しての用途も期待される。S/Tと比較するとライズタイム調整ができるようになったのと軽量化されたのが改良点である。モードはS/Tのみと簡素化された。ブロアー駆動モーターは、ACモーターより非力なDCモーターに変更されたので、最大流量は若干少なくなった。モードはS/Tという圧換気モードだけである。軽量化のため内部バッテリーも設けられていないが、オプションで専用外部バッテリーを装着できる。Sensitivityによる優秀なトリガー機構と20msec.の早い応答時間により自発呼吸がしっかりしている患者には快適な使用感を提供できる。快適な人工呼吸器である。S/Tとほとんど同じである。S/Tの操作パネル)IPAP圧とEPAP圧を設定すれば利用できる。呼吸停止に備えてバックアップ回数と吸気時間Tiを設定する。必要に応じてライズタイムを調節する。バックアップ回数と吸気時間は不用意に患者が変更しないように通常はカバーで覆われている。はずれ、の4つのアラームが装備されている。6.メンテナンス定期的に機能チェックを行う。3ヵ月ごとに内蔵電池を充電する。定期的に保守点検をする。7.欠点NIPPV用と在宅用を一つの人工呼吸器で兼用するのは、一見便利であるが、やや中途半端である。在宅用であれば、バッテリーを内蔵するのと確実なアラーム機構は必須である。