3モードに対応し、適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。最大1000個のデータを内部メモリに保存します。保存したデータはリコールモードでアドレスを指定すると表示可能です。コンピューターに保存したデータの転送も可能です。※バーグラフと電池残量を除く。(転送ソフトはメーカーホームページからダウンロード)●操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置です。●バックアップ機能により、電源を入れると前回設定した条件で測定を開始できます。●USBインターフェースを搭載。コンピューターに保存データの転送可能です。●アルカリ乾電池による24時間の連続測定ができます。モードごとにピックアップ感度、測定レンジ、周波数範囲は下表の関係で設定が可能です。関する要求事項」に示される周波数範囲を満足します。バーグラフと数値が同時に表示され、変動の様子を容易に把握できます。設定した周波数範囲などの情報も表示し、バックライト機能により暗所でも内容を確認できます。オーバーロードの状態になると、OVERが表示され、液晶全体が赤色に変ります。表示器バックライト白色LED。p-p過負荷表示OVER時の文字を表示。カタログペラカタログメーカーカタログ▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。