応容器の上部に圧力計アセンブリを配置します。抜きバルブが完全に閉じていることを確認します。時計回りに回して指タイト。リングを組み立てるです。リングの締め付けは対角線を開始が、まだ締めないでそれらすべての方法。ゲージによって圧力容器であってもあるためです。すべてのネジを完全に締めます。ベンチ、安全リングを配置し、リングで原子炉を配置します。リングの側面に凹みのあるネジを配置します。指が安全リングを強化します。容器は次の段階の準備が整いました。反応器に加圧ガス供給源を接続し、レギュレータの主なバルブをオンにします。必要、最終的な圧力に設定します。圧力ゲージの弁を開き、リアクターを加圧します。今ガスのレギュレータの主なバルブを閉じます。原子炉内の圧力を秋に開始できるように、は、原子炉に圧ラインをゆっくりと緩め。原子炉は、換気の良い場所を確認してください。圧力はゼロに戻ります、圧ラインを締め、ガス調整器に主弁を開く。今最終的な目的の値にレギュレータの圧力を調整し、リアクターを加圧します。最終的な圧力に達すると、圧力計の出口バルブを閉じます、ガス調整器の主なバルブを閉じます。ラインとレギュレータでガスを通気できるように慎重に圧ラインを緩めます。(これは通常圧力制御バルブを緩める意味)。これにより、ガスのリークが発生しない、たとえ事故でレギュレータの主なバルブがオンにします。今フードで原子炉を配置し、実行時間の必要な量の反応をさせます。必要な場合、原子炉を加熱することができます。温度は容器の定格限界以下を確認します。ガス抜き反応時間が終われば、冷却炉部屋の温度に応じてします。リアクター内のガスを通気するゲージの弁を開きます。原子炉内で溶剤流出を防ぐためにできるだけゆっくりとこれを行います。フードを確認してください。リングのネジを緩めます。リングを分解し、原子炉からゲージを削除します。原子炉から反応容器を削除します。アミノ化などそれぞれ水素、酸素、アンモニアなどのガスの使用が必要です。典型的な反応のソリューションでこれらのガスの溶解性が悪いため高圧が意味のある反応速度を達成するために必要です。このような反応を実行する使用されます。適切な安全上の懸念後退で高圧で操作できますが加圧容器。このビデオでは、まず安全の考慮事項を確認し、充電、パージ、および高圧容器を発散する方法を学習します。度の環境を維持できます。血管評価されるより高い圧力は、厚い壁を必要とする温度制御をより難しきます。製造元の制限は、ガスが高い反応性と同様に有害性自体をされている高圧操作中に維持されなければなりません。温度と圧力に加え能力と耐腐食性もときおかれなければならない心の実験のセットアップします。あまりにも多くの熱やガスの形成は爆発につながる動作限界外の原子炉を押すことができます。これらの安全性を考慮、これらの血管を処理する方法を見ていきましょう。プロシージャを開始するが反応が行われるきれいな第二次道管を選択。反応のスケールに応じて、これは試験管や三角、丸底フラスコをすることができます。反作用の容器の上に圧力計アセンブリを配置します。それを時計回りに回して指までタイトなベント弁を閉じます。一度にすべてで確保しても圧力容器のネジを締めください。ベンチトップ原子炉安全リングの内側に配置します。リングのインデントとネジを合わせます。指は、安全リングを締め付けます。密封炉、パージし、加圧する準備ができてです。不活性ガスで貼付の原子炉を削除する次の手順です。原子炉にガス供給源を接続し、レギュレータの主弁を開く。圧力ゲージの弁を開き、リアクターを加圧します。目的の圧力に達したら、レギュレータとシリンダー弁のガス供給源バルブに続いて、オートクレーブにバルブを閉じます。原子炉内の圧力を秋に開始できるようにゆっくりと、原子炉に入る圧ラインを緩めます。圧力はゼロに戻ります、一度圧ラインを再び閉じるし、ガス供給源にレギュレータの主なバルブを開きます。分.は今最終的な目的の値にレギュレータの圧力を調整し、リアクターを加圧します。最終的な圧力に達すると、圧力計の出口バルブを閉じます、ガス調整器の主なバルブを閉じます。行とレギュレータでガスを通気できるように慎重に圧ラインを緩めます。これにより、ガス供給源が切断されています。バルブのゆるみでゼロに戻って、シリンダー、レギュレータの出口圧力を設定します。これにより、ガスのリークが発生しない、たとえ事故でレギュレータの主なバルブがオンします。今ドラフトで原子炉を配置し、実行時間の必要な量の反応をさせます。必要な場合、原子炉を加熱することができます。次のステップは安全に完成した反応を発散します。反応時間が経過すると、クールな室温の原子炉。リアクター内のガスを通気するゲージの弁を開きます。これを行うに、原子炉にこぼれることから溶剤を避けるためにできるだけゆっくり。リングのネジを緩めます。リングを分解し、原子炉からゲージを削除します。原子炉から反応容器を収集します。水とアセトンで原子炉をすすいでください。使用してゼウスの導入を見ただけ。つを発散する方法を理解する必要があります。容器の使用と高圧ガスの操作を行うことができます。彼らは爆発の危険性を提示、これらの船舶を操作しながら適切な安全上の注意を守らなければなりません。つのステップに約分けることが。