スタンドアローンタイプは、1台で定格電力800Wに対応する電子負荷です。CC/CR/CV/CP/ダイナミックモードの他、CC+CV、CP+CV負荷モードをご利用頂くことができます。DC電源の短絡を含む過負荷保護テスト、バッテリーBMS保護のための充電/放電過渡及び短絡テスト、さらにはヒューズ、ブレーカ、PTC電流保護部品のブロー/非ブローテスト用に設計されており最大4倍(1秒間)の電力・電流まで引くことができます。工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。「3300Fシリーズ」のフレームと互換性はありません。10V(負荷部のGNDは接続されています。(負荷部と絶縁されています。ターボモードを使用すると定格の3倍の電流や電力を流すことが可能です。CCモードはRangeIIに固定されます。BMSテスト機能は主にBMS保護機能のShort/OCP/OPP/OCDPテストに使われます。ヒューズテスト機能は主にヒューズやブレーカのテストに使われます。70%以下(結露無き事)において6ケ月保証します。耐電圧は3300Gシリーズと組み合わせたときの条件です。電子負荷カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。