NitroluxTMの開発を発表しました。この装置の基礎となる技術は、過去30年間で、1億分の1(ppb)から1兆分の1(ppt)の範囲のいくつかのガスの大気および成層圏汚染検出のためにPranalyticaチームによって開発および適用されています。モデルには3機種あります。レンジ拡張のオプションがあります。・絶対感度:±10%(NIST規格に準拠)。:現場校正後6,000時間保証。・機器には、ラックマウント可能な15インチフラットパネルディスプレイ(キーボード/マウスを含む)が標準装備されています。・グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)には、操作用のボタン、機器の正常性インジケーター、日付、時刻、および6つのアンモニア測定値が含まれます(オプションのGUIには、グラフ作成機能と内部診断が含まれます)。M44つの独立した入力ストリームを同時に測定するための4セルNitrolux100ppbから600ppbまでのアンモニア濃度の段階的増加による4つの入力ストリームの同時測定アンモニア以外の種の測定Pranalyticaの0-Noseは、アンモニア以外の多数のガスの検出に適用できるプラットフォーム技術です。スイッチシステムはNitrolux装置で結果を制御、監視および表示します。Switchを使用して、最大32箇所の環境サンプルをすべての機器に提供することで、検出能力を大幅に拡大できます。Switchは、お客様の施設内の1か所から最大32箇所のさまざまな場所を監視する機能をお客様に提供するために開発されました。システムは、ユーザが各位置について周波数およびサンプル時間を選択することを可能にします。ユーザは観察のために個々の位置を選択することによってサンプリングシーケンスを中断することができます。このシステムは、16または32ポートのロータリーバルブとパージポンプを利用して、新鮮なサンプルを検出機器に供給します。検出機器が検出の目的でサンプルを吸引している間、ポンプは残りのすべてのラインを連続的に吸引します。自動校正ユニットは、当社の微量ガス検知システムに組み込まれている場合、定期的に各検知機器の精度を遠隔監視する機能をお客様に提供することができます。透過オーブンおよび透過管が各検出機器用のシステムに含まれています。所望の間隔で較正システムが起動されます。オーブンが暖まっている間、ゼロチェックのためにCDAの供給が検出装置に供給されます。透過オーブンが適切な温度に達すると、CDAの流れが止まり、スパンサンプルが各ユニットに別々に送られます。キャリブレーションシーケンスが完了すると、システムはサンプルモニタリングに戻ります。私達の器械はめったに再調整を必要としませんが、器械に必要な調整はオペレータの介入を必要とします。CHEMILUXTMPranalyticaは、数年前から空気中の微量濃度のアンモニアを検出することができる超高感度参照機器であるNitroluxTMを供給してきました。この装置の基礎となる技術は、過去30年間で、1億分の1(ppb)から1兆分の1(ppt)の範囲のいくつかのガスの大気および成層圏汚染検出のためにPranalyticaチームによって開発および適用されています。アンモニア以外の種のためのセンサー:O-NoseTMプラットフォーム技術は、アンモニア以外の多くの環境的、工業的、そして医学的に適切な種の高忠実度測定に使用することができます。•ChemiluxTM-SF6:10pptの感度1ppbまたはその近くの感度で測定できる他の種には、アセチレン、エチレン、プロピレン、イソプレン、CO、CO2、NO、N2O、NO2、CH4、HBr、CH3Cl、HCN、H2O、O2、ベンゼン、塩化ビニルが含まれる。アセトン、ヒドラジン、モノメチルヒドラジン。カスタマイズシステム各統合システムは、お客様のニーズを満たすように特別に設計されています。したがって、価格は各システム構成によって異なります。Pranalyticaはあなたの要求を話し合い、あなたにカスタマイズされたシステムを構築させていただきます。要件が決まったら、見積もりを提示します。Sは、リモートの無人農業用の半導体レーザーベースの低出力アンモニアセンサーです。ppbに近いアンモニア検出を提供します。ソーラーパネルと内蔵電池を搭載しているため、このユニットを離れた場所に置いて環境を継続的に監視し、オプションの携帯電話またはインターネット接続を介して通信することができます。その調査結果を文書化するために、オプションのGPS受信機が設置されて、各データの物理的な位置とタイムスタンプを記録します。