おいて、生産ラインの自動化を目的とした液体粘度を速く正確に知ることは処理プロセスの運転管理の効率化、省力化を行う上で必要不可欠です。粘度計にはオフラインでの使用に適したラボ用もあります。おいて振動片を振動させ、その際に受ける粘性抵抗を測定し粘度を求める粘度計です。検出コイルからの信号を増幅して駆動コイルに供給します。振動片の他端(プロセス側)が拘束力を受けない自由な状態(測定物に触れない状態)での振幅に対し、プロセス側の振動片が測定物に充たされて拘束力が生じると、次式により振動振幅が決まります。駆動部に由来する定数この振幅にて粘度を検出します。構造は図の様に正帰還増幅回路のループ中に振動系が組み込まれており、この増幅器からの駆動電圧は常に一定となる構造です。振動周波数は振動片と流体とに依る周波数で振動します。流体により減衰した振幅は検知コイルにて電圧に替り、同期整流を行い演算増幅した後、出力信号を得ます。測定物の使用温度範囲が広い。(仕様により異なる)形状寸法の自由度が高く、現場に最適なセンサを製作可能。センサは溶接一体構造でシール部がない為、気密性に優れ高真空において使用可能です。センサは溶接一体構造で摩擦部がなく、振動片が打消し合うことによって洩れ振動が発生しないことから低粘度の限界が極めて低く、活性汚泥の粘度等も容易に測定できます。センサ接液部は、チタン・ハステロイ・テフロンコーティング等の耐蝕センサの製作も可能です。駆動方式が当社オリジナルのマグネットバイアス式の為、回転軸等の摺動部がなく、磨耗、疲労が発生せず長寿命で使用できます。構造がシンプルな為、外乱に影響されにくく耐久性に優れます。製品構成QBS-V型(非防爆型)<変換器分離型>検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。変換器は設置箇所に応じて屋外用、屋内用をお選びいただけます。共通オプション製品構成NSB-V型(本質安全防爆型/i3nG5)<変換器分離型>検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。×PreviousNext。