サービスは、お客様の「ものづくり」の未来を切り開きます。液体クロマトグラフとは、各種充填剤を充填したカラムに試料を溶かした溶離液を流すと、試料に含まれる分子またはイオンと充填剤との親和力により流出する速度が変化します。この速度の差を利用して、試料中の分子を分離し、流出に必要な時間から分子を特定する方法です。Performance)広く分析装置として使われるようになりました。装置の構成は右図に示すように、溶離液はまず溶離液に溶けた酸素や窒素等のガス成分が脱気され、ポンプで高圧にされ常に一定の量が流れるようになっています。この高圧の溶離液の中にインジェクターから試料が注入され、溶離液と共に恒温に保たれたカラムへと導入されます。カラムで分子毎に分離され、検出器で量が測定され、PCでデータが収集されます。充填剤としてはシリカゲルやポリエチレンやポリプロピレンなどのポリマーゲルの非常に細かい粒子が使われています。