呼気アンモニア分析計この製品が医療器にしていされていれば、弊社は輸入販売が出来ません。Pranalyticaは、ヒトの呼気中のppbレベルのアンモニアを検出するための研究機器NephroluxTMの発売を発表しました。Nephroluxは同時に息の中の二酸化炭素のレベルを測定します。呼気中のアンモニアの存在は、血中の高レベルのアンモニア、アンモニウムイオン、BUNおよびクレアチニンに関連しています。UCLAの腎臓透析センターで行われた最初の臨床試験に基づいて、Pranalyticaは研究目的のためにこの製品の供給を開始しました。110Vの電力を約130ワット消費します。このバージョンは、現場での操作用のバッテリーパックでも利用可能になります。器具のサイズは、血液中の患者の窒素含有化合物の尺度である患者の呼気中アンモニアのベッドサイド測定に理想的に適しているようなものです。Nephroluxは、高感度ガス分析システムと患者の呼気サンプルを採取するためのフェイスマスクで構成されています。一連の画面上の指示は、患者情報を入力し、呼気収集を実行し、そして呼気分析の結果を検討するための使いやすいプロセスを通して介護者/患者を歩き回る。この機器は、技術者以外の人が使用するために明示的に設計されています。臨床的適応症:末期腎不全(ESRD)患者で、腎不全のために腎臓に血中尿素窒素(BUN)やクレアチニンなどの窒素化合物が蓄積されます。これらの個人のために腎臓移植または定期的な透析(血液透析または腹膜透析)は唯一の選択肢です。定期的な血液透析を受けているESRD患者は、一般的に各セッションで2〜5時間の固定された期間、週に3回治療されます。尿素除去の有効性は、透析セッションの開始時と終了時にBUNを測定し、以下の比率をとることによって導き出される尿素減少率を計算することによって確認されます。この計算では、血液サンプルを採取し、通常BUNとクレアチニンの測定のためにそれらを検査室に送る必要があります。通常の状況下では、結果は12〜48時間未満では利用できません。したがって、このようにして得られたURR測定値は、その特定のセッションにおいて患者に与えられた治療に意味のある影響を与えない。各セッションについて日常的な測定がない場合、透析センターは、毎月1回だけ収集され、数ヶ月にわたって平均される65%の最小URRの遵守についての統計的証拠に依存しています。透析を受けている患者のためのURRのリアルタイム導出は、セッションからセッションへの患者のライフスタイルの変化にかかわらず、患者と医師の両方に治療の妥当性を保証するのに有益であろう。PNASの記事(Webページのホワイトペーパーのセクションを参照)に掲載されている呼気中アンモニア濃度とBUNおよびクレアチニンとの間の相関関係を使用して、PranalyticaはURRの代替を開発しました。これを以下の呼気アンモニア低減率(BARR)と呼びます。この比率は、透析前の呼気中アンモニアの測定値および透析中の呼気中アンモニア濃度の測定から導き出され、介護者が所定のBARR(URR代理)を目標とすることを可能にします。Nephroluxは、呼気のサンプリング時間を2分以内にして、呼気中のアンモニアをリアルタイムで測定できる最初の機器です。したがって、BARRデータは瞬時に入手可能です。必要に応じて治療を修正または調整するためにBARRを使用することが可能であり得ます。1人の患者について得られたデータから分かるように、BARRおよびURRは互いに非常によく追跡しており、したがって、完全に非侵襲的なリアルタイム呼吸アンモニア測定は、血液のためのリアルタイムで、安価で、使いやすい代用品となり得る。Pranalyticaは、センターベースおよび在宅腎臓透析治療の臨床補助としてNephroluxの使用を承認するために、FDAに臨床データを提出する予定です。後者の状況では、たとえ結果がリアルタイムで得られたとしても、伝統的な血液検査は実用的ではないので、Nephroluxは透析および終点検出の必要性を予測するのに必要な道具になるでしょう。FDAの承認が得られるまで、Nephroluxは研究用途にのみ利用可能です。Boardの承認を得ることが期待されます。腎臓透析センター環境におけるNephroluxの写真を添付の図に示します。広範な臨床試験のために透析センターに設置されたNephroluxのプロトタイプ版(Fresenius透析装置がバックグラウンドで見られる)が2001年3月から使用されている。Nephroluxの製品版は最近TUV認証(UL相当)を受けています。FREEDOMTM化学兵器、爆発物および有毒な工業用化学物質用のセンサー。ポジショニング会社案内お問合せプライバシーポリシーお知らせ。