センサキャリブレーション用フォームを表示します。再度押すことで、フォームは元に戻ります。計測ログをファイル化する際の場所を指定します。初期位置は「c:」です。計測ログを取得開始します。ログ取得中はボタンが凹みます。再度押すことで取得を終了します。方位角,傾斜角を図で表示します。再度押すことで、図の画面を閉じます。傾斜角,3軸加速度ベクトル値,合成加速度ベクトル値をグラフ化した図で表示しします。再度押すことで、図の画面を閉じます。方位角,3軸磁気ベクトル値,合成磁気ベクトル値をグラフ化した図で表示しします。再度押すことで、図の画面を閉じます。通信ログ画面を表示します。再度押すことで、画面を閉じます。内部設定値を工場出荷時に初期化します。メインメニューを閉じて終了します。ポート番号を入力してください。ポート番号「1〜16」に対応しています。17以上の数値はエラーとなります。「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」を参照してください。[※2]の「connenct」を押下してください。接続後、ステイタスバーに初期処理の進行が表示されます。異常時はメッセージが表示され、強制切断を行ないます。対処後、再接続してください。preparation」と表示されます。切断する際は[※4]の「disconnect」を押下してください。動作しているときに切断すると、予期しない異常が発生します。本ソフトウェアを終了するときは[※5]の「close」を押下、もしくはタイトルバーの「閉じる」ボタンをクリックしてください。切断処理は内部で行なっていますので、�Cを行う必要はありません。pressure」に基準気圧を入力してください。高度を演算する際に、ここに入力された気圧を高度0mの基準とします。高度計としての用途が無い場合は初期値「1013.3」のままにしてください。現在位置を0mとしたい場合は、一度計測を行ない、気圧の計測結果を入力してください。本ソフトウェアでは「800hPa」より下、「1150hPa」より上の気圧値を入力したときエラーとしています、ご了承ください。Deviation」に方位角の偏角を入力します。初期値は「0.0」です。方位角を計測する際に、周辺に地磁気以外の大きな磁界が存在する磁場の場合、東西南北の検知が相対的にずれます。(例:日本東京での地磁気を46[uT],伏角48[deg]とすると、地表面の真北方向には、およそ31[uT]の磁力があることになります。力が合成されて、方位角は45[deg],北東の方角を北として計測します。北を北東(45[deg]),東を南東(135[deg]),南を南西(225[deg]),西を北西(315[deg])というように全方位が45[deg]ずつずれます。)これを是正するために偏角調整を行います。上記の例の場合は、45[deg]を打ち消したいので、入力項目に「-45.0[deg]」と入力します。計測した方位角に「-45.0[deg]」を演算し、これを計測結果とします。偏角調整を行なうためには、事前に環境磁場と地磁気の影響を調査する必要があります。目に入力して、再度計測を行なってください。除去とは異なりますので、ご注意ください。Start」を押下すると計測を開始します。計測結果は[※3]に表示します。停止するまで連続して計測を行ないます。Stop」を押下すると計測を停止します。Graphics」を押下すると「View」画面が表示されます。コネクタ側から眺めた図),ピッチ角(評価キットを右側面から眺めた図)になります。[※8]の「Now」のデータは、計測した最新の結果です。メイン画面の表示データと同じものです。[※9]の「Display」のデータは、後述する描画用編集で加工したデータです。描画の元データとなります。[※10]の「Unit」は、描画時の単位を設定します。デフォルト値は「1」です。設定範囲は「0〜45」、分解能は「0.1」です。「0」のとき、計測結果をそのまま描画します。count」は、描画時の平均数を設定します。デフォルト値は「3」です。直近の3データ分の平均値を算出し、描画の元データとします。設定範囲は「1〜100」です。View」画面が表示されます。加速度関連の時間推移を表した簡易グラフです。上のグラフから、ロール角/ピッチ角,加速度3軸ベクトルデータ,加速度合成ベクトルデータとなります。)}にて算出しています。「CLEAR」を押下することで、過去履歴を消去し、グラフをはじめから描画します。横軸は保存域を表し、右端まで到達すると、次データは左端から始まります。データ数は100です。View」画面が表示されます。磁気関連の時間推移を表した簡易グラフです。上のグラフから、方位角,磁気3軸ベクトルデータ,磁気合成ベクトルデータ(全磁力)となります。)}にて算出しています。「CLEAR」を押下することで、過去履歴を消去し、グラフをはじめから描画します。横軸は保存域を表し、右端まで到達すると、次データは左端から始まります。データ数は100です。folder」を押下し、計測ログファイルの出力先を指定してください。指定しない場合の初期位置はCドライブ直下となります。[※2]の「logging」を押下すると、計測ログのファイル出力を開始します。待機/計測中に限らず押下出来ます。ファイル出力中はボタンが凹んだままになります。再度押すことで、ファイル出力を終了します。ファイル出力対象は、ボタンを押した後からです。過去履歴は出力できません、ご了承ください。ファイルは「TDS01DATAyymmddhhmm.log(yymmdd:年月日,hhmm:時分)」という名称で、カンマ区切りCSV形式で保存されます。押下時ファイル名」“TDS01DATA0601011230.log”ファイルが存在しない場合はヘッダを付与します。レイアウトは下記の通りです。-117ファイル出力に関して、ファイル分割,空き容量の考慮,条件停止機能はありません。PCの空き容量に十分注意し、実行してください。