34000A/36000A/33500F/3360Fシリーズ負荷ユニットが全てラックへ組み込み済みとなっているラックパック型は最小600Wから最大14.4kWまで24機種。ローコストで大容量に対応するコンパクト一体型は最小5kWから最大60kWまで31機種。いずれも豊富なラインナップで様々なニーズにお応えします。電池特性の評価に最適な専用動作モード「CC+CVモード」「CP+CVモード」を標準で搭載。容量の大きな電池の放電特性評価にも対応します。CONTROL)を装備。負荷モードの切り替えから、0-10Vdcにいる負荷設定(CC,CV,CP)に対応します。電流と電圧モニターもあり、測定値の読み込みも可能で、CC+CV、CP+CVモードもPLCから制御可能となっております。工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。1000Aは定常状態であり、開始電圧は5V以上であること。1000Aは定常状態であり、開始電圧は5V以上であること。1000Aは定常状態であり、開始電圧は5V以上であること。※暫定仕様となります。kg※質量は、本体重量+ラック重量+付属品重量の概算重量で表記されています。定電流モード(CC)のとき。レンジは自動切り替えとなります。定電流モード(CC)のみレンジIIに固定設定出来ます。動作温度範囲は、0~40°Cです。全ての仕様は、注記を除き25°C±5°Cが適用されます。動作保証範囲を記載しています。実際の設定値は、仕様書の数値以上ありますが保証範囲外となります。スタティックモードでは、スルーレートの”FALL”の設定値は、数値設定は出来ますが動作に反映されません。”RISE”の設定値のみ動作に反映されます。電子負荷カタログ電子負荷装置ご使用時の注意(過渡過電圧の対策)記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。