特長MS27102Aは、干渉問題の軽減と、違法無線の識別という両方の目的で設計されたリモートスペクトラムモニタです。MS27102Aは、屋外に設置するために、過酷な環境でも使用可能な全天候型IP-67筐体が使用されています。RF入力は1つですが、オプションで2番目のポートを追加して、2本のアンテナで使用できます。MS27102Aは、ユーザーが指定する周波数の信号を監視および記録する、多機能なプラットフォームです。GHz/sで、多くの種類の信号をキャプチャできます。これには、周期的な伝送や不定期な伝送に加えて、短い「バースト」信号も含まれます。MHzであり、信号を広帯域で高速でキャプチャして、後処理することができます。IQキャプチャは、ブロックモードとストリームの両方で記録できます。Event」機能も備えているため、ユーザーが設定可能な特定のしきい値に違反した場合のみ、スペクトラム測定値をキャプチャすることもできます。これによって、目的の信号のみがキャプチャおよび記録されるため、メモリ領域の節約になります。リモートスペクトラムモニタとの通信さまざまな方法でMS27102Aと通信を行うことができます。その方法は、以下のとおりです。内蔵WebサーバーMS27102Aには、Webサーバーが組み込まれています。インターネットブラウザ(ChromeやFireFoxをサポート)を使用することで、ユーザーは世界のどこからでもスペクトラムモニタにログインし、そのすべての機能を制御できます。これには、周波数の設定、RBW/VBWの制御、リファレンスレベルの設定をはじめ、ユーザーが測定に関連するその他の多くの設定が含まれます。同時に、ブラウザのウィンドウで、トレースデータ、スペクトログラム、および他の測定値を表示できます。Webサーバーの主な利点は、オペレーティングシステムのプラットフォームに依存しないことです。ブラウザを表示できる電子デバイスであれば、Webサーバーと連携します。PC/ラップトップ、タブレット、そしてスマートフォンでも、スペクトラムを表示し、リモート機器の設定を調整できます。MS27102Aはギガビットイーサネットにも対応しているため、測定データと制御情報を高速で伝送できます。SCPIプログラミングユーザーは、利用可能なSCPIコマンドを使用して、独自のモニタリングプログラムを作成することもできます。各SCPIコマンド、コマンドの説明、およびコマンドの正しい構文を含むユーザーマニュアルが用意されています。IQデータ出力には、高精度のGPS信号を使用してタイムスタンプが付けられます。Arrival)アプリケーションでこのIQデータを使用して、信号発生位置を地理的に推察することができます。IQデータのタイムスタンプの分解能は、正確な信号位置の計算で9ナノ秒未満です。VisionTMアプリケーションソフトウェアMS27102Aのオプションとして、VisionTMソフトウェアも提供されています。Visionはハードウェアと連携して測定データの収集プロセスを自動化して、通信ネットワーク状態やスペクトラムの使用状況に関する情報を提供します。Visionは、干渉信号を監視および探索する2つのコンポーネントで構成されています。ビジョンモニタ(オプション400)ビジョンロケート(オプション401)ビジョンモニタは、スペクトラムデータの自動的な記録、検出信号の履歴管理、異常な信号のアラーム機能および電子メールの自動送信、およびスペクトラムモニタリングシステムを管理するための一連のツールの提供を行います。ビジョンロケートには、干渉信号または違法/無免許信号の発信位置を推測する機能があります。信号位置を正確に探索するには、3台以上のモニタを使用する必要があります。Vision製品の詳細については、アンリツのWebサイトを参照してください。GHz/s内蔵Webサーバーにより、Webブラウザ経由で測定を表示、制御。Inc.の商標、または登録商標です。米国およびその他の国における商標または登録商標です。GHzにおいて)タイムスタンプが付けられるIQブロックモードおよびストリーミング(TDOAアプリケーション用)オプションのVisionソフトウェア(スペクトラム測定の自動化、アラームの設定、信号発生源の推定)MS27102AのアプリケーションMS27102Aは、屋外環境用に設計されています。通常、このような計測器は、無線の調査および監視を目的に、永久的または半永久的に配置されます。政府の規制当局は、多くの場合、屋外モニタを使用して周波数政策を実施します。MHzのFFT帯域幅機能を使用して、FM放送帯域全体をキャプチャするような場合です。その後、ユーザーは、違法電波などを調べることができます。この他にも、次の目的で利用できます。Monitor関連リンクはじめにイーサネットネットワークを使用したリモートスペクトラムモニタへの接続MS27102Aとの通信は、機器にあるギガビットイーサネットポート経由で行われます。DHCPを使用してIPアドレスを動的に取得するか、静的IPアドレスを設定するかを選択できます。出荷時、機器には静的アドレス10.0.0.2がデフォルト設定されています。機器への接続がラップトップ/PC経由で行われる場合、Webブラウザ上に表示されるユーザーインターフェイスを介して、IPタイプを変更できます。DHCPの使用に備えて、アンリツは、ネットワークに対して、接続されているすべてのデバイスを問い合わせるイーサネットディスカバリプログラムを提供しています。イーサネットディスカバリプログラムは、アンリツのWebサイトにあります。記事ビデオ無線モニタリングの市場動向と、アンリツの電波監視ソリューションこのビデオでは、無線モニタリングの市場動向と、アンリツの電波監視ソリューションについて紹介します。