2018年5月3日TwitterFacebookGoogle+LinkedInPocket実長測定器の一つ。外測・内測・深さ・段差などを測定できます。段差ここでは、ノギス各部の名称や役割と、M型ノギス・CM型ノギスの特徴などを紹介しています。ミニ四駆界隈でよく使われているのは、M型ノギスです。各部の名称これはM型のノギスを例に挙げています。各部の役割スライダー:本尺上をスライドして、各寸法を測定する。止めネジ:測定した値がずれないようにスライダーを固定する。内側ジョウ:対象物間に突っ込んで開いて、内径などを測定する。デプスバー:突出長さで、段差や穴の深さを測定する。本尺目盛り:副尺目盛りと組み合わせて寸法を読む。副尺目盛り:本尺目盛りと組み合わせて寸法を読む。目盛り副尺の目盛りは19ミリを20等分していて、1目盛りの幅が.95ミリです。(←19÷20=0.95)本尺1目盛りの幅は1ミリです、この1ミリと副尺の0.95ミリの差を読むため、最小測定単位は0.05ミリです。下の画像のノギスはの副尺目盛りは39ミリを20等分しています。(←39÷20=1.95)この副尺の取り方は、目盛り幅が広くなって寸法を読みやすくなるので採用されています。副尺1目盛り1.95ミリの差を読みます。こちらも最小測定単位は0.05ミリです。本尺のメモリは1ミリで、副尺の目盛りは49ミリを50等分した0.98ミリです。副尺0.98ミリの差を読むため、最小測定単位は0.02ミリです。内径の測定は[外側ジョウ]先端外側に設けられた内側ジョウ部で行います。ノギスでは正確な測定は出来ませんその理由は、ノギスが[アッベの原理]から外れた測定具であること。測定者の手の感覚が一定ではないから。これらは、どれだけノギスを上手く使っても解決できません。上の二つの条件を満たす測定具に[マイクロメーター]というものがあります。dash2よろしければシェアお願いしますTwitterFacebookGoogle+LinkedInPocketノギスの構造Next固体潤滑剤Prev関連記事ノギスの目盛りの読み方と外側の長さを測定する方法ここでは、M型ノギスでの外側の長さを測定しています。...ノギスでは精度が高い測定ができない理由では、ノギスでは正確な測定は出来無い理由として、下の二つを挙げました。...ノギスで内側の長さを測定する方法ここでは、ノギスで内測(ないそく)するときの手順をを紹介しています。...ミニ四駆用ノギスの選びかたここでは、ミニ四駆に使うためのノギスの選び方を紹介しています。...ノギスの構造コレを例にして、ノギスの構造を紹介しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。