敷設された光ファイバーの減衰量の測定に光源/パワー・メーター(LSPM)を用いた方法は、数多くの規格で文書化されています。規格によっては、リンクの試験方法を説明してるものもあれば、チャネルの試験方法を説明してるものもあります。試験方法は、特に特殊なケースにおいて、分かりにくい場合があります。この記事は、各種の試験方法をいつどのような時に使用すべきかを明確にすることを目的としています。概要パーマネント・リンクおよびチャネルパーマネント・リンクの基準面には、敷設されたファイバーの減衰量といずれか一端の2つの接続部が含まれます。リンクには、その他の接続部やスプライスが含まれる場合があります。参照)、機器コードの減衰量は含まれません。パーマネント・リンクの基準面チャネルの基準面には、敷設されたファイバー、接続部、スプライスの減衰量、および機器コードと敷設されたケーブル(ほとんどの場合、パーマネント・リンク)の間の減衰量が含まれます。チャネルの基準面ケーブル配線構成ケーブル配線は、以下の構成が考えられます。つの試験方法があります。コード法はパーマネント・リンク試験に用いられ、ランチ・コードをパワー・メーターに直接接続します。パワー・メーターには交換型アダプターが付いています。これは、試験対象のケーブルの両端にアダプターまたはソケットが存在する場合に使われます。1コード法は、測定の不確実性が最も低いため、利用が可能であれば、いつも推奨される方法です。つの配線構成に使用できます。ケーブルの両端にプラグがある構成です。ケーブルの一端にプラグがあり、もう一端にアダプターがある構成です。2コード法は、基本的にケーブルと一端の接続部しか測定しません。コード法では、被測定配線の両接続部の減衰量が除外されます。これは、ピグテールがケーブルの両端にスプライスされ、伝送機器に直接接続される場合に適用できます。この方法は、チャネル試験において、他に実用的な方法がない場合に使用することもできます。コード法には、被測定配線の両接続部の減衰量が含まれ、リンク測定に使用できます。コード法の適用が難しい場合に、リンク試験に使用することができます。機器コード/チャネル試験方法は、ケーブルの両端が機器コードで伝送装置に接続されている場合に使用されます。この方法は、チャネルの減衰測定に使われます。この方法は、3コード法よりも不確実性が低いものの、使い方がより難しくなります。敷設された光ファイバー・ケーブルの減衰測定の規格、その試験方法、そしてそれらをいつ使用すべきかについて概説しています。表を注意深く見ると、規格間で重複があることが分かります。つの規格でしか指定されていない唯一の固有の試験方法は、拡張3コード法です。アダプターが、ケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。ケーブルの一端がアダプターで成端され、もう一端がプラグで成端されるように、ケーブルの両端のコネクターが異なる場合に必要とされるリンクの試験方法。ケーブルの両端にプラグがある場合に必要とされるリンクの試験方法。アダプターがケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。パワー・メーターのコネクターは、ランチ・コードが接続される被測定配線と互換性があります(パワー・メーターには、交換可型アダプターが付いています)。ケーブルの両端にプラグが装着されている場合に必要とされるリンクの試験方法。1コード、3コード、および機器コードの代替となるリンクの試験方法。1コード法にほぼ類似します。アダプターがケーブル両端のプラグまたはソケットに接続される場合に必要とされるリンクの試験方法。そのまま適用されています。ケーブルの一端がアダプターで成端され、もう一端がプラグで成端されるように、ケーブルの両端のコネクターが異なる場合に必要とされるリンクの試験方法。ケーブルの両端にプラグがある場合に必要とされるリンクの試験方法。3コード法を使用すべきです。コード法が推奨されます。試験対象のケーブルがパワー・メーターと同じインターフェイスの場合のリンクの減衰量。パーマネント・リンクの測定。試験対象のケーブルの両端に異なるコネクターが使用されている場合のリンクの減衰量。パーマネント・リンクの測定。機器コードを使用したチャネルの減衰量。機器(トランシーバ)の接続部は除外。基づきますパーマネント・リンク試験には、被測定配線の各端の両接続部の減衰量が含まれます。チャネル試験には、機器コードとトランシーバー間の接続部の減衰量は含まれません。パワー・メーターにテイル・コードを接続します。