シリーズ「診断に役立つ」鮮明で高精細な画像品質と、5.7inchタッチパネルによる優れた操作性。独自の技術と豊富なノウハウで応えた先進のオール・イン・ワン・システムです。広域な撮影範囲と患者さんにやさしく正確なポジショニングシステムで、精緻な画像診断を実現。新しい感動とホスピタリティをお届けします。この製品は下記のイベントにて展示致します。(2020年10月4日~7日)特長NEOSMART(CT画像再構成機能)*オプションCT撮影後に、かんたんな操作で様々な画像再構成を行うことが可能です。独自のMARアルゴリズムにより、インプラント等による金属アーチファクトを軽減することが可能です。FOVを縮小することで、ボクセルサイズの小さな、通常より高精細な画像を得ることができます。撮影した画像を用いるので、再撮影を行う必要がありません。■シャープ鮮明な画像になります。輝度値を安定させます。■ビームハードニング補正インプラントのフィクスチャ間のアーチファクトを軽減させます。※各撮影モードによって、使用できる機能に制限があります。Tomosynthesisトモシンセシスモードのパノラマ撮影では断層幅30mmのデータを取得でき、位置付けの失敗による、前歯部のボケを鮮明に表示することが可能です。※小児・オルソでは、パノラマ画像データの取得領域が異なります。■断層幅30mmの領域の画像データから、前歯部の最適な断層位置で自動表示ができます。■パノラマ撮影軌道を前歯部と左右歯部ごとに調整でき、患者さんの歯列形状にあわせた画像を表示することができます。※保存した軌道の修正はできません。■1mm間隔31枚の画像データから、より鮮明な画像を表示できます。デンタル切出し●10・14枚法でのデンタル画像の切出しができます。●切出し領域の設定や画像の修正ができます。●切出したデンタル画像は保険対応できます。新設計のワイドアームにより、透過するX線が平行に近い線を描き、歪みのない高精度な画像を得ることができます。患者さんに負担をかけず、頭部を確実に固定するヘッドサポートを導入。ブレによる画像の影響を限りなくゼロにし、高精細画像を実現します。金属物によるアーチファクトを低減するために、360度回転する撮影方式を導入。撮影角度が大きいほどアーチファクトによる画像への影響を抑え、シャープで高精細なCT画像を提供します。※患者さんの位置付けによっては270度の場合もあります。患者さんの位置付け後、CT撮影機構の上下動をワンタッチで行えます。患者さんを動かすことなくCT撮影エリアの上下調整を行えるため、患者さんとオペレーターの負担を大幅に軽減します。撮影位置補正ができる予備撮影機能により、CT撮影エリアを正確かつ確実に設定できます。設定後は、撮影機構が自動的に補正位置へ移動し、目的の診断領域を確実に撮影できます。撮影位置設定ミスによるCT再撮影を防ぎます。充実の4機種をラインナップCTの撮影範囲、セファロ撮影の有無、セファロ撮影タイプによって4機種をラインナップしております。歯科用CTでは円錐状(コーンビーム)のエックス線を照射して撮影します。少ない・金属アーチファクトが少ないなどの利点があります。※ソフトウェアの機能は、厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器の附帯的な機能リストに認められているものに該当します。全歯列エリアを撮影出来るIモード。顔面頭蓋をカバーするA・Pモード。歯科治療の目的に合わせ、最適な撮影モードを選択できます。最大定格のため、各モードにより制限があります。患者さんの位置づけによっては、270°回転の場合があります。SOLIOのCR・DR対応セファロ撮影モデルです。サポート」など、様々なアフターサポートサービスをご用意しております。Ind.Co.,Ltd.当サイトは医療従事者の方を対象としたサイトです。あなたは医療従事者ですか?。