粉じん爆発性の評価の中で、「着火のし易さ」を評価するものです。着火の有無判定によって測定された着火エネルギーの値によりランク分けされ、静電気による着火の危険性を判定します。吹上式粉じん爆発試験装置(DES-10)・・・・・粉じん発生装置として使用。この装置は、JISZ8818:2002に記載するものです。じん爆発試験装置の試料皿に濃度に見合った量の試料を均等に乗せます。1.3リットル圧力タンク内に50kPaのコンプレッサエアーを溜め、電磁弁によってガラス円筒内に開放し粉じん雲を形成します。エネルギーはコンデンサの選択及び印加電圧調整によって可変します。電磁弁の開放から0.1秒遅れて放電電極にエネルギーが与えられます。着火の判定は、放電電極の上部100mmに記す着火目印線を火炎が越えた場合とします。測定濃度は3濃度以上とし、最小の着火エネルギーを求めます。0.3mJ、1mJ、3mJ、10mJ、30mJ、50mJ、100mJ、200mJ、300mJとし、着火の有無を範囲で表示します。(通常75μm)下、または、目開き300μm下の試料を50g以上お気軽にお問い合わせくださいお問い合わせお電話でのお問い合わせはこちらユーザー登録すると技術資料、カタログなどの各種資料を無料でダウンロードできます。