反応の規模に基づいて適切な二次反応容器を選択。フラスコ、試験管は、適切な反応容器のいくつかの例です。共に、反応を置き、高圧反応装置に配置します。反応容器の上部に圧力計アセンブリを配置します。抜きバルブが完全に閉じていることを確認します。時計回りに回して指タイト。リングを組み立てるです。リングの締め付けは対角線を開始が、まだ締めないでそれらすべての方法。ゲージによって圧力容器であってもあるためです。すべてのネジを完全に締めます。ベンチ、安全リングを配置し、リングで原子炉を配置します。リングの側面に凹みのあるネジを配置します。指が安全リングを強化します。容器は次の段階の準備が整いました。反応器に加圧ガス供給源を接続し、レギュレータの主なバルブをオンにします。必要、最終的な圧力に設定します。圧力ゲージの弁を開き、リアクターを加圧します。今ガスのレギュレータの主なバルブを閉じます。原子炉内の圧力を秋に開始できるように、は、原子炉に圧ラインをゆっくりと緩め。原子炉は、換気の良い場所を確認してください。圧力はゼロに戻ります、圧ラインを締め、ガス調整器に主弁を開く。今最終的な目的の値にレギュレータの圧力を調整し、リアクターを加圧します。最終的な圧力に達すると、圧力計の出口バルブを閉じます、ガス調整器の主なバルブを閉じます。ラインとレギュレータでガスを通気できるように慎重に圧ラインを緩めます。(これは通常圧力制御バルブを緩める意味)。これにより、ガスのリークが発生しない、たとえ事故でレギュレータの主なバルブがオンにします。今フードで原子炉を配置し、実行時間の必要な量の反応をさせます。必要な場合、原子炉を加熱することができます。温度は容器の定格限界以下を確認します。ガス抜き反応時間が終われば、冷却炉部屋の温度に応じてします。リアクター内のガスを通気するゲージの弁を開きます。原子炉内で溶剤流出を防ぐためにできるだけゆっくりとこれを行います。フードを確認してください。リングのネジを緩めます。リングを分解し、原子炉からゲージを削除します。原子炉から反応容器を削除します。アミノ化などそれぞれ水素、酸素、アンモニアなどのガスの使用が必要です。典型的な反応のソリューションでこれらのガスの溶解性が悪いため高圧が意味のある反応速度を達成するために必要です。このような反応を実行する使用されます。適切な安全上の懸念後退で高圧で操作できますが加圧容器。このビデオでは、まず安全の考慮事項を確認し、充電、パージ、および高圧容器を発散する方法を学習します。度の環境を維持できます。血管評価されるより高い圧力は、厚い壁を必要とする温度制御をより難しきます。製造元の制限は、ガスが高い反応性と同様に有害性自体をされている高圧操作中に維持されなければなりません。温度と圧力に加え能力と耐腐食性もときおかれなければならない心の実験のセットアップします。あまりにも多くの熱やガスの形成は爆発につながる動作限界外の原子炉を押すことができます。これらの安全性を考慮、これらの血管を処理する方法を見ていきましょう。プロシージャを開始するが反応が行われるきれいな第二次道管を選択。反応のスケールに応じて、これは試験管や三角、丸底フラスコをすることができます。反作用の容器の上に圧力計アセンブリを配置します。それを時計回りに回して指までタイトなベント弁を閉じます。一度にすべてで確保しても圧力容器のネジを締めください。ベンチトップ原子炉安全リングの内側に配置します。リングのインデントとネジを合わせます。指は、安全リングを締め付けます。密封炉、パージし、加圧する準備ができてです。不活性ガスで貼付の原子炉を削除する次の手順です。原子炉にガス供給源を接続し、レギュレータの主弁を開く。圧力ゲージの弁を開き、リアクターを加圧します。目的の圧力に達したら、レギュレータとシリンダー弁のガス供給源バルブに続いて、オートクレーブにバルブを閉じます。原子炉内の圧力を秋に開始できるようにゆっくりと、原子炉に入る圧ラインを緩めます。圧力はゼロに戻ります、一度圧ラインを再び閉じるし、ガス供給源にレギュレータの主なバルブを開きます。分.は今最終的な目的の値にレギュレータの圧力を調整し、リアクターを加圧します。最終的な圧力に達すると、圧力計の出口バルブを閉じます、ガス調整器の主なバルブを閉じます。行とレギュレータでガスを通気できるように慎重に圧ラインを緩めます。これにより、ガス供給源が切断されています。バルブのゆるみでゼロに戻って、シリンダー、レギュレータの出口圧力を設定します。これにより、ガスのリークが発生しない、たとえ事故でレギュレータの主なバルブがオンします。今ドラフトで原子炉を配置し、実行時間の必要な量の反応をさせます。必要な場合、原子炉を加熱することができます。次のステップは安全に完成した反応を発散します。反応時間が経過すると、クールな室温の原子炉。リアクター内のガスを通気するゲージの弁を開きます。これを行うに、原子炉にこぼれることから溶剤を避けるためにできるだけゆっくり。リングのネジを緩めます。リングを分解し、原子炉からゲージを削除します。原子炉から反応容器を収集します。水とアセトンで原子炉をすすいでください。使用してゼウスの導入を見ただけ。つを発散する方法を理解する必要があります。gdpr@jove.com.。