特長アンリツは3モデルのリモートスペクトラムモニタの製品を提供しています。いずれのモデルも無線信号の干渉問題の軽減、違法、または無許可の無線局の信号探索などの両方の用途を目的として設計されています。MS27101Aは、高さ1Uのサイズでハーフラックの大きさに収納されており、屋内用途専用に設計されています。MS27102Aは、IP67規格の屋外設置を目的としたもので、付属の取り付けブラケットを使用して、ポールや壁に取り付けることができます。MS27103Aは、マルチポート(標準RF入力12ポート、オプションで最大24ポートに拡張可能)のスペクトラムモニタで、セルラ、DAS、その他複数アンテナが必要な用途向けに理想的な製品です。GHz/秒の速さで掃引できるため、多くの種類の信号を捉えることができます。これらの信号は、周期的、または非周期の信号に加えて、短い「バースト」信号も含まれます。MHzであり、信号を広帯域で瞬時に捉え解析できます。IQキャプチャは、ブロックモードで記録でき、リモートスペクトラムモニタ内部のメモリや監視するクライアントPCへのダウンロードもできます。Event」(イベント時に保存)機能も備えており、ユーザが設定した特定のしきい値に違反した場合のみ、スペクトラムを捉えることもできます。これによって、しきい値に違反した目的の信号のみを捉え、記録するため、保存するメモリ領域を節約できます。リモートスペクトラムモニタとの通信これらのリモートスペクトラムモニタとの通信には、以下のような様々な方法があります。リモートスペクトラムモニタには、ウェブサーバを組み込んでおり、インターネットブラウザ(ChromeとFireFoxをサポート)を使用することで、ユーザは世界のどこからでもリモートスペクトラムモニタにログインし、そのすべての機能を制御できます。制御には、周波数、RBW/VBW、基準レベルの設定をはじめ、ユーザがスペクトラム監視の用途に関連するその他の多くの設定が含まれます。ブラウザのウィンドウにトレースデータ、スペクトログラムなどを表示できます。ウェブサーバの利点の1つとして、クライアント側のオペレーティングシステムのプラットフォームに依存しないことがあります。ブラウザを使用できる電子デバイスであれば、ウェブサーバと連携します。デスクトップ/ノートPC、タブレット、あるいはスマートフォンでも、スペクトラムを表示し、リモートスペクトラムモニタ機器の設定を調整できます。リモートスペクトラムモニタは、ギガビットイーサネットにも対応しているため、測定データと制御情報を高速で伝送できます。ユーザは、利用可能なSCPIコマンドを使用して、独自のモニタリングプログラムを作成することもできます。アンリツは、利用可能なSCPIコマンドのリスト、コマンドの解説、および各コマンドで必要な正しい構文を解説したユーザマニュアルを提供します。モニタによるIQデータ出力の個々のペアには、高精度のGPS信号を使用してタイムスタンプが付けられます。Arrival)の用途でIQデータを使用して、目的とする信号の位置を推定することができます。VisionTMソフトウェアリモートスペクトラムモニタの全モデルにオプションとして、「VisionTMソフトウェア」を提供しています。Visionソフトウェアは、監視するハードウェアと連携して、測定データの収集プロセスを自動化し、無線環境の状態やスペクトラムに関する有用な情報を提供します。Visionソフトウェアは、干渉信号の「監視」と「探索」を目的とする2つの機能で構成されています。干渉信号の「監視」を目的としたものは「ビジョンモニタ」(オプション400)で、「探索」を目的としたものは「ビジョンロケート」(オプション401)です。ビジョンモニタは、スペクトラムデータの自動的な記録、検索可能なスペクトラム履歴データベースの管理、異常な信号動作のアラーム機能の有効化、およびスペクトラム監視システムを管理するための一連のツールを提供します。ビジョンロケートは、干渉信号、または違法/無認可の無線信号の位置探索の機能があります。信号位置を正確に探索するには、3台以上のモニタを使用する必要があります。ビジョンソフトウェアの詳細については、アンリツのウェブサイトを参照してください。Firefox」をサポートしています。Inc.の商標、または登録商標です。米国およびその他の国における商標または登録商標です。kHzオフセットタイムスタンプが付けられるIQブロックモードおよびストリーミング(TDOA)オプションのビジョンソフトウェアによるスペクトラムの自動測定、アラーム設定、信号源の位置特定MS27101Aの用途MS27101Aは、屋内に配置するラックに搭載して使用する用途として設計されています。通常、これらの電波調査および監視を目的とする装置は、永久的または半永久的に同じ場所に配置されています。無線周波数の法規制を監督する政府機関などの多くは、屋外に監視するモニタ装置を配備しています。緊急サービスを必要とするシステムは、干渉や違法無線など障害の影響を受けず通信を行う必要があります。この他にも、次の目的で利用できます。support)関連リンクはじめにイーサネットネットワークを使用するリモートスペクトラムモニタへの接続MS27101Aとの通信は、標準装備のギガビットイーサネットポート経由で行います。IPアドレスの設定は、DHCPを使用してIPアドレスを動的に取得するか、静的IPアドレスを設定するかを選択できます。出荷時のIPアドレスは、静的IPアドレスで「10.0.0.2」が初期値として設定されています。IPタイプの変更は、デスクトップ/ノートPCなど使ってモニタ装置へ接続し、装置に搭載しているウェブサーバのユーザインターフェイスにより容易にできます。DHCPの使用に備え、ネットワークに対して、接続されているすべてのデバイスに対して、IPアドレスなどを問い合わせる「イーサネットディスカバリプログラム」を提供しています。イーサネットディスカバリプログラムは、アンリツのダウンロードセンターから入手できます。Guide」を参照してください。記事ビデオ無線モニタリングの市場動向と、アンリツの電波監視ソリューションこのビデオでは、無線モニタリングの市場動向と、アンリツの電波監視ソリューションについて紹介します。