3は、あらゆる種類の倒立顕微鏡に組み込まれるように設計された3軸超薄型ナノポジショナーです。このピエゾステージは、粗い位置決めのハイブリッドシステムを参照。標準として、LT3はアルミニウムで作られていますが、ブルカーAFMアップグレードのために、より高い熱安定性をもたらすインバーのLT3.100(100μmバージョン)があります。requestバイオ3BIO3は、あらゆる種類の倒立顕微鏡に組み込むように設計された3軸超薄型ナノポジショナーです。顕微鏡スライドは、その長方形の開口部の内側に収容することができます。このピエゾステージは、粗い位置決めのMicrostageと使えます(ハイブリッドシステムを参照)。標準として、BIO3はアルミニウムで作られています。ブルカーAFMアップグレードのために、より高い熱安定性のインバーのBIO3.100(100μmバージョン)があります。mmの大きなアパーチャ。このピエゾステージは、粗い位置決めMicrostageを使用出来ます(ハイブリッドシステムを参照)。このピエゾステージは、粗い位置決めMicrostageと組み合わせができます。mmの大口径、各軸で1.5kHz以上の共振周波数。このピエゾステージは、粗い位置決めMicrostageを使用出来ます(ハイブリッドシステムを参照)。このナノポジショナーは、高速製品ラインの一部です(ハイパワーコントローラがあります)。ms未満の高速スキャンとステップ応答時間が可能です。requestLTHS3LTHS3は3軸ステージ(X、Y、Z)で、XとYに沿って最大75μm、Zに沿って最大50μmの動作範囲を持ちます。非常に薄型(20mm)のため、このナノポジショナは簡単に統合できます。ほとんどの場合、粗い位置に配置されたMicrostageと一緒に倒立顕微鏡に入れます(ハイブリッドシステムを参照)。このナノポジショナーは、当社の高速製品ラインの一部です(ハイパワーコントローラもあります)。requestC3.100C3.100は、コンパクト設計で移動距離100μmを提供するように特別に設計されています。このステージは2軸バージョン(C2.100)でも利用可能ですが、X軸(CX.100)またはZ軸(CZ.100)のいずれかの1軸バージョンでも利用可能です。その魅力的な価格および高性能のために、ファイバーアライメントおよびレーザーの書き込みに圧倒的な成功を収めました。3は3軸のコンパクトなナノポジショナーで、X、Y、Zに沿って100または200μmの動きをします。そのコンパクトなデザインは、光ファイバーアライメント、2光子重合、レーザー書き込みの用途に理想的なツールです。requestSPM3SPM3ステージは3軸超高速ナノポジショナーで、XとYに沿って最大75μmの移動範囲を持ち、共振周波数は両方の軸で2kHz以上です。SPM3ステージのZ部分は最大50μmの移動範囲を持つことができ、最大12.5kHzの共振周波数を持つことができるため、最高速度の機能を提供します。ハイパワーコントローラと一緒に使用すると、SPM3.5のZ軸のステップ応答時間は1ミリ秒より小さくなります。SPMステージは、原子間力顕微鏡などの要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このピエゾステージは、粗い位置決めのMicrostageが使えます(ハイブリッドシステムを参照)。このナノポジショナーは、高速製品です(ハイパワーコントローラがあります)。requestSPM3LRSPM3LRステージは3軸ナノポジショナーで、移動範囲はXとYに沿って100μm、200μm、または300μmSPM3LRステージのZ部分は最大50μmの移動範囲を持つことができ、最大12.5kHzの共振周波数を持つことができるため、最高速度の機能を提供します。SPM3LR.xxx.05のZ軸のステップ応答時間は1ミリ秒より小さくすることができます。したがって、SPM3LRステージは、原子間力顕微鏡などの要求の厳しい計測アプリケーション向けに設計されています。このピエゾステージは、粗い位置決めのMicrostageがあります(ハイブリッドシステムを参照)。ポジショニング会社案内お問合せプライバシーポリシーお知らせ。