じん爆発性の評価の中で、最も基本的な評価である「爆発のし易さ」「爆発するかしないか」を評価するものです。燃料皿に、濃度に見合う量の試料を均等に乗せます。1.3リットル圧力タンク内に50kPaのコンプレッサエアーを溜め、電磁弁開放によってガラス円筒内に粉じん雲を形成します。電磁弁開放から0.1秒後に、高圧トランスに接続されている放電電極でスパーク(エネルギー:10J)を発生します。着火目印線を火炎が越えた場合、「着火」と判定します。1濃度で5回測定して、火炎が着火目印線を越えない場合、その濃度で「着火せず」と判定します。着火した最も低い粉じん濃度より、1濃度低い着火しない粉じん濃度を下限濃度とします。濃度2000g/m3を吹上限界として、測定可能な上限濃度とします。(通常75μm)下、または、目開き300μm下の試料を50g以上お気軽にお問い合わせくださいお問い合わせお電話でのお問い合わせはこちらユーザー登録すると技術資料、カタログなどの各種資料を無料でダウンロードできます。