口径200φの受水器で受けた雨水を三角状の枡で受け、0.5mm(1mm)ごとに枡が転倒します。転倒ごとにパルス信号を発生させ、記録器(自記電接計数器)に伝え、伝書状(階段状)に記録させます。記録紙の交換方法1ペン寄せ棒を手前に動かし、ペンが同筒時計に触れない様にします。2円筒時計の記録紙押さえ板を外します。3円筒時計に記録紙をたるみのないように巻付けます。4記録紙押さえ板を底板の穴に先端が出るまで差し込みます。電池の交換方法1.自記電設計数器1本体のパチン錠を外して、蓋を開けます。2電池は蓋の裏に逆様に付いているので、単1乾電池(2本)を交換します。ボックスの蓋を開けて、単2乾電池(1本)を交換します。(半年~1年程度もちますが、使用環境により異なります。データロガー「アメンボ」と警報出力ユニットを組入れた防水仕様のケースと回転灯警報機をセットにした雨量警報システムです。・屋外に設置し、雨量計の自記電接計数器の代わりに、雨量の計測を記録することが可能です。・さらに遠隔計測監視システムを利用すると、メールで警報のお知らせができます。カタログ次号掲載ペラカタログ■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。