絶縁体と金属類の良導体と、その中間体の導体となります。従来の静電容量式や差圧式では測定不能な場合が多いですが、ディテック製IP型はこのような導体、及び良導体に対しての専用器として開発しました。考えることが出来ます。流体に適したインピーダンスのエレメントをタンク内に設置します。エレメントに定電流を流せば生じる電圧はレベルに反比例します。これを統一信号に変えてレベル信号を発信します。導電性が大きく付着性が大きい流体が高精度で測定できます。不可能な流体に適します。)圧力、比重の影響を受けません。簡潔な原理、構造のため信頼度が高い。性能に影響なく検出器と変換器の分離設置が出来ます。他の動作原理では不可能な双方の液の誘電率や導電率が高い場合にも高精度に測定できます。狭い測定場所にも設置できます。雷の発生が激しい場合には落雷用アレスタにより安全です。製品構成IP-QBS-IF型(非防爆型)<変換器分離型>検出器と変換器で構成し、検出器と変換器間は専用ケーブルで接続されています。共通オプション製品構成IP-NSB-IF型(本質安全防爆型/i3nG5)<完全分離型>検出器と変換器と電源で構成し、専用ケーブル及び4芯制御ケーブルで接続されています。専用ケーブルを短かくすることができ、ノイズを拾うことも少なく安定した性能を得ています。IP-QBS-IF型と同一特性を持っています。×PreviousNext。